オリフィス板

オリフィスとは、薄い壁に開けた流体を流す小さな穴のことで、そのような穴をつけた薄板をオリフィス板（）と呼び、流量を板の位置で調節し、また測定にも使われる。一般には、流体を流す円管の中に置き、円盤や円筒の形をした絞りになっているが、測定に使う精密なものでは、形状や計測方法を JIS Z 8762 で定めている。高い圧力損失を利用して、ショックアブソーバーなどにも使われている。流体を流す穴の長さが、穴の断面積に対して比較的長いものはチョークと呼ばれ、オリフィスとは区別される。

 原理 
直径  の円管よりも小さい 直径  のオリフィス板を入れると、ベルヌーイの定理により下流側では圧力が下がる。この前後の圧力差から流量を求める。同じ原理を使用して流速を測るものにピトー管がある。

 流量の計測 
流量Q [m3/s] はオリフィス板前後の差圧 Δp [Pa] から次式で求められる：

ただし、α（に含まれる流出係数 C ）を求める式にはレイノルズ数Reが含まれ、Re　を求めるためには流量Q を知る必要があるため、この式の右辺は直接計算することができない。そのため、流量Q を求めるためにはイタレーションが必要となる。

ここで、

   ：膨張補正係数
  ：絞り断面、m2
 ρ: 流体の密度、kg/m3

 C は流出係数と呼ばれ(河川学における同名の「流出係数」とは違う意味である)、下記の式により求める。
 L1 < 0.4333 のとき

 L1 ≧ 0.4333 のとき

  ：絞り直径比
 κ：アイゼントロピック指数（理想気体では比熱比に等しく5/3）
 p ：オリフィス上流側の圧力取出口の圧力、Pa
 d ：絞り直径, m
 D ：円管の直径, m

 L1 ：オリフィス板上流面から上流側圧力取出し口までの距離をD で割った値
 L2 ：オリフィス板下流面から下流側圧力取出し口までの距離をD で割った値
  ：円管直径D を代表長とするレイノルズ数

  ：管路内の平均流速、m/s
 ν ：流体の動粘性係数、m2/s

 参照 

Category:流体力学
Category:化学工学
Category:水理学