Өтө өткөргүч магнитометр

Өтө өткөргүч магнитометр – иштөө принциби Жозефсон эффектисине негизделген жасалма магнитометр. 

Анын «сквид» деген түрү көп колдонулат, ал өтө өткөргүч кванттык интерференциялык прибор. Өтө өткөргүч магнитометрдин сезгичтиги 10-11 Гс (10-15 Тл), ал эми магнит талаасынын градиентин өлчөөдө ~10-12 Гс/см (10-14 Тл/м). Сезгич элемент (СЭ) Жозефсон тиймектүү өтө өткөргүч-төн турган электр контурун элестетет. СЭ аркылуу магнит агымынын Ф өзгөрүшү менен контурдагы ток термелет. Эгерде СЭ аркылуу турактуу ток агып өтсө, анда контурдагы электр чыңалуусу агымга мезгилдүү көзкаранды. Термелүү саны боюнча агым Ф аныкталат. Өтө өткөргүч контурунун аянтынан өлчөнүүчү магнит талаасынын чыңалышы Н табылат: Н=Ф/S . Өтө өткөргүч магнитометрдин иштөө ишенимдүүлүгүн жогорулатууда контурда кошумча модуляция мезгилдүү магнит талаасын дүүлүктүрү-шөт. Дүүлүгүүчү өзгөрмө талаанын амплитудасы ≤Ф/2S. Талаа өзгөргөндө контурда өзгөрмө чыңалуу пайда болот. Сырткы талаада Н өзгөрмө чыңалуунун жыштыгы модуляция жыштыгынын өзгөрүшү менен дал келет, амплитуда Н ка пропорциялаш. Ө. ө. м-дин өлчөгүч блогу контурдагы чыңалуунун өзгөрмө түзүүчүсүн күчөтүү жана тескери байланышты башкаруу сигналын иштеп чыгуу функцияларын аткарат, ошондуктан бардык схема нөл индикатор катары иштейт.

Колдонулган адабияттар
 Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.  Физика. Энциклопедиялык окуу куралы. 2004 Бишкек.  ISBN 9967-14-010-0
Категория:Физика