আর্দ্রতামাপক যন্ত্র

হাইগ্রোমিটার হ'ল একটি যন্ত্র যা বাতাসে, মাটিতে বা আবদ্ধ স্থানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। আর্দ্রতা পরিমাপ যন্ত্রগুলি সাধারণত কিছু অন্যান্য পরিমাণের পরিমাপের উপর নির্ভর করে যেমন তাপমাত্রা, চাপ, ভর, আর্দ্রতা শোষিত হওয়ার সাথে সাথে কোনও পদার্থের যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক পরিবর্তন। ক্রমাঙ্কন এবং গণনা দ্বারা, এই পরিমাপযুক্ত পরিমাণগুলি আর্দ্রতার পরিমাপ করতে পারে। আধুনিক বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলি ঘনত্বের তাপমাত্রা (ডিউ পয়েন্ট নামে পরিচিত) ব্যবহার করে বা আর্দ্রতা পার্থক্য পরিমাপের জন্য বৈদ্যুতিক ক্যাপাসিট্যান্স বা প্রতিরোধের পরিবর্তনগুলি। প্রথম ক্রুড হাইগ্রোমিটারটি ১৪০০ সালে ইতালীয় রেনেসাঁস পলিম্যাথ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আবিষ্কার করেছিলেন এবং আরও আধুনিক সংস্করণ তৈরি করেছিলেন সুইস পলিম্যাথ জোহান হেইনরিচ ল্যামবার্ট । পরে, ১৮৮৩ সালে সুইস পদার্থবিদ এবং ভূতাত্ত্বিক হোরেস ব্যানডিক্ট ডি সসুর প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। হাইগ্রোমিটার আর্দ্রতা পরিমাপ করতে মানুষের চুল ব্যবহার করে।
ঘনত্বমাপক সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

প্রদত্ত পরিমাণে বায়ু (স্যাচুরেশন) ধারণ করতে পারে এমন সর্বাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্পের তাপমাত্রা অনুসারে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হয়; ঠান্ডা বায়ু গরম বাতাসের তুলনায় ইউনিট ভলিউমের তুলনায় কম জল ধারণ করতে পারে। তাপমাত্রা আর্দ্রতা পরিবর্তন করতে পারে। বেশিরভাগ যন্ত্রগুলি আপেক্ষিক আর্দ্রতা (আরএইচ) এর প্রতিক্রিয়া দেখায় (বা পড়ার জন্য ক্যালিব্রেটেড হয়), যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শতাংশ হিসাবে প্রকাশিত সর্বাধিকের তুলনায় জলের পরিমাণ।

 ক্লাসিকাল হাইড্রোমিটার 
প্রাচীন হাইড্রোমিটার
প্রাচীন চীনে শ্যাং রাজবংশের সময় আবহাওয়া অধ্যয়নের জন্য প্রোটোটাইপ হাইড্রোমিটারগুলি তৈরি ও বিকাশ করা হয়েছিল।  চীনারা কাঠকয়লা এবং পৃথিবীর একগুচ্ছ বার ব্যবহার করেছিল, এর শুকনো ওজন নেওয়া হয়েছিল, তারপরে বাতাসে প্রকাশিত হওয়ার পরে এর স্যাঁতসেঁতে ওজনের সাথে তুলনা করা হয়েছিল। ওজনের মধ্যে পার্থক্যগুলি আর্দ্রতার মাত্রা টাল করতে ব্যবহৃত হত।

অন্যান্য কৌশলগুলি আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য ভর ব্যবহার করে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যেমন বাতাস যখন শুষ্ক ছিল, কাঠকয়ালের বারটি হালকা হবে, যখন বাতাস আর্দ্র হবে, কাঠকয়ালের বারটি ভারী হবে। শুকনো বাতাসে কর্মীদের অনুভূমিক করে তুলতে পৃথকভাবে কর্মীদের দুই প্রান্তে একগুচ্ছ পৃথিবী এবং কাঠকয়ালের একটি বার ঝুলিয়ে রাখার মাধ্যমে একটি প্রাচীন হাইড্রোমিটার তৈরি করা হয়েছিল। 

 আধুনিক হাইড্রোমিটার 
 তাপীয় 
তাপীয় হাইড্রোমিটারগুলিতে, আর্দ্রতার কারণে বায়ুর তাপ পরিবাহিতা পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। এই সেন্সরগুলি আপেক্ষিক আর্দ্রতার চেয়ে সম্পূর্ণ আর্দ্রতা পরিমাপ করে৷ 
 ক্যাপাসিটিভ 
অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য যেখানে ব্যয়, স্থান বা ভঙ্গুরতা প্রাসঙ্গিক, অন্য ধরনের বৈদ্যুতিন সংবেদকগুলি কম নির্ভুলতার মূল্যে ব্যবহৃত হয়। ক্যাপাসিটিভ হাইড্রোমিটারগুলিতে, পলিমার বা ধাতব অক্সাইড উপাদানের ডাইলেট্রিক ধ্রুবকের উপর আর্দ্রতার প্রভাব পরিমাপ করা হয়। ক্রমাঙ্কন সহ, এই সেন্সরগুলির 5–95% আরএইচ পরিসরে 2% আরএইচ যথার্থতা রয়েছে। ক্রমাঙ্কন ব্যতীত যথার্থতা 2 থেকে 3 গুণ বেশি খারাপ। ঘনত্ব এবং অস্থায়ী উচ্চ তাপমাত্রার মতো প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে ক্যাপাসিটিভ সেন্সরগুলি শক্তিশালী ক্যাপাসিটিভ সেন্সরগুলি দূষণ, প্রবাহ এবং বার্ধক্যজনিত প্রভাবের সাপেক্ষে তবে এগুলি অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।

 তথ্যসূত্র 

 বহিঃসংযোগ 

 আইএমএ আর্দ্রতা পরিমাপ প্রশিক্ষণ সাইট
 ইউএসএটুডে ডট কম: কীভাবে একটি স্লিং সাইকোমিটার কাজ করে 
 এনআইএসটি আর্দ্রতা ক্রমাঙ্কন পাতা
 আর্দ্রতা ক্রমাঙ্কন অসুবিধা সম্পর্কিত নিবন্ধ

বিষয়শ্রেণী:বায়ুমণ্ডলীয় তাপগতিবিজ্ঞান
বিষয়শ্রেণী:চীনা উদ্ভাবন
বিষয়শ্রেণী:ইতালীয় উদ্ভাবন
বিষয়শ্রেণী:আবহাওয়াবৈজ্ঞানিক পরিমাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম
বিষয়শ্রেণী:দিকনির্ণায়ক যন্ত্র
বিষয়শ্রেণী:সুইজারল্যান্ডীয় উদ্ভাবক