গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (Gas chromatography, সংক্ষেপে GC) হলো বিশ্লেষণধর্মী রসায়ন-এ ব্যবহৃত একটি সাধারণ ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে এমন রাসায়নিক যৌগ পৃথক ও বিশ্লেষণ করা হয় যেগুলো বাষ্পীভবন হতে পারে কিন্তু এতে কোন রাসায়নিক অবক্ষয় ঘটে না। GC সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট পদার্থের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা বা একটি মিশ্রণের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করতে ব্যবহৃত হয়। 

প্রস্তুতিমূলক ক্রোমাটোগ্রাফি-তে GC ব্যবহার করে একটি মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ যৌগও প্রস্তুত করা যায়।  

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি কখনও কখনও বাষ্প-দশা ক্রোমাটোগ্রাফি (VPC) বা গ্যাস–তরল বিভাজন ক্রোমাটোগ্রাফি (GLPC) নামেও পরিচিত। এই বিকল্প নাম ও সংক্ষিপ্ত রূপগুলো বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি হলো একটি মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন যৌগ আলাদা করার প্রক্রিয়া যেখানে একটি গ্যাসীয় বা তরল নমুনাকে চলমান পর্যায়ে (mobile phase, যাকে বাহক গ্যাস বা carrier gas ও বলা হয়) প্রবেশ করানো হয় এবং সেটিকে একটি স্থির পর্যায়ের (stationary phase) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। চলমান পর্যায় সাধারণত হলো একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা কম প্রতিক্রিয়াশীল গ্যাস যেমন হিলিয়াম, আর্গন, নাইট্রোজেন বা হাইড্রোজেন। স্থির পর্যায়টি কঠিন বা তরল হতে পারে, যদিও আধুনিক অধিকাংশ GC সিস্টেমে পলিমারভিত্তিক তরল স্থির পর্যায় ব্যবহৃত হয়।   এই স্থির পর্যায়টি একটি পৃথকীকরণ কলামের ভিতরে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ GC কলাম ফিউজড সিলিকা ক্যাপিলারি দিয়ে তৈরি, যার অভ্যন্তরীণ ব্যাস সাধারণত  এবং দৈর্ঘ্য । কলামটি একটি ওভেনের ভিতরে থাকে, যেখানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কলাম থেকে বের হওয়া প্রবাহ একটি উপযুক্ত ডিটেক্টর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

 কার্যপ্রণালী 

একটি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ সাধারণত একটি সরু নল দ্বারা গঠিত, যাকে কলাম বলা হয়। বাষ্পীভূত নমুনা এই কলামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং একটি ধারাবাহিক নিষ্ক্রিয় বা কম বিক্রিয়াশীল গ্যাসের প্রবাহ দ্বারা বহন করা হয়। 

নমুনার বিভিন্ন উপাদান তাদের রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং কলামের ভেতরের আবরণ বা ভরাট পদার্থের (যাকে স্টেশনারি ফেজ বলা হয়) সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে কলামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। 

কলামটি সাধারণত একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ওভেনের ভেতরে রাখা হয়। কলামের শেষ প্রান্ত থেকে রাসায়নিক পদার্থ বের হলে সেগুলোকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়।

 ইতিহাস 

পটভূমি
ক্রোমাটোগ্রাফির ইতিহাস শুরু হয় ১৯০৩ সালে রুশ বিজ্ঞানী মিখাইল সেমেনোভিচ ত্সভেট-এর কাজের মাধ্যমে, যিনি তরল কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহার করে উদ্ভিদের রঞ্জক পদার্থ পৃথক করেছিলেন।

আবিষ্কার
গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাধারণত অ্যান্থনি টি. জেমস এবং আর্চার জে. পি. মার্টিন-কে দেওয়া হয়, যারা ১৯৫১ সালে লন্ডনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চ (মিল হিল)-এ এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

তাদের গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফে পৃথকীকরণের মূল নীতি ছিল পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি, যা অ্যাডসর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফি থেকে ভিন্ন। 

ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর উদ্ভাবনের পর গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

মার্টিন এবং তার আরেক সহকর্মী রিচার্ড সিনজে, যার সঙ্গে তিনি ১৯৫২ সালের রসায়নে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছিলেন, পূর্বের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে ক্রোমাটোগ্রাফি গ্যাস পৃথক করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তীতে সিনজে অন্য কাজে মনোনিবেশ করেন, আর মার্টিন জেমসের সঙ্গে এই গবেষণা চালিয়ে যান। 

আবিষ্কারের কিছুদিন পর প্রযুক্তিটিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টায় লন্ডনভিত্তিক গ্রিফিন অ্যান্ড জর্জ লিমিটেড ১৯৫৪ সালে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ তৈরি ও বিক্রি শুরু করে। পরবর্তীতে কেমব্রিজভিত্তিক পাই ইউনিক্যাম এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানি ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে এই প্রযুক্তি উৎপাদন শুরু করে।

