VUメーター

VUメーター（ブイユーメーター、VU Meter）とは音響機器に於いて音量感を指示するための測定器である。1939年にベル研究所及びCBS、NBCにより通信線路の基準レベルを監視するために開発された。VUとは英語のvolume unit（音量の単位）のこと。

 開発当時の定義 
インピーダンス600 Ωの負荷回路へ1 kHzの正弦波を加えて1 mWの電力を消費したときの出力電圧を0 dBmとし、+4 dBmを0 VUとするが、業界によってちがう。

VUメーターの指示範囲は-20から+3で単位はdBである。（変動する）信号電圧に対し針が指示値に位置するまでの所要時間は300 msecである。この遅れは原理的に電圧の最大値（いわゆるピークレベル）を示せないことを意味し、連続した正弦波を加えた場合は（そのピークレベルを示さず）ほぼ平均値に等しい値を指示する。

 VUメーターの規格 
VUメーターに関する規格として ANSI C16.5-1942, British Standards BS 6840, そしてIEC 60268-17がある。かつて日本にもJIS C 1504-1976があったが、1993年に廃止された。

 VUメーターの特性 
VUメーターは、定義では特性インピーダンス600 Ωの音声周波信号を扱う伝送路において、音声信号のレベルを、新たに設けたVUヴィー・ユーと発音する。なお、IEC 60268−17 ed.1.0ではvuは小文字で書くよう指定されているが、JIS C 1504-1976では"VUメーター"のように大文字となっている。（Volume Unit）という単位で指示するための音量計である。
VUは、以下のようになる。
+ 目盛りに対する指示と許容差 目盛り表記（VU）  入力電圧（dBm）入力電圧（dBm）は600 Ωに対する1 mWを示す電圧（0.775 V）を0 dbとしたもの。なお値はdBu（dBv）と同じであるが、こちらは600 Ω1 mWとは直接結びつかない、電圧のレベル表現である。デシベル#絶対量としてのデシベル 許容差（db） -20  -16  - -10 -6  ±0.6 -7  -3  ±0.5 -5  -1  ±0.4 -3 +1 ±0.3 -2  +2 ±0.2 -1  +3 0 +4 +1 +5  +2 +6  +3 +7 

VUメーターは、全波整流器付きの電圧計、特性インピーダンスが一定になるような可変アッテネーター、外部直列抵抗の3つの構成要素から作られている。

VUメーターの特性インピーダンスは7500 Ω±3%が望ましい

VUメーターの指示範囲は-20 VUから+3 VUである。無信号のあと、0 VUにあたる1 KHz正弦波信号を入力した場合、針が0 VUの99％の点を通過するまでの時間は300 ms、誤差±30 msである。針は必ず0 VUの点を超え、最低でも1％を超え、しかし最高でも1.5％に達しないオーバーシュートを発生する。
戻り時間は応答速度と大きく違わないこととする。

 脚注 
 注記 

 参照 

 参考文献 

 関連項目 
 ラウドネスメーター

Category:録音
Category:音
Category:音響工学
Category:スタジオ関連機材