حسگرهای فیبر نوری

فناوری حسگرهای فیبر نوری امکان اندازه‌گیری پارامترهای مختلفی مانند کرنش ، دما و فشار را در محیط‌های مختلف و مکان‌های دور را فراهم می‌کند .Fiber Optic Sensors, Bahareh Gholamzadeh, and Hooman Nabovati World Academy of Science, Engineering and Technology 42 2008
 تقسیم بندی حسگرهای فیبر نوری 
 تقسیم بندی بر اساس فرایند مدولاسیون 
 شدت
 فاز
 طیف
 قطبش
 شدت 
حسگرهای مدولاسیون شدت به‌طور کلی به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند که در نوع خارجی تغییرات مکانیکی در جلوی فیبر یا بین دو فیبر اندازه‌گیری می‌شود و در نوع داخلی اتلاف ایجاد شده داخل فیبر بر اثر تغییرات فیزیکی اندازه‌گیری می‌شود .FIBER AND INTEGRATED OPTICS SENSORS, FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS,G. C. Righini et al,AN INTRODUCTION TO OPTOELECTRONIC SENSORS © World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
 نوع عبوری 
ساده‌ترین نوع حسگر فیبر نوری خارجی برای مدولاسیون شدت می‌باشد که در آن نور وارد یک فیبر نوری می‌شود و هنگام خروج از فیبر در یک مخروط نوری گسترده می‌شود که زاویه مخروط به اختلاف ضریب شکست هسته و غلاف بستگی دارد . میزان نوری که توسط فیبر دوم جمع‌آوری می‌شود به زاویه پذیرش فیبر دوم و اختلاف فاصله بین دو فیبر بستگی دارد . وقتی که فاصله بین دو فیبر تغییر کند شدت نور جمع‌آوری شده توسط فیبر دوم تغییر می‌کند .Fiber optic sensors / Shizhuo Yin, Paul B. Ruffin, Francis T.S. Yu, eds. -- 2nd ed

 فاز 
فاز میدان نور توسط اختلالات خارجی می‌تواند تغییر کند بنابراین می‌توان حسگر فیبر نوری بر اساس تغییرات فاز میدان نور ساخت .تغییر فاز با استفاده از ابزارهای تداخل سنجی مانند ماخ زندر ، مایکلسون ، فابری پرو و سگنک به تغییر شدت تبدیل می‌شود.
 طیف ( بسامد یا طول موج ) 
حسگرهای فیبر نوری طیفی بر اثر تغییرات محیطی طول موج نور را مدوله می‌کنند . مثال‌هایی از این نوع حسگرهای فیبر شامل تابش جسم سیاه ، جذب ، فلورسانس ، اتالون و توری‌های پاشنده می‌باشند .
 قطبش 
فیبرهای نوری از شیشه ساخته شده اند و ضریب شکست آن‌ها با اعمال تنش و کرنش تغییر می‌کند در خیلی از حالات تنش و کرنش در جهات مختلف متفاوت است بنابراین تغییر ضریب شکست ایجاد شده در جهات مختلف متفاوت است در نتیجه بین جهت‌های قطبش متفاوت یک تغییر فاز ایجاد می‌شود . بنابراین با اندازه‌گیری تغییر حالت قطبش نور خروجی اختلال خارجی ایجاد شده را می‌توان اندازه‌گیری کرد .
 تقسیم بندی بر اساس حسگرهای خارجی و داخلی 
 خارجی 
در این حالت نور از فیبر نوری خارج شده و نور تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار می‌گیرد و باز نور مدوله شده توسط تغییرات محیط به داخل فیبر فرستاده می‌شود . تغییرات محیطی می‌تواند بر شدت ، فاز ، طول موج یا قطبش نور اثر بگذارد .
 داخلی 
در این حالت نور از فیبر خارج نمی‌شود و تغییرات محیط روی نور داخل فیبر اثر می گذارد .
 تقسیم بندی بر اساس نقاط اندازه‌گیری 
 حسگرهای نقطه به نقطه 
در این نوع مانند اکثر حسگرهای الکتریکی یک نقطه در انتهای فیبر نوری مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد .

 حسگرهای تسهیم شده ( Multiplexing ) 
در این نوع چندین نقطه در طول یک فیبر مورد اندازه‌گیری واقع می‌شوند .

 حسگرهای توزیع شده ( Distributed ) 
در این نوع هر نقطه‌ای در طول یک فیبر می‌تواند اندازه‌گیری شود .
 منابع 

رده:حسگرها
رده:فیبرهای نوری
رده:فیزیک نور
رده:مهندسی اپتیک و لیزر
رده:مهندسی الکترونیک