গ্যাস অ্যাডসর্পশন ক্রোমাটোগ্রাফির পূর্বসূরি

জার্মান ভৌত রসায়নবিদ এরিকা ক্রেমার ১৯৪৭ সালে অস্ট্রিয়ান স্নাতক শিক্ষার্থী ফ্রিটজ প্রিয়রের সঙ্গে মিলে এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেন, যাকে প্রথম দিকের গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এতে একটি ক্যারিয়ার গ্যাস, সিলিকা জেল ভরাট কলাম এবং একটি থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ডিটেক্টর ছিল। তারা ফ্রাঙ্কফুর্টের ACHEMA প্রদর্শনীতে এই ক্রোমাটোগ্রাফ প্রদর্শন করেন, কিন্তু তখন এটি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি।

বারেল কর্পারেশনের এন. সি. টার্নার ১৯৪৩ সালে একটি বড় আকারের যন্ত্র উপস্থাপন করেন, যাতে চারকোল কলাম এবং পারদের বাষ্প ব্যবহার করা হতো। একইভাবে, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্টিগ ক্লাসন ১৯৪৬ সালে চারকোল কলাম ও পারদ ব্যবহার করে পৃথকীকরণ সম্পর্কিত গবেষণা প্রকাশ করেন।

মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়/লান-এর অধ্যাপক গেরহার্ড হেসে জার্মান রসায়নবিদদের মধ্যে প্রচলিত একটি ধারণা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন—যে চলমান গ্যাস প্রবাহে অণু পৃথক করা সম্ভব নয়। তিনি স্টার্চ ভরাট একটি সাধারণ কাচের কলাম তৈরি করেন এবং নাইট্রোজেনকে ক্যারিয়ার গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করে সফলভাবে ব্রোমিন ও আয়োডিন পৃথক করেন। পরে তিনি একটি উন্নত ব্যবস্থা তৈরি করেন, যেখানে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস সিলিকা জেল ভরাট কাচের কনডেনসারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো এবং নির্গত ভগ্নাংশ সংগ্রহ করা হতো।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টেনি এস. জি. ফিলিপস চারকোল কলামে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ডিটেক্টর ব্যবহার করে পৃথকীকরণ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি ক্লাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে ডিসপ্লেসমেন্ট পদ্ধতিকে পৃথকীকরণের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে জেমস এবং মার্টিনের কাজ সম্পর্কে জানার পর তিনি পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করেন।

কলাম প্রযুক্তি

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত প্যাক্ট কলাম ব্যবহার করা হতো, যেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১–৫ মিটার এবং ব্যাস ১–৫ মিমি; এগুলো বিভিন্ন কণায় পূর্ণ থাকত। 

পরবর্তীতে ক্যাপিলারি কলাম আবিষ্কারের ফলে রেজোলিউশন বা পৃথকীকরণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়। এই ধরনের কলামে স্টেশনারি ফেজ ক্যাপিলারির ভেতরের প্রাচীরে প্রলেপ হিসেবে থাকে।

 ভৌত উপাদান 

 অটোস্যাম্পলার 

অটোস্যাম্পলার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনলেটে নমুনা প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা প্রদান করে। হাতে নমুনা প্রবেশ করানো সম্ভব হলেও বর্তমানে তা খুব কম ব্যবহৃত হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নমুনা প্রবেশ করালে পুনরুৎপাদনযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সময় সাশ্রয় হয়।

alt=মাইক্রোসিরিঞ্জ ভিত্তিক তরল বা গ্যাসীয় নমুনার অটোস্যাম্পলার|thumb|মাইক্রোসিরিঞ্জ ভিত্তিক তরল বা গ্যাসীয় নমুনার অটোস্যাম্পলার

বিভিন্ন ধরনের অটোস্যাম্পলার রয়েছে। এগুলোকে সাধারণত কয়েকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়:
 নমুনা ধারণক্ষমতার ভিত্তিতে (auto-injector বনাম autosampler)
 রোবোটিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে (XYZ robot অথবা rotating robot)
 বিশ্লেষণের ধরনের ভিত্তিতে:
 তরল (Liquid)
 স্ট্যাটিক হেড-স্পেস (Static head-space)
 ডাইনামিক হেড-স্পেস (Dynamic head-space)
 সলিড ফেজ মাইক্রোএক্সট্রাকশন (SPME)

 ইনলেট 


কলাম ইনলেট (বা ইনজেক্টর) ক্যারিয়ার গ্যাসের ধারাবাহিক প্রবাহের মধ্যে নমুনা প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা প্রদান করে। ইনলেট হলো একটি যন্ত্রাংশ যা কলামের মাথার সাথে সংযুক্ত থাকে।

সাধারণ ইনলেটের ধরনগুলো হলো:

 স্প্লিট/স্প্লিটলেস ইনজেক্টর (S/SL) – সিরিঞ্জের মাধ্যমে একটি উত্তপ্ত ছোট চেম্বারে নমুনা প্রবেশ করানো হয়। তাপের কারণে নমুনা বাষ্পীভূত হয়। ক্যারিয়ার গ্যাস নমুনার সম্পূর্ণ অংশ (স্প্লিটলেস মোড) অথবা একটি অংশ (স্প্লিট মোড) কলামে নিয়ে যায়।  
স্প্লিট মোডে নমুনার একটি অংশ স্প্লিট ভেন্ট দিয়ে বের হয়ে যায়। উচ্চ ঘনত্বের নমুনার ক্ষেত্রে স্প্লিট ইনজেকশন এবং অতি অল্প পরিমাণ বিশ্লেষ্য থাকলে স্প্লিটলেস ইনজেকশন বেশি উপযোগী। স্প্লিটলেস মোডে নির্দিষ্ট সময় পরে স্প্লিট ভালভ খোলা হয় যাতে ভারী উপাদান বের হয়ে যায় এবং সিস্টেম দূষিত না হয়।

