تقویت‌کننده قفل‌شونده

تقویت‌کننده قفل‌شونده  یا تقویت‌کننده حساس به فاز نوعی دستگاه اندازه‌گیری است که می‌تواند یک سیگنال الکتریکی ضعیف را که سوار یک موج حامل با فرکانس و فاز مشخص است از یک محیط پُرنویز استخراج کند.
این دستگاه شبیه یک فیلتر میان‌گذر با یک باند فرکانسی بسیار کوچک عمل می‌کند که می‌تواند نسبت سیگنال به نویز را بهتر کرده و در نهایت ولتاژهای مستقیم و ولتاژهای نوسانی با فرکانس‌های دیگر و همچنین نویز را بسیار خوب فیلتر کند.
دستگاه تقویت‌کننده قفل‌شونده در درهه ۶۰ میلادی طراحی شده و بسیاری از آزمایش‌های مهم در دنیای علم توسط این دستگاه انجام گرفته‌است.

بندانگشتی|یک دستگاه آنالوگ تقویت کننده قفل شونده

 عمل‌کرد 
بندانگشتی|نمودار تقویت‌کننده قفل شونده

این دستگاه دارای یک ورودی سیگنال مرجع  با فرکانس است که در طول اندازه‌گیری، تقویت‌کننده فقط به بخشی از سیگنال مورد اندازه‌گیری پاسخ می‌دهد که در محدوده همان فرکانس قرار داشته و فاز اولیه مشخصی هم دارد. در اصطلاح گفته می‌شود که تقویت‌کننده روی این فرکانس قفل شده‌است. سیگنال مرجع می‌تواند یک تابع کُسینوسی به شکل زیر باشد:

طریقه کار این دستگاه به این صورت است که برای مثال سیگنال ورودی به یک نمونه آزمایشگاهی و دستگاه‌های مربوطه ابتدا بر روی موجی با فرکانس  سوار شده و فرایند اندازه‌گیری آغاز می‌شود. درنهایت سیگنال خروجی نمونه که باید اندازه گرفته شود به‌عنوان ورودی دستگاه تقویت‌کننده قفل شونده به صورت زیر خواهد بود:

که هدف دستگاه استخراج سیگنال است.
سیگنال ورودی از یک فیلتر میان‌گذر عبور می‌کند. این فیلتر باید برای فرکانس کاری مورد نظر از پیش تنظیم شده باشد. بعد از عبور سیگنال از این فیلتر اکثر هارمونیک‌های بالا و پایین فرکانس مرجع حذف می‌شوند. این سیگنال فیلترشده در سیگنال مرجع  ضرب می‌شود:

اگر بتوان بخش DC رابطه بالا را استخراج کرد به ازای تغییر فاز  می‌توان مستقیماً به بزرگی سیگنال  دست یافت. این عمل توسط یک مدار انتگرال‌گیر (فیلتر پایین‌گذر) با فرکانس قطع  انجام می‌گیرد. خروجی این انتگرال‌گیر به‌صورت زیر خواهد بود:

 ضریب تقویت سیگنال خروجی است. وابستگی سیگنال خروجی به تغییرات فاز  دلیل نامیده شدن این دستگاه به اسم تقویت‌کننده حساس به فاز است.
دستگاه‌های تقویت‌کننده قفل‌شونده معمولاً دو مُد اندازه‌گیری و  دارند. برای اندازه‌گیری در مُد  سیگنال مرجع از یک ضرب‌کننده فرکانس عبورکرده و تقویت‌کننده روی هارمونیک دوم فرکانس مرجع قفل می‌شود. در این حالت باید فیلتر میان‌گذر روی فرکانس  تنظیم شود.

 جستارهای وابسته 
 منابع 

 ویکی‌پدیا آلمانی

 پیوند به بیرون 
 مبانی تقویت کننده قفل شونده (انگلیسی، PDF, 457 kB)
 کتابچه راهنمای Stanford Research Systems SR530(انگلیسی، PDF, 1.05 MB)

رده:ابزار آزمایشگاه فیزیک
رده:ابزار آزمایشگاه مهندسی برق
رده:ابزارهای سنجش
رده:الکترومغناطیس
رده:تجهیزات آزمایشگاهی
رده:تجهیزات آزمون‌های الکترونیکی
رده:تقویت‌کننده‌های الکترونیکی
رده:مقاله‌های نیازمند پیوند