Εκχυλιστής Σόξλετ

Περιγραφή
Ένας εκχυλιστής Soxhlet έχει τρία κύρια τμήματα: έναν διηθητή (λέβητα και αναρροή) που κυκλοφορεί τον διαλύτη, μια φύσιγγα (συνήθως από χοντρό διηθητικό χαρτί) που συγκρατεί το προς εξαγωγή στερεό και έναν μηχανισμό σιφωνισμού, ο οποίος αδειάζει περιοδικά τον συμπυκνωμένο διαλύτη από τη φύσιγγα πίσω στον διηθητή.
Συναρμολόγηση
 Το αρχικό υλικό που περιέχει την προς εκχύλιση ένωση τοποθετείται μέσα στη φύσιγγα.
 Η φύσιγγα τοποθετείται στον κύριο θάλαμο του εκχυλιστή Soxhlet.
 Η εκχύλιση διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί τοποθετείται σε απόσταξη σφαιρικής φιάλης.
 Η φιάλη τοποθετείται στο θερμαντικό στοιχείο.
 Ο εκχυλιστής Soxhlet τοποθετείται πάνω από τη φιάλη.
 Ένας συμπυκνωτής αναρροής τοποθετείται επάνω στον εκχυλιστή.
Λειτουργία
Ο διαλύτης θερμαίνεται σε αναρροή. Ο ατμός του διαλύτη ταξιδεύει επάνω σε έναν βραχίονα απόσταξης και πλημμυρίζει στον θάλαμο που στεγάζει τη φύσιγγα του στερεού. Ο συμπυκνωτής διασφαλίζει ότι τυχόν ατμοί διαλύτη ψύχονται και στάζουν πίσω στον θάλαμο που στεγάζει το στερεό υλικό. Ο θάλαμος που περιέχει το στερεό υλικό γεμίζει αργά με θερμό διαλύτη. Κάποια από την επιθυμητή ένωση διαλύεται στον θερμό διαλύτη. Όταν ο θάλαμος του Soxhlet είναι σχεδόν γεμάτος, ο θάλαμος αδειάζει από το σιφόνι. Ο διαλύτης επιστρέφεται στη φιάλη απόσταξης. Η φύσιγγα διασφαλίζει ότι η γρήγορη κίνηση του διαλύτη δεν μεταφέρει κανένα στερεό υλικό στην φιάλη απόσταξης. Αυτός ο κύκλος μπορεί να επιτρέπεται να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, για ώρες ή ημέρες.
Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου, ένα μέρος της μη-πτητικής ένωσης διαλύεται στον διαλύτη. Μετά από πολλούς κύκλους η επιθυμητή ένωση συμπυκνώνεται στη φιάλη απόσταξης. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι αντί να περάσουν πολλά μέρη θερμού διαλύτη μέσω του δείγματος, ανακυκλώνεται μόνο μία παρτίδα διαλύτη.
Μετά την εκχύλιση, ο διαλύτης απομακρύνεται, τυπικά μέσω ενός περιστροφικού εξατμιστή, αποδίδοντας την εκχυλισμένη ένωση. Το μη διαλυτό μέρος του εκχυλιζόμενου στερεού παραμένει στη φύσιγγα και συνήθως απορρίπτεται.
Όπως ο εκχυλιστής Soxhlet, ο εκχυλιστής Kumagawa έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο όπου η θήκη/θάλαμος της φύσιγγας αιωρείται απευθείας στο εσωτερικό της φιάλης διαλύτη (με ένα κατακόρυφο μεγάλο άνοιγμα) πάνω από τον διαλύτη που βράζει. Η φύσιγγα περιβάλλεται από θερμό ατμό διαλύτη και διατηρείται σε υψηλότερη θερμοκρασία σε σύγκριση με τον εκχυλιστή Soxhlet, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη εκχύλιση για ενώσεις με υψηλότερα σημεία τήξης όπως η άσφαλτος. Η αφαιρούμενη θήκη/θάλαμος είναι εξοπλισμένη με ένα μικρό πλευρικό βραχίονα σιφονιού και, όπως και για το Soxhlet, ένας κατακόρυφος συμπυκνωτής διασφαλίζει ότι ο διαλύτης στάζει πίσω στον θάλαμο ο οποίος αδειάζει αυτόματα στο κάθε κύκλο.
Ιστορικό
Ο William B. Jensen σημειώνει ότι το αρχαιότερο παράδειγμα συνεχούς εκχυλιστή είναι αρχαιολογικά στοιχεία για έναν εκχυλιστή ζεστού νερού στη Μεσοποταμία για οργανική ύλη που χρονολογείται περίπου από το 3500 π.Χ. Ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και στο Πυθαγόρειο κύπελλο. Πριν από τον Soxhlet, ο Γάλλος χημικός Anselme Payen πρωτοστάτησε με τη συνεχή εκχύλιση στη δεκαετία του 1830.
Μια συσκευή Soxhlet έχει προταθεί ως αποτελεσματική τεχνική για το πλύσιμο προτύπων μάζας.

 Συλλογή 

Παραπομπές

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 The Soxhlet Extractor explained
 Royal Society of Chemistry: Classic Kit: Soxhlet extractor
 Soxhlet apparatus used as a replenishing source of solvent in chromatography
 Extracting the Spicy Chemical in Black Pepper video demonstrating the use of a Soxhlet extractor to extract piperine from black pepper.
 thimbles used for Soxhlet extraction

Κατηγορία:Εργαστηριακές τεχνικές
Κατηγορία:Αναλυτική χημεία
Κατηγορία:Λήμματα που περιέχουν βιντεοκλίπ
Κατηγορία:Συσκευές εργαστηρίου