 অন-কলাম ইনলেট – এই পদ্ধতিতে নমুনা সরাসরি কলামের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, সাধারণত তাপ ছাড়া বা দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্কের নিচের তাপমাত্রায়। কম তাপমাত্রায় নমুনা একটি সংকীর্ণ অঞ্চলে ঘনীভূত হয়। পরে কলাম উত্তপ্ত করলে নমুনা গ্যাসীয় অবস্থায় প্রবেশ করে। এতে নমুনা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

 PTV ইনজেক্টর – টেম্পারেচার-প্রোগ্রামড স্যাম্পল ইনট্রোডাকশন পদ্ধতি প্রথম ভগ্ট (Vogt) ১৯৭৯ সালে বর্ণনা করেন। এই পদ্ধতিতে বড় আয়তনের নমুনা (প্রায় ২৫০ μL পর্যন্ত) ক্যাপিলারি GC-তে প্রবেশ করানো সম্ভব হয়। নমুনা ধীরে ধীরে ইনজেক্ট করা হয় এবং দ্রাবকের স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রা রাখা হয় যাতে দ্রাবক বাষ্পীভূত হয়ে বের হয়ে যায়। পরে এই পদ্ধতির ভিত্তিতে PTV ইনজেক্টর উন্নত করা হয়।

 গ্যাস সোর্চ ইনলেট বা গ্যাস সুইচিং ভাল্ব – সংগ্রহ বোতলে রাখা গ্যাসীয় নমুনা সাধারণত একটি six-port switching valve-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। ক্যারিয়ার গ্যাসের প্রবাহ বন্ধ না করেই নমুনা লুপে প্রবেশ করানো হয় এবং পরে তা ক্যারিয়ার গ্যাসে প্রবেশ করে।

 P/T (পার্জ-অ্যান্ড-ট্র্যাপ) পদ্ধতি – একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস তরল নমুনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে উড়নশীল যৌগগুলো বের করে আনা হয়। এগুলো একটি অ্যাবজর্বেন্ট ট্র্যাপে জমা হয় এবং পরে উত্তপ্ত করে ক্যারিয়ার গ্যাসে প্রবেশ করানো হয়। খুব অল্প পরিমাণ যৌগ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

ক্যারিয়ার গ্যাস (mobile phase) নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাইড্রোজেনের প্রবাহ হার হিলিয়ামের মতো দক্ষতা দিতে পারে, তবে উপযুক্ত প্রবাহ হার নির্ধারণ করা হলে হিলিয়াম প্রায়ই ভালো পৃথকীকরণ দেয়। হিলিয়াম দাহ্য নয় এবং অনেক ধরনের ডিটেক্টরের সাথে ব্যবহার করা যায়, তাই এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ক্যারিয়ার গ্যাস। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিলিয়ামের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে।

 ডিটেক্টর 

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ডিটেক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (FID) এবং থার্মাল কনডাক্টটিভিটি ডিটেক্টর (TCD)। TCD-এর একটি সুবিধা হলো এটি নমুনাকে ধ্বংস করে না, তবে অধিকাংশ বিশ্লেষ্যের ক্ষেত্রে এর শনাক্তকরণ সীমা তুলনামূলক বেশি হওয়ায় এর ব্যবহার সীমিত। 

FID প্রধানত হাইড্রোকার্বনের প্রতি সংবেদনশীল এবং এ ক্ষেত্রে TCD-এর তুলনায় বেশি সংবেদনশীল। FID পানি বা কার্বন ডাই-অক্সাইড শনাক্ত করতে পারে না, তাই পরিবেশগত জৈব যৌগ বিশ্লেষণে এটি বিশেষভাবে উপযোগী। সাধারণভাবে FID, TCD-এর তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি সংবেদনশীল।

TCD একটি টাংস্টেন-রেনিয়াম তারের চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত পদার্থের তাপ পরিবাহিতা পরিমাপের উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থায় হিলিয়াম বা নাইট্রোজেন ক্যারিয়ার গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলোর তাপ পরিবাহিতা তুলনামূলক বেশি এবং তা ফিলামেন্টকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।  যখন বিশ্লেষ্য কলাম থেকে বের হয়ে ক্যারিয়ার গ্যাসের সঙ্গে মিশে যায়, তখন তাপ পরিবাহিতা কমে যায় এবং ফিলামেন্টের তাপমাত্রা ও রোধ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ভোল্টেজে পরিবর্তন ঘটে এবং ডিটেক্টর সাড়া দেয়। ডিটেক্টরের সংবেদনশীলতা ফিলামেন্ট কারেন্টের সমানুপাতিক এবং পরিবেশের তাপমাত্রা ও ক্যারিয়ার গ্যাসের প্রবাহ হারের ব্যস্তানুপাতিক।

ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (FID)-এ কলামের প্রান্তের কাছে হাইড্রোজেন-এয়ার শিখার পাশে ইলেক্ট্রোড স্থাপন করা হয়। কার্বনযুক্ত যৌগ শিখায় প্রবেশ করলে তা পাইরোলাইসিসের মাধ্যমে আয়ন ও ইলেকট্রন তৈরি করে এবং ইলেক্ট্রোডের মধ্যে একটি কারেন্ট উৎপন্ন হয়। এই কারেন্ট বৃদ্ধিই ক্রোমাটোগ্রামে পিক হিসেবে দেখা যায়। FID-এর শনাক্তকরণ সীমা খুব কম (পিকোগ্রাম স্তর), তবে কিছু কার্বনিলযুক্ত যৌগ শনাক্ত করা কঠিন হতে পারে। FID-এর সঙ্গে হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন বা আর্গন ক্যারিয়ার গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কখনও কখনও FID-এর আগে গ্যাস প্রবাহ পরিবর্তন করা হয়। একটি মিথানাইজার কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে মিথেনে রূপান্তর করে যাতে সেগুলো শনাক্ত করা যায়। অন্য একটি প্রযুক্তি polyarc, যা বিভিন্ন যৌগকে মিথেনে রূপান্তর করে।

অ্যালকালি ফ্লেম ডিটেক্টর (AFD) বা অ্যালকালি ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (AFID) নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রতি উচ্চ সংবেদনশীলতা দেখায়, যা নাইট্রোজেন-ফসফরাস ডিটেক্টরের (NPD) মতো। তবে এখানে ক্ষারধাতব আয়ন হাইড্রোজেন গ্যাসের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এর ফলে দীর্ঘ সময় স্থিতিশীল সংবেদনশীলতা বজায় থাকে। 

ক্যাটালিটিক কমবাস্ট ডিটেক্টর (CCD) দাহ্য হাইড্রোকার্বন ও হাইড্রোজেন পরিমাপ করে। ডিসচার্জ আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (DID) উচ্চ ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ ব্যবহার করে আয়ন তৈরি করে।

ফ্লেম ফটোমেট্রিক ডিটেক্টর (FPD) শিখায় দহনকালে উৎপন্ন নির্দিষ্ট বর্ণালীর আলো শনাক্ত করতে ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব ব্যবহার করে। বিশেষ করে ফসফরাস ও সালফার নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো নির্গত করে, যা শনাক্ত করা যায়।

এটমিক এমিশন ডিটেক্টর (AED)-এ নমুনা একটি মাইক্রোওয়েভ-সক্রিয় প্লাজমা চেম্বারে প্রবেশ করে, যেখানে বিশ্লেষ্য ভেঙে গিয়ে নির্দিষ্ট উপাদানের পারমাণবিক বর্ণালী তৈরি করে এবং তা শনাক্ত করা হয়।

ইলেকট্রন ক্যাপচার ডিটেক্টর (ECD) একটি তেজস্ক্রিয় বিটা কণার উৎস ব্যবহার করে ইলেকট্রন গ্রহণের মাত্রা পরিমাপ করে। হ্যালোজেন, নাইট্রো গ্রুপ, নাইট্রাইল এবং অন্যান্য ইলেকট্রোনেগেটিভ উপাদানযুক্ত অণু শনাক্ত করতে এটি খুব কার্যকর।

নাইট্রোজেন-ফসফরাস ডিটেক্টর (NPD) একটি থার্মিওনিক ডিটেক্টর, যেখানে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস একটি বিশেষ প্রলেপযুক্ত বিডের কার্যফাংশন পরিবর্তন করে এবং এর ফলে সৃষ্ট কারেন্ট পরিমাপ করা হয়।

ড্রাই ইলেকট্রনিক কন্ডাক্টিভিটি ডিটেক্টর (DELCD) ক্লোরিনযুক্ত যৌগ পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

মাস স্পেকট্রোমিটার (MS), বা GC-MS, অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং অল্প নমুনাতেও কার্যকর। এটি ভর-বর্ণালীর মাধ্যমে বিশ্লেষ্য শনাক্ত করতে পারে।

কিছু ক্ষেত্রে GC-MS-এর সাথে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স স্পেকট্রোস্কপি (NMR)  বা ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কপি (IR) যুক্ত করে যৌথ বিশ্লেষণ করা হয়, যদিও এটি তুলনামূলকভাবে বিরল।

ভ্যাকুয়াম আলট্রাভায়োলেট ডিটেক্টর (VUV) গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির একটি তুলনামূলক নতুন উন্নয়ন। অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থ 120–240 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে শোষণ করে এবং সেই ভিত্তিতে নির্ণয় করা সম্ভব।

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি-অলফ্যাক্টোমেট্রি (GC-O) মানুষের ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করে গন্ধের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে।

অন্যান্য ডিটেক্টরের মধ্যে রয়েছে - হল ইলেকট্রোলাইটিক কনডাক্টটিভিটি ডিটেক্টর (ElCD), হিলিয়াম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (HID), ইনফ্রারেড ডিটেক্টর (IRD), ফটো-আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (PID), পালসড ডিসচার্জ আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (PDD), এবং থার্মিওনিক আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (TID)। 

 পদ্ধতিসমূহ 


"পদ্ধতি" বলতে সেই শর্তগুলির সমষ্টিকে বোঝায়, যার মধ্যে একটি GC নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের জন্য কাজ করে। পদ্ধতি উন্নয়ন হলো এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কোন শর্তগুলি যথেষ্ট বা আদর্শ বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত।  

