針のゲージ規格

主に注射針に使われる外径の単位。ゲージ番号によって様々なで利用可能である。ゲージ数が小さいほど外径が大きくなる。バーミンガムワイヤーゲージとも呼ばれる。

本記事では、ゲージごとの針の外径及び内径を示す。

 針用標準パイプサイズ一覧表 

※外内径が非常に細い為、液の吸引吐出等へは、環境・条件によっては使用できない場合がある。

材質SUS304の場合 - SUS304は18 %のCrと8 %のNiを含むオーステナイト系ステンレス鋼材。
材質：SUS304呼称外径(mm)内径(mm)※33G　0.20±0.020.07±0.0332G0.23±0.020.08±0.0331G0.27±0.020.10±0.0330G0.31±0.020.12±0.0328G0.36±0.020.17±0.0327G0.41±0.020.22±0.0326G0.46±0.020.26±0.0325G0.51±0.020.25±0.0324G0.56±0.020.30±0.0323G0.64±0.020.35±0.0322G0.72±0.020.41±0.0321G0.81±0.020.51±0.0320G0.89±0.020.59±0.0319G1.08±0.020.69±0.0318G1.25±0.020.82±0.0317G1.46±0.031.10±0.0416G1.65±0.031.24±0.0415G1.81±0.031.47±0.0414G2.11±0.031.69±0.04太針0.52±0.020.18±0.02細針0.52±0.020.13±0.02R0.715±0.020.18±0.03HP260.46±0.020.15±0.02HP230.64±0.020.15±0.02
SUS316Lの場合 - SUS316Lは18 %のCrと12 %のNiを含み、それにモリブデン（Mo）を添加して耐食性、耐孔食性をさらに向上させた低炭素オーステナイト系ステンレス鋼材。Lはローカーボン（Low Carbon）の意で、C 0.03 %以下のもの。
材質：SUS316L呼称外径(mm)内径(mm)※ 極細0.1　 0.10±0.020.03±0.02※ 極細0.15　0.15±0.020.07±0.02※ 極細0.2　 0.20±0.020.10±0.02※ 33G   0.20±0.020.07±0.0332G0.23±0.020.08±0.0331G0.27±0.020.10±0.0330G0.31±0.020.12±0.0329G0.33±0.020.14±0.0328G0.36±0.020.17±0.0327G0.41±0.020.20±0.0326G0.46±0.020.24±0.0325G0.51±0.020.30±0.0324G0.56±0.020.34±0.0323G0.64±0.020.42±0.0322G0.72±0.020.51±0.0321G0.82±0.020.60±0.0320G0.90±0.020.68±0.0319G1.08±0.020.82±0.0318G-Ⅰ1.20±0.020.94±0.0318G-Ⅱ1.27±0.020.94±0.0318G-Ⅲ1.27±0.021.07±0.0317G1.45±0.031.21±0.0316G-Ⅰ1.65±0.031.34±0.0316G-Ⅱ1.65±0.031.41±0.0315G1.81±0.031.47±0.0314G2.11±0.031.85±0.0313G2.40±0.032.08±0.0312G2.70±0.032.40±0.03

 関連項目 
 米国ワイヤゲージ規格（AWG）
 フレンチスケール - カテーテル外径の単位

Category:鋼
Category:工業規格