Мультыметр

Мультыметр (таксама вядомы як вольт-ом-міліамперметр, вольт-омметр або VOM ) - гэта вымяральны прыбор, які можа вымяраць розныя электрычныя ўласцівасці. Звычайны мультыметр можа вымяраць напружанне, супраціўленне і сілу току, і ў гэтым выпадку яго можна выкарыстоўваць як вальтметр, амперметр і омметр . Некаторыя з іх маюць магчымасць вымярэння дадатковых уласцівасцей, такіх як тэмпература, ёмістасць, індуктыўнасць, і інш.

Першае зацверджанае выкарыстанне слова «мультыметр» у Оксфардскім слоўніку англійскай мовы датуецца 1907 годам. 

Для адлюстравання паказанняў аналагавыя мультыметры выкарыстоўваюць мікраамперметр з рухомым паказальнікам. Лічбавыя мультыметры маюць лічбавыя дысплеі і зрабілі аналагавыя мультиметры практычна састарэлымі, паколькі яны больш дакладныя і фізічна больш трывалыя, чым аналагавыя мультыметры.

Мультыметры адрозніваюцца па памеры, характарыстыках і цане. Гэта могуць быць партатыўныя прылады або высокадакладныя настольныя інструменты. Танныя мультыметры могуць каштаваць менш за $10, у той час як лабараторныя мадэлі з сертыфікаванай каліброўкай могуць каштаваць больш за $5,000.

 Кампаненты 

 Зонды 
міні| Вымяральныя провады (зонды) мультыметра|275x275пкс
Мультыметр можа выкарыстоўваць мноства розных тэставых правадоў-зондаў (электрычных шчупоў) для падлучэння да ланцуга або тэстуемай прылады. Кракадзілавыя заціскі, высоўныя заціскі з кручкамі, завостраныя зонды - гэта тры найбольш распаўсюджаныя тыпы. Пінцэтныя зонды выкарыстоўваюцца для блізка размешчаных тэставых кропак, як, напрыклад, прылады для павярхоўнага мантажу. Раздымы прымацоўваюцца да гнуткіх, добра ізаляваных правадоў, якія заканчваюцца раздымамі, прыдатнымі для мультыметра. Зонды падключаюцца да мультыметра звычайна з дапамогай закрытых або ўтопленых гнёз.

Гнёздыдля зондаў звычайна размяшчаюцца на стандартызаванай адлегласці адзін ад аднаго - 3/4 цалі (19 мм), каб можна было падключаць стандартныя адаптары або прылады, такія як памнажальнік напружання або тэрмапары.

 Блок электрасілкавання 
Аналагавыя мультыметры могуць вымяраць напружанне і ток, выкарыстоўваючы энергію ад тэставай схемы, але для праверкі электрычнага супраціўлення патрабуюць дадатковай унутранай крыніцы напружання, у той час як электронныя мультыметры заўсёды патрабуюць унутранай крыніцы сілкавання для працы іх унутраных схем. У ручных мадэлях выкарыстоўваюцца батарэйкі, у той час як настольныя мадэлі мультыметраў звычайна сілкуюцца ад электрычнай сеткі. 

Тэставанне часта патрабуе, каб тэстуемы кампанент быў ізаляваны ад электрычнага ланцуга, у які ён усталяваны, бо ў адваротным выпадку блукаючыя токі або токі ўцечкі могуць сказіць вымярэнні. У некаторых выпадках напружанне ад мультыметра можа ўключыць актыўныя кампаненты схемы, скажаючы вымярэнне, або ў крайніх выпадках нават пашкодзіць элемент у даследуемым ланцугу.
Катэгорыя:Вымяральныя прыборы
Катэгорыя:Электрычнасць
Катэгорыя:Радыевымяральныя прыборы