যেসব শর্ত পরিবর্তন করা যেতে পারে তা হল ইনলেট তাপমাত্রা, ডিটেক্টর তাপমাত্রা, কলামের তাপমাত্রা ও তাপমাত্রা প্রোগ্রাম, ক্যারিয়ার গ্যাস ও তার প্রবাহের হার, কলামের স্থায়ী পর্যায় (stationary phase), ব্যাসার্ধ এবং দৈর্ঘ্য, ইনলেটের ধরন ও প্রবাহের হার, নমুনার আকার এবং ইনজেকশন কৌশল।  GC-তে যেসব ডিটেক্টর (নীচে দেখানো) ইনস্টল করা আছে তার উপর নির্ভর করে, আরও কিছু ডিটেক্টর শর্তও পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিছু GC-তে ভালভ থাকে যা নমুনা এবং ক্যারিয়ার প্রবাহের পথ পরিবর্তন করতে পারে। এই ভালভ খোলা ও বন্ধ করার সময় পদ্ধতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।  

 ক্যারিয়ার গ্যাস নির্বাচন এবং প্রবাহের হার 
সাধারণ ক্যারিয়ার গ্যাসের মধ্যে রয়েছে হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং হাইড্রোজেন। কোন গ্যাস ব্যবহার করা হবে তা সাধারণত ব্যবহৃত ডিটেক্টরের ওপর নির্ভর করে; উদাহরণস্বরূপ, একটি ডিসচার্জ আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (DID)-এর জন্য হেলিয়াম ব্যবহার করা হয়। গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণের সময়, ক্যারিয়ার নির্বাচন করা হয় নমুনার ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী; উদাহরণস্বরূপ, আর্গনের মিশ্রণ বিশ্লেষণের সময় আর্গন ক্যারিয়ার পছন্দ করা হয় কারণ ক্রোমাটোগ্রামে আর্গনের উপস্থিতি দেখা যায় না। নিরাপত্তা এবং প্রাপ্যতাও ক্যারিয়ার নির্বাচনে প্রভাব ফেলে।  

ক্যারিয়ার গ্যাসের বিশুদ্ধতাও প্রায়শই ডিটেক্টরের দ্বারা নির্ধারিত হয়, যদিও প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতার স্তরও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত, ৯৯.৯৯৫% বা তার বেশি বিশুদ্ধতা ব্যবহার করা হয়। আধুনিক যন্ত্রগুলির জন্য সবচেয়ে সাধারণ বিশুদ্ধতা হলো 5.0 গ্রেড, অর্থাৎ ৯৯.৯৯৯% বিশুদ্ধ, যার মানে হলো মোট ১০ পিপিএম অমিশ্রিত পদার্থ রয়েছে যা ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণ ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে উচ্চ বিশুদ্ধতা 6.0 গ্রেড, তবে খুব কম মাত্রার সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা কিছু ফরেনসিক এবং পরিবেশগত প্রয়োগে 7.0 গ্রেড বিশুদ্ধতা প্রয়োজনীয় করে তুলেছে এবং এখন এটি বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ। প্রচলিত বিশুদ্ধতার ট্রেড নামগুলির মধ্যে রয়েছে "জিরো গ্রেড", "আল্ট্রা-হাই পিউরিটি (UHP) গ্রেড", "4.5 গ্রেড" এবং "5.0 গ্রেড"।  

ক্যারিয়ার গ্যাসের রৈখিক বেগ বিশ্লেষণকে তাপমাত্রার মতো প্রভাবিত করে। উচ্চতর রৈখিক বেগে বিশ্লেষণ দ্রুত হয়, কিন্তু পৃথকীকরণ কম হয়। তাই রৈখিক বেগ নির্বাচন করা কলামের তাপমাত্রা নির্বাচন করার মতোই একটি সমঝোতা, যেখানে পৃথকীকরণের মাত্রা এবং বিশ্লেষণের সময় বিবেচনা করা হয়। রৈখিক বেগ ক্যারিয়ার গ্যাসের প্রবাহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, কলামের অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধের পরিপ্রেক্ষিতে।  

1990-এর আগে তৈরি অনেক GC-তে, ক্যারিয়ার ফ্লো রেট আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো ক্যারিয়ার ইনলেট চাপ বা "কলাম হেড প্রেসার" নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। প্রকৃত প্রবাহের হার কলাম বা ডিটেক্টরের আউটলেটে ইলেকট্রনিক বা বুদবু প্রবাহ মাপার যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করা হতো এবং এটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া ছিল। চলার সময় চাপের সেটিং পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না, তাই বিশ্লেষণের সময় প্রবাহ প্রায় স্থির থাকতো। প্রবাহের হার এবং ইনলেট চাপের সম্পর্ক পয়সেউইলি সমীকরণ (Poiseuille Equation ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়।

তবে, আধুনিক অধিকাংশ GC ইলেকট্রনিকভাবে প্রবাহের হার পরিমাপ করে এবং প্রবাহ নির্ধারণ করতে ক্যারিয়ার গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, চলাকালীন সময়ে ক্যারিয়ার চাপ এবং প্রবাহ সামঞ্জস্য করা যায়, যা তাপমাত্রা প্রোগ্রামের মতো চাপ/প্রবাহ প্রোগ্রাম তৈরি করতে সক্ষম করে।

