쾰러 조명

쾰러 조명(Köhler illumination)은 투과광 및 반사광(투과 및 에피 조명) 광학 현미경 검사에 사용되는 표본 조명 방법이다. 쾰러 조명은 시료에 균일한 조명을 생성하고 조명 소스(예: 할로겐 램프 필라멘트)의 이미지가 결과 이미지에 표시되지 않도록 한다. 쾰러 조명은 현대 과학 광학 현미경에서 시료 조명을 위한 주요 기술이다. 이를 위해서는 더 비싸고 기본적인 광학 현미경에는 없는 추가 광학 요소가 필요하다.

 광학적 원리 
중요한 조명의 주요 한계는 표본 이미지 평면에 광원의 상이 형성된다는 것이다. 쾰러 조명은 광원의 상(image)이 샘플 평면과 공액 이미지 평면(conjugate image plane)에서 완벽하게 초점이 흐려지는 것을 보장함으로써 이 문제를 해결한다. 조명 광 경로의 광선 다이어그램에서 이는 샘플을 통해 평행하게 통과하는 이미지 형성 광선으로 볼 수 있다.

쾰러 조명이 작동하려면 여러 가지 광학 부품이 필요하다.

 콜렉터 렌즈 및 필드 렌즈
 필드 다이어프램
 콘덴서 다이어프램
 콘덴서 렌즈
섬네일|upright=3|쾰러 조명의 개략도. 상단: 조명 빔 경로, 연한 녹색 막대로 표시된 공액 평면. 하단: 이미징 빔 경로, 연한 파란색 막대로 표시된 결합 평면.|center

 외부 링크 
 A 6 step guide to Koehler Illumination by Scientifica
 Köhler illumination setup instructions 

분류:조명
분류:실험 기구
분류:현미경 관찰