Jangka sorong

jmpl|ka|Jangka sorong manual
Jangka sorong (, ) adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai seperseratus milimeter. Terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0,005 cm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 cm untuk yang di atas 30 cm.

 Fungsi jangka sorong 
Kegunaan jangka sorong adalah:
 untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit;
 untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang (pada pipa, maupun lainnya) dengan cara diulur;
 untuk mengukur kedalaman celah/lubang pada suatu benda dengan cara "menancapkan/menusukkan" bagian pengukur. Bagian pengukur tidak terlihat pada gambar karena berada di sisi pemegang.

 Sejarah 
Jangka sorong paling awal ditemukan di bangkai kapal Yunani Giglio di dekat pantai Italia. Dari data yang didapatkan, kapal tersebut berasal dari abad ke-6 SM. Potongan kayu tersebut sudah memiliki rahang yang tetap dan dapat digerakkan. Meskipun jarang ditemukan, jangka sorong tetap digunakan oleh orang Yunani dan Romawi.Roger B. Ulrich (2007). "Roman woodworking", Yale University Press, New Haven, Conn., ISBN 0-300-10341-7, hal.52f."hand tool." Encyclopædia Britannica dari Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD. [Diakses 7 November 2020]

Sebuah jangka sorong perunggu, yang berasal dari 9 M, digunakan untuk pengukuran benda-benda kecil selama Dinasti Xin di Cina.Colin A. Ronan; Joseph Needham (24 June 1994). The Shorter Science and Civilisation in China: 4. Cambridge University Press. hal. 36. ISBN 978-0-521-32995-8. "adjustable outside caliper gauge... self-dated at AD 9". Versi kutipan. Jangka sorong ini memiliki catatan prasasti yang menyatakan bahwa alat itu "dibuat pada hari gui-you,Hari ke-10 dari siklus 60 hari hari pertamaLit. "hari di bulan baru" bulan pertama tahun pertama Shijianguo Shijianguo adalah nama era pertama Wang Mang, kaisar pertama dan satu-satunya dari dinasti Xin, lit. "awal berdirinya suatu bangsa."." Jangka sorong termasuk "slot dan pin" dan "ketelitiannya dalam inci dan sepersepuluh inci"."Bronze Caliper of the Wang Mang Regime". Cultural-China.com. Diarsipkan dari web asli pada 2014-08-31. Diambil 2013-11-26.

Jangka sorong yang saat ini kita lihat ditemukan oleh Pierre Vernier, sebagai perkembangan dari skala vernier (skala nonius) dari Pedro Nunes.

 Bagian-bagian jangka sorong 

 Sekrup pengunci, Bagian ini berfungsi sebagai pengunci hasil pengukuran, sehingga hasil pengukuran tidak akan berubah ketika dipegang sehingga hasil pengukuran tetap akurat
 Rahang luar, untuk mengukur satuan panjang, diameter luar sebuah silinder atau untuk mengukur ketebalan bentuk dimensi lainnya.
 Rahang dalam, sebagai pengukur bagian diameter dalam.
 Skala utama, nilai yang menunjukkan hasil pengukuran yang satuannya dalam mm, cm dan inci.
 Skala vernier (skala nonius), sebagai skala pengukuran fraksi.
 Pengukur kedalaman, bagian ini berada di ujung dari Jangka Sorong yang berfungsi untuk mengukur bagian kedalaman suatu benda atau kedalaman sebuah lubang.Yatno (2022): 

 Penggunaan jangka sorong 
jmpl|ka|Cara menggunakan jangka sorongJangka sorong sering digunakan dalam banyak bidang pekerjaan seperti bidang teknik mekanika, pandai besi, forestry, pertukangan kayu, sains, obat-obatan, dan laboratorium fisika.

 Cara menggunakan jangka sorong 
 Geser rahang luar Sejauh Ukuran Benda, setelah meletakkan objek pada rahang luar jangka sorong, rahang harus tepat digeser sejauh ukuran benda, lakukan hingga benda yang diukur tidak ada jarak atau celah sehingga kedua rahang luar jangka sorong menyentuh dan menjepit benda.
 Rapatkan sekrup pengunci, setelah posisi rahang sudah menyentuh benda, langkah selanjutnya adalah mengunci screw lock. Tujuannya adalah agar hasil ukuran yang dilakukan ini tidak berubah jika ada getaran, tersenggol dan dapat kita catat dengan nilai yang sesuai.
 Langkah selanjutnya membaca jangka sorong.

 Cara membaca jangka sorong 

 Perhatikan keakuratan jangka sorong, bisanya 0.02 mm, 0,05 mm dan seterusnya
 Catat nilai pada skala utama yang hampir sejajar atau sejajar dengan angka 0 pada skala nonius
 Perhatikan garis-garis pada skala nonius yang tepat sejajar dengan garis-garis yang ada pada skala utama, kemudian tentukan nilainya dengan memperhatikan nilai keakuratan jangka sorong dan tentukan nilainya.
 Jumlahkan nilai pada skala utama dengan skala nonius dengan rumus X,00 mm (sekala utama) + 0,XX mm Sekala nonius.Achmadi (2020): 

 Jenis 
Jangka sorong dapat dibedakan menjadi jangka sorong analog dan jangka sorong digital. Jangka sorong analog memiliki bagian yang digeser yaitu skala goresan. Skala goresan dibagi menjadi dua yaitu skala nonius atau skala vernier. Pembacaan skala nonius dan skala vernier pada jangka sorong analog dilakukan secara bersamaan. Sedangkan jangka sorong digital merupakan jangka sorong yang menampilkan ukuran secara langsung dalam bentuk digital. Penggunaan jangka sorong digital sangat mudah karena ukuran langsung tertera di layar.

 Lihat pula 
 Jangka
 Alat pengukur
 Takometer
 Mikrometer sekrup

 Referensi 

 Catatan 

Kategori:Reka cipta Yunani
Kategori:Alat pengukur