 স্থায়ী পদার্থ নির্বাচন 
দ্রবণীয় পদার্থের কেমিক্যাল পোলারিটি স্থায়ী পদার্থ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, স্থায়ী পদার্থের পোলারিটি দ্রবণীয় পদার্থের সাথে মিল থাকা উচিত। ওপেন টিউবুলার কলামে সাধারণ স্থায়ী ফেজের মধ্যে রয়েছে সায়ানোপ্রোপাইলফেনাইল ডাইমিথাইল পলিসাইলোক্সেন, কার্বোওয়্যাক্স পলিইথিলিনগ্লাইকোল, বিসায়ানোপ্রোপাইল সায়ানোপ্রোপাইলফেনাইল পলিসাইলোক্সেন এবং ডিফেনাইল ডাইমিথাইল পলিসাইলোক্সেন। প্যাকড কলামের জন্য আরও বিকল্প উপলব্ধ আছে।

 ইনলেটের ধরন ও প্রবাহের হার 
ইনলেটের ধরন এবং ইনজেকশন কৌশল নির্বাচন করা হয় নমুনার অবস্থার ওপর নির্ভর করে—তাহলে এটি তরল, গ্যাস, আবদ্ধ বা কঠিন রূপে রয়েছে কিনা, এবং কোন সলভেন্ট ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান কিনা যা বাষ্পীভূত হতে হবে। দ্রবীভূত নমুনা সরাসরি কলামে প্রবর্তন করা যেতে পারে COC ইনজেক্টরের মাধ্যমে, যদি শর্তগুলি ভালোভাবে জানা থাকে; যদি সলভেন্টকে বাষ্পীভূত করে আংশিকভাবে সরাতে হয়, তবে S/SL ইনজেক্টর ব্যবহার করা হয় (সবচেয়ে সাধারণ ইনজেকশন কৌশল); গ্যাসীয় নমুনা (যেমন, এয়ার সিলিন্ডার) সাধারণত গ্যাস সুইচিং ভালভ সিস্টেম ব্যবহার করে ইনজেক্ট করা হয়; আবদ্ধ নমুনা (যেমন, অ্যাডসর্বেন্ট টিউবে) হয়ত বহির্গামী (অন-লাইন বা অফ-লাইন) ডিসর্পশন যন্ত্র ব্যবহার করে প্রবর্তিত হয় যেমন পার্জ-এন্ড-ট্র্যাপ সিস্টেম, অথবা ইনজেক্টরে ডিসর্প করা হয় (SPME অ্যাপ্লিকেশন)।  

 নমুনার আকার এবং ইনজেকশন কৌশল 

 নমুনা ইনজেকশন 

বাস্তব ক্রোমাটোগ্রাফিক বিশ্লেষণ শুরু হয় কলামে নমুনা প্রবর্তনের মাধ্যমে। ক্যাপিলারি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফির বিকাশের ফলে ইনজেকশন কৌশলে অনেক বাস্তব সমস্যা তৈরি হয়। অন-কলাম ইনজেকশন কৌশল, যা প্রায়শই প্যাকড কলামের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, সাধারণত ক্যাপিলারি কলামে সম্ভব নয়। ক্যাপিলারি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফের ইনজেকশন সিস্টেমে ইনজেক্ট করা পরিমাণ কলামকে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত নয় এবং ইনজেক্ট করা প্লাগের প্রস্থ ক্রোমাটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ার কারণে ছড়ানোর তুলনায় ছোট হওয়া উচিত। এই শর্তটি না মানলে কলামের পৃথকীকরণ ক্ষমতা কমে যায়। সাধারণ নিয়ম হিসেবে, ইনজেক্ট করা আয়তন, Vinj, এবং ডিটেক্টর সেলের আয়তন, Vdet, কলামের সেই অংশ দ্বারা দখলকৃত আয়তনের প্রায় ১/১০ হওয়া উচিত, যেখানে প্রয়োজনীয় অ্যানালাইটসমূহ রয়েছে।  

একটি ভালো ইনজেকশন কৌশলকে পূরণ করতে হবে সাধারণ কিছু শর্ত: এটি কলামের সর্বোচ্চ পৃথকীকরণ দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হতে হবে, ছোট পরিমাণের নমুনা নির্ভুল এবং পুনরায়প্রজননযোগ্যভাবে ইনজেক্ট করতে হবে, নমুনার রূপান্তর ঘটাবে না, বয়লিং পয়েন্ট, পোলারিটি, ঘনত্ব বা তাপ/ক্যাটালিটিক স্থায়িত্বের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে পক্ষপাত দেখাবে না, এবং এটি ট্রেস বিশ্লেষণ ও অপ্রদূষিত নমুনার জন্য ব্যবহারযোগ্য হতে হবে।  

তবে, সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ইনজেকশনের সময় কিছু অন্তর্নিহিত সমস্যা থাকে। সর্বোত্তম সিরিঞ্জও মাত্র ৩% নির্ভুলতা দাবি করে, এবং অনভিজ্ঞ হাতে ত্রুটি অনেক বড় হতে পারে। ইনজেকশন করার সময় সূঁচ সেপটামের ছোট রাবারের টুকরো কেটে ফেলতে পারে, যা পরবর্তীতে সিরিঞ্জের পূর্ণতা বাধা দিতে পারে। নমুনার একটি অংশ রাবারে আটকে যেতে পারে এবং পরবর্তী ইনজেকশনে মুক্তি পেতে পারে, যা ক্রোমাটোগ্রামে ghost peak সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, সবচেয়ে উড়নো উপাদানগুলো শিরার টিপ থেকে বাষ্পীভূত হয়ে হারাতে পারে। 

