메그옴미터

메그옴미터(megohmmeter) 또는 절연 저항계(insulation resistance tester)는 절연체의 전기저항을 측정하는 데 사용되는 특수한 종류의 저항계이다. 예를 들어, 케이블 재킷과 같은 절연 부품은 시운전 시 및 고전압 전기 장비 및 설비 유지보수의 일환으로 절연 강도를 테스트해야 한다.

이러한 목적을 위해, 메그옴미터는 특정 전류 용량에서 높은 DC 전압 (일반적으로 500V에서 5kV 범위, 일부는 최대 15kV)을 제공할 수 있다. 허용 가능한 절연 저항 값은 참조되는 표준에 따라 일반적으로 1에서 10 메그옴이다.

작동
측정할 저항은 단자 양단에 연결된다. 즉, 편향 코일과 발전기에 직렬로 연결된다. 코일에 전류가 공급되면 반대 방향의 돌림힘을 갖는다.

측정할 저항이 높으면 편향 코일을 통해 전류가 흐르지 않으므로 제어 코일은 자기 축에 수직으로 위치하고 포인터를 무한대로 설정한다.

측정할 저항이 작으면 편향 코일을 통해 높은 전류가 흐르고 결과적인 돌림힘이 포인터를 영점으로 설정한다.

저항의 중간 값의 경우, 돌림힘 발생에 따라 포인터는 0과 무한대 사이의 지점에 설정된다.

수동 구동 발전기는 영구 자석 유형이며 500V에서 2500 볼트를 생성하도록 설계되었다. 테스트 전압은 수동식 메그옴미터의 크랭크 회전 또는 전자식 메그옴미터의 경우 배터리에 의해 생성된다. 440V까지의 범위 테스트에는 550V DC가 충분한 장비가 필요하다. 전류 코일 또는 편향 코일은 직렬로 연결되어 테스트 중인 회로를 통해 전류가 흐르도록 한다.

제어 및 편향 코일에는 매우 낮은 저항으로 인한 손상 시 외부 회로를 보호하기 위해 저항기가 직렬로 연결되어 있다. 테스트 전압은 수동식 메그옴미터의 경우 전자기 유도에 의해, 전자식 메그옴미터의 경우 배터리에 의해 생성된다. 포인터의 편향은 외부 회로의 전압 증가에 따라 증가하고 전류 증가에 따라 감소한다. 즉, 결과적인 돌림힘은 전류에 반비례하고 전압에 정비례한다. 테스트 중인 전기 회로가 개방되어 있는 동안 전압 코일로 인한 결과적인 돌림힘은 최대이며 편향 포인터는 '무한대' 값을 나타낸다. 이는 회로에 단락이 없고 테스트 중인 회로 내에서 저항이 최대임을 의미한다. 합선의 경우 편향 포인터는 '0'을 나타내는데, 이는 테스트 중인 회로에 저항이 '없음'을 의미한다.

메그옴미터는 EMF 소스와 전압계로 구성된다. 전압계의 눈금은 옴 (경우에 따라 킬로옴 또는 메그옴)으로 보정된다. 측정 시 자체 내장된 소스의 EMF는 보정에 사용된 소스의 EMF와 같아야 한다.

 같이 보기 



 각주 

분류:계측기