Termometer raksa

Termometer air raksa adalah termometer yang terbuat dari raksa dan ditempatkan di tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung, membuat suhu dapat dibaca sesuai panjang raksa di dalam Tabung kaca, beragam tergantung pada suhu. Bohlam raksa pada ujung termometer yang berisi sebagian besar raksa berfungsi untuk meningkatkan ketelitian, untuk melihat pemuaian dan penyempitan volume.

Raksa kemudian dilanjutkan ke bagian tabung yang lebih sempit. Ruang di antara raksa dapat diisi atau dibiarkan kosong.

Sebagai pengganti raksa, beberapa termometer mengandung alkohol dengan tambahan pewarna merah. Termometer ini lebih aman dan mudah untuk dibaca.

Jenis khusus termometer raksa disebut termometer maksimum, bekerja dengan adanya katup pada leher tabung dekat bohlam. Saat suhu naik, raksa didorong ke atas melalui katup oleh gaya pemuaian. Saat suhu turun air raksa tertahan pada katup dan tidak dapat kembali ke bohlam, ini membuat raksa tetap di dalam tabung. Pembaca kemudian dapat membaca suhu maksimum selama waktu yang telah ditentukan. Untuk mengembalikan fungsinya, termometer harus diayunkan dengan keras. Termometer ini mirip rancangannya dengan termometer medis.

Raksa akan membeku pada suhu -38.83 °C (-37.89 °F) dan hanya dapat digunakan pada suhu di atasnya. Raksa, tidak seperti air, tidak mengembang saat membeku sehingga tidak memecahkan tabung kaca, membuatnya sulit diamati ketika membeku. Jika termometer mengandung nitrogen, gas mungkin mengalir turun ke dalam kolom dan terjebak di sana ketika suhu naik. Jika ini terjadi termometer tidak dapat digunakan hingga kembali ke kondisi awal. Untuk menghindarinya, termometer raksa sebaiknya dimasukkan ke dalam tempat yang hangat saat suhu di bawah -37 °C (-34.6 °F). Area di mana suhu maksimum tidak diharapkan naik di atas - 38.83 °C (-37.89 °F) termometer yang memakai campuran raksa dan thallium mungkin bisa dipakai. Termometer ini mempunyai titik beku of -61.1 °C (-78 °F).

Termometer raksa umumnya menggunakan skala suhu Celsius dan Fahrenheit.
Anders Celsius merumuskan skala Celsius, yang dipaparkan pada terbitannya ”The Origin of The Celsius Temperature Scale” pada 1742.

Celsius memakai dua titik penting pada skalanya: suhu saat es mencair dan suhu penguapan air. Ini bukanlah ide baru, sejak dulu Isaac Newton bekerja dengan sesuatu yang mirip. Pengukuran suhu celsius menggunakan suhu pencairan dan bukan suhu pembekuan. Eksperimen untuk mendapat kalibrasi yang lebih baik pada termometer celsius dilakukan selama 2 minggu setelah itu. Dengan melakukan eksperimen yang sama berulang-ulang, dia menemukan es mencair pada tanda kalibrasi yang sama pada termometer. Dia menemukan titik yang sama pada kalibrasi pada uap air yang mendidih (saat percobaan dilakukan dengan ketelitian tinggi, variasi terlihat dengan variasi tekanan atmosfer). Saat dia mengeluarkan termometer dari uap air, ketinggian air raksa turun perlahan. Ini berhubungan dengan kecepatan pendinginan (dan pemuaian kaca tabung).

Tekanan udara memengaruhi titik didih air. Celsius mengklaim bahwa ketinggian air raksa saat penguapan air sebanding dengan ketinggian barometer.

Saat Celsius memutuskan untuk menggunakan skala suhunya sendiri, dia menentukan titik didih pada 0 °C (212 °F) dan titik beku pada 100 °C (32 °F). Satu tahun kemudian Frenchman Jean Pierre Cristin mengusulkan versi kebalikan skala celsius dengan titik beku pada 0 °C (32 °F) dan titik didih pada 10 °C (212 °F). Dia menamakannya Centrigade.

Pada akhirnya, Celsius mengusulkan metode kalibrasi termometer sebagai berikut:

1. Tempatkan silinder termometer pada air murni meleleh dan tandai titik saat cairan di dalam termometer sudah stabil. ini adalah titik beku air.

2. Dengan cara yang sama tandai titik di mana cairan sudah stabil ketika termometer ditempatkan di dalam uap air mendidih.

3. Bagilah panjang di antara kedua titik dengan 100 bagian kecil yang sama.

Titik-titik ini ditambahkan pada kalibrasi rata-rata tetapi keduanya sangat tergantung tekanan udara. Saat ini, tiga titik air digunakan sebagai pengganti (titik ketiga terjadi pada 273.16 K, 0.01 °C). CATATAN: Semua perpindahan panas berhenti pada 0 K, Tetapi suhu ini masih mustahil dicapai karena secara fisika masih tidak mungkin menghentikan partikel.

Hari ini termometer air raksa masih banyak digunakan dalam bidang meteorologi, tetapi pengguanaan pada bidang-bidang lain semakin berkurang, karena raksa secara permanen sangat beracun pada sistem yang rapuh dan beberapa negara maju telah mengutuk penggunaannya untuk tujuan medis. Beberapa perusahaan menggunakan campuran gallium, indium, dan tin (galinstan) sebagai pengganti raksa.

Termometer dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu:

 Termometer klinis disebut juga termometer tubuh. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Cairan yang digunakan untuk mengisi termometer klinis adalah raksa.
 Termometer dinding disebut juga termometer rentang skala. Termometer ini memggunakan raksa sebagai pengisi. Termometer ini biasanya dipasang di dinding dengan posisi tegak lurus.
 Termometer maksimum-minimum. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat. Termometer ini dapat mengukur suhu maksimum dan minimum sekaligus.
 Termometer laboratorium. Termometer ini digunakan untuk perlengkapan praktikum di laboratorium. Bentuknya pipa panjang dengan cairan pengisi alkohol yang diberi warna merah.
 Termometer industri. Termometer industri digunakan untuk kegiatan industri.

 Rujukan 

Air raksa
Kategori:Raksa
Kategori:Peralatan dan instrumentasi meteorologi