マクファーランド比濁法

マクファーランド比濁法（マクファーランドひだくほう）は、菌液ここでいう菌液とは、細菌を滅菌済の生理食塩水や緩衝液、液体培地等に懸濁した液をいう。の生菌数濃度を濁度から推定する、微生物学の手法である。
主に菌液の生菌数濃度を調整する際に用いられる。

によって考案された。

特徴
菌液の生菌数濃度を調べる方法には、寒天平板に培養してCFUを求める方法や、血球計算盤法、コールターカウンター法、フローサイトメトリー法がある 。
しかしながら、培養には少なくとも一晩を要するため、所要の生菌数濃度に菌液を調製して処理する場合などには適用できない一晩培養している間に菌液の生菌数が変化してしまう。
また、血球計算盤法は煩雑であり、機器分析は高価であり、そこまでの精度は不要である場合が多い。
そこで、即時に結果を得られ、それなりの精度で安価に行える本法が多用されている。
本法を用いれば、濁りを目で見比べるだけで濁りを比べる分析方法は比濁法と呼ばれ、懸濁液中の粒子が散乱した光を見て、標準液と比較して濁度を決定する用手法をいう  。目で見比べるほか、比濁計という光度計で評価することもある。、おおよその生菌数濃度が推定できる。
この目で見比べるための標準液が、マクファーランド濁度標準液マクファーランド標準やマクファーランド標準液、マクファーランド比濁計標準とも。マクファーランドはマックファーランドとも。（McFarland standards）である。

 標準液 
マクファーランド濁度標準液は、1.0%塩化バリウム水溶液と1.0%硫酸水溶液を用事混合して調製する、硫酸バリウム懸濁液である。
塩化バリウムと硫酸の量を変えて、複数濁度の懸濁液を調製する。
たとえば、0.5番のマクファーランド濁度標準液を調製するのであれば、1.175%の塩化バリウム2水和物（BaCl2・2H2O）水溶液0.05mLと1%の硫酸 (H2SO4) 水溶液9.95mLを混合する。
+ マクファーランド濁度標準液マクファーランド濁度標準液番号1〜10の塩化バリウム、硫酸、菌数の数値はに依る。 マクファーランド濁度標準液番号  0.5  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1.0% 塩化バリウム (mL) 0.05  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0 1.0% 硫酸 (mL) 9.95  9.9  9.8  9.7  9.6  9.5  9.4  9.3  9.2  9.1  9.0 生菌数濃度 (x 108 CFU/mL) 1.5  3  6  9  12  15  18  21  24  27  30 % 透過率波長は600 nm 74.3  55.6  35.6  26.4  21.5 吸光度 0.132  0.257  0.451  0.582  0.669
菌液をこのマクファーランド濁度標準液と見比べて、濁度が最も近いマクファーランド濁度標準液の番号が、その菌液のマクファーランド標準濁度（McFarland standard turbidity)マクファーランド単位、マクファーランド濁度単位とも。英名はMcFarland unitやMcFarland degreeなど。McFという単位として扱う研究者もいる 。である。
例えば、マクファーランド濁度標準液第2番と同じ濁度の大腸菌液のマクファーランド濁度は2マクファーランドであり、その生菌数濃度はおよそ6 x 108CFU/mLであることが推定される。
ただし、マクファーランド濁度単位は ATCC 25922株で定義されたもので、同じマクファーランド濁度でも菌種、菌株によって生菌数濃度は異なることには留意が必要である  。

論文では
 マクファーランドNo. 0.5に調整した菌液を作成
 0.5 マクファーランドに調整した菌液を作成
といった言い回しが用いられる。
ここでいう調整とは、菌液が濃すぎる場合には滅菌済の当該溶液で希釈し、薄い場合には細菌を加えるような操作をいう。

マクファーランド標準液はもともと硫酸バリウム製だったが、現在では二酸化チタン製  やラテックス製  も見られ、特にラテックス製のものは保存性と安定性に優れる  。

 脚注 

 関連項目 
 吸光光度法
 単位
 培地
 培養

 参考文献  











 外部リンク 

Category:生物学の研究技術
Category:スケール
Category:培養
Category:微生物学
Category:分析化学
Category:エポニム