 কলাম নির্বাচন 
কলাম নির্বাচন নির্ভর করে নমুনা এবং মাপা রাসায়নিক গুণের ওপর। কলাম নির্বাচন করার সময় প্রধান রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কেমিক্যাল পোলারিটি, তবে কার্যকরী গ্রুপ-ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নমুনার পোলারিটি কলামের স্থায়ী ফেজের পোলারিটির সাথে যতটা সম্ভব মিল থাকা উচিত, যাতে পৃথকীকরণ (resolution) এবং বিভাজন বৃদ্ধি পায় এবং রান সময় কমে। পৃথকীকরণ এবং রান সময় কলামের স্থায়ী ফেজের ফিল্মের পুরুত্ব, কলামের ব্যাস এবং দৈর্ঘ্যের উপরও নির্ভর করে।  

 কলামের তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রা প্রোগ্রাম 

একটি GC-তে কলামগুলি একটি ওভেনের মধ্যে রাখা হয়, যার তাপমাত্রা ইলেকট্রনিকভাবে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। (যখন "কলামের তাপমাত্রা" বলা হয়, বিশ্লেষক মূলত কলাম ওভেনের তাপমাত্রার দিকে ইঙ্গিত করছেন। তবে এই পার্থক্য পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে না।)  

নমুনা কলামের মধ্যে যাত্রা করার গতি সরাসরি কলামের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। কলামের তাপমাত্রা যত বেশি, নমুনা তত দ্রুত কলামের মধ্যে চলে। তবে, দ্রুত গতিতে চলার সময়, নমুনা স্থায়ী ফেজের সাথে কম ইন্টারঅ্যাক্ট করে এবং অ্যানালাইট কম পৃথক হয়।  

সাধারণভাবে, কলামের তাপমাত্রা নির্বাচন করা হয় বিশ্লেষণের দৈর্ঘ্য এবং পৃথকীকরণের মাত্রার মধ্যে সমঝোতা হিসেবে।  

যে পদ্ধতি পুরো বিশ্লেষণের জন্য কলামের তাপমাত্রা একই রাখে, তাকে "আইসোথার্মাল" বলা হয়। তবে, বেশিরভাগ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের সময় কলামের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক তাপমাত্রা, তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার এবং চূড়ান্ত তাপমাত্রা মিলিতভাবে "টেম্পারেচার প্রোগ্রাম" নামে পরিচিত।  

একটি তাপমাত্রা প্রোগ্রাম এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে আগে নির্গত অ্যানালাইটগুলো যথাযথভাবে পৃথক হয়, এবং পরে নির্গত অ্যানালাইটগুলো দ্রুত কলামের মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

 ডেটা বিশ্লেষণ 

 গুণগত বিশ্লেষণ 

সাধারণভাবে, ক্রোমাটোগ্রাফিক ডেটা একটি গ্রাফ আকারে প্রদর্শিত হয়, যেখানে y-অক্ষ নির্দেশ করে ডিটেক্টরের প্রতিক্রিয়া এবং x-অক্ষ নির্দেশ করে রিটেনশন সময়। এটিকেই ক্রোমাটোগ্রাম বলা হয়।  এটি একটি নমুনার জন্য শিখরগুলোর স্পেকট্রাম প্রদান করে, যা কলাম থেকে বিভিন্ন সময়ে বের হওয়া বিশ্লেষ্য-এর উপস্থিতি উপস্থাপন করে।  যদি পদ্ধতির শর্তগুলো স্থিতিশীল থাকে, তবে রিটেনশন সময় ব্যবহার করে বিশ্লেষ্য শনাক্ত করা যায়। এছাড়াও, একটি নমুনার শিখরের প্যাটার্ন স্থিতিশীল অবস্থায় অভিন্ন থাকে এবং জটিল মিশ্রণ শনাক্ত করতে সাহায্য করে। তবে, আধুনিক অধিকাংশ প্রয়োগে, GC একটি ভর বর্ণালিমাপক বা সমতুল্য ডিটেক্টরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যা শিখর দ্বারা উপস্থাপিত বিশ্লেষ্যকে শনাক্ত করতে সক্ষম।

 পরিমাণগত বিশ্লেষণ 

একটি শিখরের নিচের ক্ষেত্রফল (area under the peak) ক্রোমাটোগ্রামে উপস্থিত বিশ্লেষ্যের পরিমাণের সাথে আনুপাতিক।  সমাকলন গাণিতিক ফাংশন ব্যবহার করে শিখরের ক্ষেত্র গণনা করে মূল নমুনায় বিশ্লেষ্যের ঘনত্ব নির্ধারণ করা যায়।  ঘনত্ব গণনা করা যেতে পারে ক্যালিব্রেশন বক্ররেখা ব্যবহার করে, যেখানে বিভিন্ন ঘনত্বের বিশ্লেষ্যের প্রতিক্রিয়া মাপা হয়, অথবা আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া ফ্যাক্টর (Relative Response Factor, RRF) নির্ধারণ করে।  আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া ফ্যাক্টর হলো অভ্যন্তরীণ মানদণ্ড (internal standard)  (অথবা বহিঃস্থ মানদণ্ড বা external standard )-এর প্রত্যাশিত অনুপাত। এটি গণনা করা হয় যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশ্লেষ্য এবং একটি ধ্রুবক অভ্যন্তরীণ মানদণ্ড (যা নমুনায় ধ্রুবক ঘনত্বে যোগ করা রাসায়নিক এবং যার রিটেনশন সময় বিশ্লেষ্য থেকে আলাদা) ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া মাপা হয়।

