Mallarĝ-angula Iks-radio disigado

Mallarĝ-angula Iks-radio disigado (SAXS, el la angla Small Angle X-ray Scattering) estas mallarĝ-angula disigado tekniko en kiu X-radia (ondolongo 0.1 ... 0.2 nm) estas disigataj far specimeno enhavanta malsamaĵoj en la nm-gamo, kaj la disigataj radioj registritaj ĉe tre mallarĝaj anguloj (tipe 0.1 - 10°). Ĉi tiu angula gamo enhavas informon pri la formo kaj grandeco de molekulegoj, specifaj distancoj de parte regulaj materialoj, pore grandecoj kaj alia datumo. SAXS povas doni strukturan informon de molekulegoj inter 5 kaj 25nm, kaj ripetaj distancoj en parte regulaj sistemoj de ĝis 150nm. 

SAXS apartenas al familio de X-radio disigadaj teknikoj uzataj en la karakterizado de materialoj. En la kazo de biologia molekulegoj kiel proteinoj, la avantaĝo de SAXS super kristala difrakto estas ke kristala specimeno ne estas bezonata. Atoma magneta resonanco spektroskopumo metodoj ne povas facile pritrakti molekulegojn de pli alta molekula pezo (> 30-40 kDa). Tamen, ĉar la solvitaj aŭ parte regulaj molekuloj estas hazarde aranĝataj, la bildo estas averaĝata en ĉiuj direktoj, perdante informon en SAXS komparita al kristala difrakto.
 Punkto-collimation instrumentoj havi pinholes ke formas la X-radia trabo al malgranda cirkulero aŭ elipsa punkto kiu iluminas la ekzemplon. Kaj tiel la disiganta estas centro-symmetrically distribuita ĉirkaŭ la primara X-radia trabo kaj la disiganta skemo en la malkaŝa aviadilo konsistas de cirkloj ĉirkaŭ la primara trabo. Ŝuldanta al la malgranda iluminita ekzemplan volumon kaj la wastefulness de la collimation procezo — nur tiuj fotonoj estas permesita pasi ke okazas flugi en la ĝusta direkto — la disigita intensecon estas malgranda kaj sekve la mezura tempo estas en la ordo de horoj aŭ tagoj en kazo de tre malforta scatterers. Se koncentranta optikon kiel kurbaj speguloj aŭ fleksita monochromator kristaloj aŭ collimating kaj monochromating optiko kiel multilayers estas uzita, mezura tempo povas esti tre reduktita. Punkto-collimation permesas la orientiĝon de ne-isotropic sistemaj (fibroj, tondita likvaĵojn) esti determinita.
 Linio-collimation instrumentoj limigas la trabon nur en unu dimensio por ke la traba profilo estas longa sed mallarĝa linio. La iluminita ekzemplan volumon estas multe da pli granda komparita indiki-collimation kaj la disigita intensecon ĉe la sama flua denseco estas proportionally pli granda. Kaj tiel mezuranta tempojn kun linio-collimation SAXSaj instrumentoj estas multe da pli mallongaj komparita indiki-collimation kaj estas en la gamo de minutoj. Malavantaĝo estas ke la registrita skemon estas esence integra superposition (memo-convolution) de multaj pinhole apuda pinhole skemoj. La rezultinta smearing povas esti facile forigita uzanta modelan-liberaj algoritmoj aŭ deconvolution metodoj bazita sur Fourier transformo, sed nur se la sistemo estas isotropic. Linio collimation estas de granda utilo por ajnaj isotropic nanostructured materialoj, ekz. proteinoj, surfactants, parteto dispersion kaj emulsions.

 Referencoj 

Kategorio:Verŝado
Kategorio:Partikla fiziko