Spescimetrô

Ô spescimetrô ô l'è un strümentô de mezüa in graddô de mezüä i spessôi, che ô vegne dövioô in te l'industria e in ta tecnologia meccanica.
Ô termine ô vegne üzoô pe indicä tipologie de strümenti anche ben ben differenti: seggie quelli destinæ a mezüe de spessôre esternô (es. lastre, lamë), seggie quelli destinæ a mezüe de spessôre internô (es. cave, fessüe).

 Spescimetri a lamine 
Ô spescimetrô a lamine ô l'è un calibrô fissô costituiô da una lamina de metallô, realizzä con accuratezza in te un precisô spessôre (spessôre nominale). Normalmente vegne realizzoô de lamine con spessôre nominale compreiso tra 0.05 e 1 mm.

A precixiôn de questi strümenti a nô l'è môltô elevä (raramente megiô de 0,01 mm) e l'è façile aruinali pe abraxiôn o pe ceigatüa.
Questô spescimetro ô vegne dövioô:
 côme riferimentô de spessô noto (es. pe a regôlaziôn de zöghi meccanici);
 pe mezüä ô spessô de quote interne piccinne (es. cave e fessüe).

Cômme pe i blocchetti pianparalleli, raramente se dövien singôlarmente, ma vegnen fôrnï e utilizzæ in serie ciü o meno nümerôse, côstituie da lamine de diversô spessô, con prôgresciôn aritmetiche che permetten de crövï l'ambitô ciü largô pôscibile. Cômme per i blocchetti, pöen esse combinæ pe realizzä calibri de spessô nô presente inta serie.

E serie vegnen normalmente cônfeziônæ in pacchetti, costituï da unna pilla de lamine serræ inte unn-a custodia rigida; sôn incernieræ a un estremô de questa custodia. Giandô, a lamina a sciorte dä custodia, rendendôse dispônibile a esse döviä.
In commerciô sôn dispônibili seggie serie côn spessôi nominali metrici, che serie in ünitæ imperiali britanniche.

 Struttüa 
E lamine vegnen realizzæ attraversô möatüa, e sôn in aççä de erta qualitæ particôlarmente flescibile (pe pôei esse façilmente accôbiæ anche quande confezionæ in pacchetti). 
Pe ridüine l'uzüa, e lamine vegnen preventivamente tempræ o subiscen di trattamenti superficiali de indüimentô (es. carbüraziôn).

Existen in commerciô anche lamine in lattôn, che vegnen utilizzæ quande l'è necessaiæ döviä do materiale no magneticô (per esempio in ta regôlaziôn dô pôziçiônamentô di sensôi magnetici). L'è neçessaiô però tegnï presente che questi spescimetri tenden a rôinase façilmente.

Aô spescimetrô vegne spessô dæta unna sagoma rastremä e arrôtôndä a unn-a estremitæ pe façilitä l'intrôdusiôn in te fessüe streite.

 Spescimetri a quadrante 
Ô spescimetrô a quadrante ô l'è un strümentô destinoô ä lettüa de quote esterne, o ä mezüa de tocchi de piccôle dimensciôn o ä lettüa dô spessô de lastre o lamë. Raramente questi strümenti eseguen lettüe de spessôi superiôri a 10 mm e con risoluçiôin superiôri a 0,01 mm. 
De struttüa, questi spescimetri s'assômegian a un micrometro, però ô dispoxitivô de lettüa a vie/tambüô ô l'è sôstituiô da un ciü pratico cômparatô. Ô quadrante o l'è calibroô pe indicä zerô quande i tastatôri sôn a côntattô.

Ô spescimetrô ô vegne completoô da un leverixmô che ô permette all'operatô de mesciä façilmente ô tastatô mobile.

 Spescimetri a ultrasönni 
Ô spescimetro a ultrasönni  ô l'è un strümentô che ô serve pe a lettüa dô spessô de un toccô realizzoô in materiale ünifôrme.
Questi strümenti pöen eseguï lettüe de spessôi cômpreixi tra 0,01 e 200 mm e con risoluçiôin superiori a 0,01 mm. 
Questô tipô de spescimetrô ô l'è particôlarmente ütile:
 quande se deve mezüä ô spessô in te di punti distanti da ô bordô dô toccô;
 quande gh'è bezögnô de mezüä ô spessiô in te di punti dove no l'è poscibile arrivä a tutte e due süperfiçie esterne dô toccô.

I spescimetri a ultrasönni son fæti de due parti:

1. Apparecchiatüa de lettüa, che a cômprende almenô:
 ô generatô de ultrasönni;
 ô condizionatô de segnale pe ô trasduttô;
 l'elaboratô da mezüa;

2. Trasduttô ultrasonico, una testinna che a côntegne almenô un cristallô piezoelettricô pe a generaziôn e a lettüa di ultrasönni.

 Principiô de funsionamentô 
Ô principiô de funsiônamentô de questô tipô de spescimetrô ô l'è ô mæximô dô Sonar: vegne emissô un fû ultrasönicô e se rileva ô ritardô dell'eco de ritôrnô; conoscendo a velocitæ dô sönnô in tô mezzô, se pö calcôlä a distansa dä superfiçie che a l'ha riflessô l'impulsô sonoro.
In tô caxô speçifico ô spescimetrô ô rilevva l'eco de ritôrnô generä dä superfiçie opposta, rispetto a dônde l'è stætô pôsiziônoô ô trasduttô ultrasönicô.

 Cônscideraçiôin pe l'utilizzô 
Un aspettô diffiçile in te l'utilizzô dô spescimetrô a ultrasönni a l'è a definiçiôn da velôçitæ dô fô in tô materiale dô toccô da mezüä.
Defæti ogni materiale ô l'ha una sö speçifica velocitæ de propagaçiôn dô fô (pe i metalli a pö esse cômpreiza tra 1500-6000 m/s).
Errôi in ta definiçiôn de questa velocitæ se trasferiscen direttamente in ta precixiôn da mezüa.

De cônseguensa gh'è due mainë de döviä ô strümentô:
 Cônôsce da primma a velocitæ de propagaçiôn dô fô (certificä da chi fôrnisce ô materiale). In te questô caxô l'è sufficiente impostä côrrettamente ô strümentô.
 Calibrä sperimentalmente ô strümentô in sce ô toccô meximô da mezüä. Defæti, avendô a dispôxiçiôn un bordô liberô in sce ô toccô, l'è pôscibile regôlä ô strümento in sce quellô, avendô preventivamente eseguiô a mezüa con un strümentô tradiçiônale (es. un micrometrô).

Un atrô aspettô da tegnï presente in te ô döviä ô spescimetrô a ultrasönni ô l'è che se pöen ottegnï lettüe corrette sôlô in sce spessôi omogenei; in presenza de strati de materiale differente, intercapedini o bôlle d'aia se ha di fäsi echi che crean errôi de lettüa.

 Âtri progètti 

Categorîa:Ògètti