আধুনিক অধিকাংশ গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি-ভর-বর্ণালিবিদ্যা (GC-MS) সিস্টেমে, কম্পিউটারভিত্তিক ক্রোমাটোগ্রাফি সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় শিখর আঁকা ,ইন্টিগ্রেশন করা এবং ভর-বর্ণালী লাইব্রেরির সঙ্গে মেলানোর জন্য।

 প্রয়োগসমূহ 
সাধারণভাবে, এমন পদার্থ যা ৩০০ °C এর নিচে বাষ্পীভূত হতে পারে (এবং সেই তাপমাত্রা পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকে) তা পরিমাণগতভাবে মাপা যেতে পারে। নমুনাগুলোতে লবণ থাকা উচিত নয়; অর্থাৎ, এতে কোন আয়ন থাকা চলবে না। খুব ক্ষুদ্র পরিমাণেও একটি পদার্থ পরিমাপ করা সম্ভব, তবে সাধারণত নমুনাটি একটি  রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড-এর সঙ্গে তুলনা করে পরিমাপ করা হয়, যেখানে রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড হলো সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ পদার্থ।  

বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে GC বিশ্লেষণ আরও অর্থপূর্ণ হয়; উদাহরণস্বরূপ, GC প্রক্রিয়ায় যেসব পদার্থ একইভাবে আচরণ করে, তাদের পার্থক্য করতে।  

GC-এর সঙ্গে কাজ করা পেশাজীবীরা রাসায়নিক পণ্যের উপাদান বিশ্লেষণ করেন, যেমন রাসায়নিক শিল্পে পণ্যের মান নিশ্চিত করা; অথবা মাটি, বায়ু বা পানির রাসায়নিক উপাদান পরিমাপ করা, যেমন মাটির গ্যাস (Soil gases). GC সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে অত্যন্ত নির্ভুল এবং এটি ১ মি.লি. তরল নমুনায় পিকোমোল স্তরের পদার্থ বা গ্যাসীয় নমুনায় পার্টস পার বিলিয়ন স্তরের ঘনত্বও পরিমাপ করতে পারে।  

কলেজের ব্যবহারিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীরা কখনও কখনও GC ব্যবহার করে পরিচিত হন,  ল্যাভেন্ডার  তেলের উপাদান অধ্যয়ন বা Nicotiana benthamiana উদ্ভিদের কৃত্রিমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পত্র থেকে নির্গত ইথিলিন পরিমাপ করা। এই GC-গুলো সাধারণত হাইড্রোকার্বন (C2–C40+) বিশ্লেষণ করে। একটি সাধারণ পরীক্ষায়, হালকা গ্যাস আলাদা করার জন্য একটি প্যাকড কলাম ব্যবহার করা হয়, যা পরে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ডিটেক্টর (TCD) দিয়ে শনাক্ত করা হয়। হাইড্রোকার্বন আলাদা করার জন্য ক্যাপিলারি কলাম ব্যবহার করা হয় এবং ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর (FID) দিয়ে শনাক্ত করা হয়।  

হালকা গ্যাস বিশ্লেষণে H2 থাকলে জটিলতা থাকে, কারণ হিলিয়াম, যা সবচেয়ে সাধারণ এবং সংবেদনশীল নিষ্ক্রিয় বাহক গ্যাস, এর তাপ পরিবাহিতা প্রায় H2-এর সমান। এজন্য ডুয়াল টিসিডি (dual TCD) যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যেখানে H2-এর জন্য আলাদা চ্যানেল থাকে এবং নাইট্রোজেন ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর্গন প্রায়শই ব্যবহার করা হয় গ্যাস-ফেজ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া যেমন ফিশার-ট্রপশ সংশ্লেষণের সময়, যাতে একক ক্যারিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা যায়। সংবেদনশীলতা কিছুটা কমে যায়, তবে এটি সরবরাহের সরলতার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য উপায়।  

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যাপকভাবে ফরেনসিক বিজ্ঞান-এ ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কঠিন মাদকদ্রব্য শনাক্তকরণ ও পরিমাণ নির্ণয়, আগুন লেগে যাওয়ার তদন্ত, রংয়ের কণা বিশ্লেষণ এবং টক্সিকোলজি কেসে বিভিন্ন জীববৈজ্ঞানিক নমুনা ও অপরাধ-দৃশ্য প্রমাণ শনাক্ত ও পরিমাপ করতে।

 দেখুন 
 Analytical chemistry
 Chromatography
 Gas chromatography–mass spectrometry
 Gas chromatography-olfactometry
 High-performance liquid chromatography
 Inverse gas chromatography
 Proton transfer reaction mass spectrometry
 Secondary electrospray ionization
 Selected ion flow tube mass spectrometry
 Standard addition
 Thin layer chromatography
 Unresolved complex mixture

 তথ্যসূত্র 

 বাহ্যিক লিঙ্ক 

 Chromatographic Columns in the Chemistry LibreTexts Library


Category:ল্যাবরেটরি কৌশলসমূহ