سرسوزن دندانپزشکی

سرسوزن دندانپزشکی جهت تزریق داروی بی حس کننده در دندانپزشکی، ارتودنسی و ترمیم بافتهای دندان و لثه مورد استفاده قرار می‌گیرد . 

جنس سرسوزن دندانپزشکی استنلس استیل''' می‌باشد .

هر دو سمت آن تحت زوایای خاص و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برش داده می‌شوند .

یک سرسوزن دندانپزشکی از 4 قسمت اصلی شامل سوزن (Needle)، هاب (Hub) و دو کاور (Cover) تشکیل شده‌است. از جمله ویژگی این سرسوزن‌ها، تیز بودن دو سر کانولای مورد استفاده آن می‌باشد. بر روی هاب این سوزن ، علامت مثلثی شکلی قرار دارد که نمایانگر جهت تیزی سوزن می‌باشد.

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین‌المللیISO9626 , ISO7864 , ISO7885  و استاندارد ملیISIRI 5554

کانولای دو سر تیز شده با دیواره نازک

سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق

دارای نشان‌گر در جهت تیزی نوک سوزن

اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ و گان تزریق

دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی304

سَتَرون  شده با گاز اتیلن اکساید

 مراحل تولید سرسوزن دندانپزشکی 
 مرحله تزریق و ساخت اجزای پلاستیکی
 مرحله تولید کانولا (برش تیوب، برس، سنگ زنی، شست‌وشو و پلیسه برداری) از گیج ۱۴ تا ۳۲ براساس استاندارد ملی ۳۹۷۹
 مونتاژ (قرارگیری هاب (دهانه) بر روی فیکسچر، کانولا گذاری، چسب زنی، خشک کردن چسب، تست انسداد و تیزی، سیلیکون زنی، کاورگذاری).
 چنان‌چه هدف تولید سرسوزن دندانپزشکی استریل شده باشد، علاوه بر مراحل فوق، عملیات بسته‌بندی و کارتونینگ انجام و عملیات استریل توسط گاز اتیلن اکساید انجام می‌شود.
 رنگ هاب سرسوزن با توجه به سایز و گیج آن متفاوت میباشد 

+طول سوزن ( میلیمتر)گیج سوزنرنگاستاندارد35-بلند27خاکستریISIRI 555425-کوتاه27خاکستریISIRI 555435-بلند30زردISIRI 555425-کوتاه30زردISIRI 5554

 جستارهای وابسته 
سرنگ