तापयुग्म

दो भिन्न धातुओं के जोड़ (junction) को तापयुग्म (thermocouple) कहते हैं। यह जंक्शन जितना ही अधिक ताप पर होता है उन दो धातुओं के खुले सिरों के बीच उतना ही अधिक विभवान्तर प्राप्त होता है। यही इसके कार्य करने का आधारभूत सिद्धान्त है। तापमापन एवं ताप नियंत्रण के लिये इसका खूब प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग उष्मा को विद्युत उर्जा में बदलने के लिये भी किया जा सकता है।

तापयुग्म बहुत सस्ते होते है। ये विस्तृत परास (रेंज) के ताप मापने के लिये उपयुक्त हैं। इनके द्वारा लगभग १ डिग्री सेल्सियस तक परिशुद्धता से ताप मापा जा सकता है। 

 वोल्टता-ताप सम्बन्ध 
तापयुग्म में जो धातुएँ प्रायः प्रयोग की जाती हैं उनके लिये उत्पन्न विभव, तापान्तर (ΔT) के लगभग समानुपाती होता है। यह एक सीमित ताप तक के लिये सही है। किन्तु इस 'समानुपाती रेंज' के बाहर शुद्धतापूर्वक ताप मापना हो तो अधिक परिशुद्ध अरैखिक ताप-वोल्तता सम्बन्ध का सहारा लेना पड़ता है जो निम्नलिखित है-



विभिन्न धातुओं के लिये गुणांक an के मान n के 0 से 5 और 13 के बीच में दिये जाते हैं। आजकल के तापमापी युक्तियों में उपरोक्त समीकरण डिजिटल कन्ट्रोलर में या 'लुक-अप टेबल' में भण्डारित होता है जबकि पुरानी तापमानी युक्तियों में एनालॉग परिपथ द्वारा इसे लागू किया जाता था।
+ K टाइप के तापयुग्म के लिये तथा 0 से 500 °C के लिये बहुपद गुणांक   1  25.08355 2  7.860106x10−2 3  −2.503131x10−1 4  8.315270x10−2 5  −1.228034x10−2 6  9.804036x10−4 7  −4.413030x10−5 8  1.057734x10<sup>−6 9  −1.052755x10<sup>−8

 तापयुग्मों की तुलना 
निम्नांकित सारणी विभिन्न प्रकार के तापयुग्मों के गुण प्रदर्शित कर रही है। 

 प्रकार (Type) ताप परास °C (continuous) ताप परास °C (short term) Tolerance class one (°C) Tolerance class two (°C) IEC Color code BS Color code ANSI Color code K 0 to +1100 −180 to +1300   center|56px center|56px center|56px J 0 to +750 −180 to +800   center|56px center|56px center|56px N 0 to +1100 −270 to +1300   center|56px center|56px center|56px R 0 to +1600 −50 to +1700   center|56px center|56px Not defined. S 0 to 1600 −50 to +1750    center|56px Not defined. B +200 to +1700 0 to +1820 Not Available  No standard use copper wire No standard use copper wire Not defined. T −185 to +300 −250 to +400   center|56px center|56px center|56px E 0 to +800 −40 to +900   center|56px center|56px  center|56px Chromel/AuFe −272 to +300 n/a Reproducibility 0.2% of the voltage; each sensor needs individual calibration.

 चित्रदीर्घा 
200px|center|thumb|तापयुग्म के प्रतीक200px|center|thumb|तापयुग्म का योजनात्मक चित्रण : A और B दो अलग धातु के तार हैं200px|center|thumb|K-टाइप का तापयुग्म (कनेक्टर सहित)200px|center|thumb|K-श्रेणी तापयुग्म द्वारा तापमापन में प्रयुक्त सम्पूर्ण परिपथ का योजनात्मक चित्र

 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें 
 सीबक प्रभाव (Seaback effect)
 प्रतिरोध तापमापी
 थर्मिस्टर
 द्विधातु पट्टी (Bimetal strip)

 बाहरी कड़ियाँ 
 Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
 Thermocouple Operating Principle - University Of Cambridge
 Thermocouple Drift - University Of Cambridge
 Thermocouple design guide
 Mineral-Insulated Thermocouple Know-How
 Thermocouple Color Code Chart and Specifications
 Thermocouple Attachment - A Primer
 Thermocouple design
 Article on thermocouple fundamental

श्रेणी:ताप मापन
श्रेणी:संसूचक
श्रेणी:मापक यंत्र
श्रेणी:मापन