数取器

数取器（かずとりき、英: ）は、手操作で対象の個数や回数を逐次加算して表示する簡易な計数器である。例えば、交差点の交通量調査では、調査員が数取器による手観測で車両・歩行者等の通過量を計測する方法が採られることがある。 また、鳥類調査の手引きでは、個体数が多い場合に数取器（カウンター）を併用すると数えやすいとされる。

 名称・位置づけ 
「カウンター」「度数計」「数取り」などの呼称は、回数・数量などを計数する装置一般を指す用語としても用いられ、機械式と電気式（電磁石等）に大別され得る。
数取器は、こうした計数器のうち、観測・検査などの現場で人が手操作して数量を積算表示する用途で用いられるタイプを指すことが多い。

 仕組み 
 機械式 
機械式の数取器（手動式）は、押しボタン等の入力をラチェットと爪（送り爪・逆止爪）で一方向の間欠回転に変換し、表示用の数字車（数値輪）を一定量だけ進める機構を基本とする。ラチェットと爪は、一方向には進めるが逆方向には戻りを拘束する機構として解説される。
また、機械式計数器一般について、電源を用いず、ラチェットや回転入力により数字車を進め、桁上がり（carry over）により上位桁へ繰り上げる原理で動作する旨が説明されている。
表示のリセットは、機械式計数器で「ノブによるリセット（knob reset）」のような方式が採られる例がある。

 電子式 
電子式の数取器は、押しボタン等の入力を電子回路で検出し、表示を更新する。機械式スイッチでは、接点のバウンドに伴う「チャタリング（バウンシング）」が生じ、押下回数の計数に影響し得るため、対策（デバウンス）が課題となる。

 用途 
交通量調査では、車種別・方向別の通過台数や歩行者・自転車通行量を、数取器による手観測で計測する方法が報告書に示されている。
生物調査では、鳥類の個体数が多い場合に数取器を併用すると数えやすいとする調査マニュアルがある。
また、計数器一般は、個数（piece counting）や工程・イベントの回数などを積算表示する目的で用いられる。

 一般的仕様 
 表示桁数と計数範囲 
機械式の手持ち数取器では、4桁（0–9999）の計数範囲をもつ製品が代表的である。
分類計数などを目的として、複数の計数部を並べた「連式」（バンク式）の台付タイプが用意される例もあり、製品例では2～10連までの構成が示されている。

電子式の手持型数取器では、最大表示が5桁（例：-9,999～99,999）の範囲を扱い、上限到達時に表示で通知する機種がある。
また、連式の電子数取器では、個々のカウンタ表示と別にトータルカウンタ等を備えるなど、より広い計数範囲を扱う仕様例が示されている。

 材質・耐久性 
機械式の数取器では、外装に金属材を用いた堅牢性を特徴として掲げる例がある。
また、腐食に強いステンレス材（例：SUS304）をカバーに用い、内部機構の樹脂部品に耐摩耗性を要する材料（例：ジュラコン）を用いる仕様例が示されている。
なお、数取器に限らず機械式計数器一般では、耐久性を「リセット回数」や「回転数」等で定格化して提示する例がある（例：ある機械式レジスタでリセット50,000回または右輪25,000,000回転）。

 使用環境・電源 
機械式の数取器は電源を要しない。一方で、製品例では使用温度範囲・使用湿度範囲などの環境条件が仕様として示されている。
電子式の手持型数取器では、ボタン電池等を電源とし、オートパワーオフを備える機種がある。
連式の電子数取器では、電池・USB・ACアダプタ等の複数電源や、使用温度範囲、電池寿命などの仕様が示されている。

 留意点 
数取器は、観測者が視認しながら逐次入力するため、対象の見落としや重複など、手観測一般に伴う注意点がある（調査設計や記録手順により管理される）。
電子式では、機械式スイッチのチャタリングにより、カウントが意図どおりにならない場合があるため、入力処理（デバウンス）などの対策が重要となる。

 歴史 
計数補助具としてのカウンター類は、群衆や物品の計数、機械の一部としても広く用いられ、19世紀には複数の発明家が機械式カウンターを特許化した旨が、博物館コレクションの解説に示されている。

 関連項目 
 計測機器の一覧

 脚注 

 文献 









 外部リンク 


Category:文房具
Category:計測機器