Тэрмометр супраціўлення

Тэрмометр супраціўлення — прыстасаванне для вымярэння тэмпературы, прынцып дзеяння якога заснаваны на залежнасці электрычнага супраціўлення рэчываў ад тэмпературы.
Для вырабу тэрмометраў супраціўлення звычайна выкарыстоўваюць металы (плаціну, медзь) або паўправаднікі.

Тэрмометры супраціўлення выкарыстоўваюць разам з лагометрамі, вымяральнымі мастамі, нармуючымі пераўтваральнікамі, з дапамогай якіх непасрэдна вымяраюць супраціўленне, якое ўтварае тэрмометр супраціўлення.

 Тэрмометр супраціўлення з металу 

Металы, якія выкарыстоўваюцца ў тэрмометрах супраціўлення, павінны адпавядаць шэрагу патрабаванняў: не акісляцца, добра ўзнаўляць значэнне электрычнага супраціўлення ў інтэрвале рабочых тэмператур, як мага больш змяняць сваё супраціўленне пры змяненні тэмпературы.

Найлепш гэтым патрабаванням адпавядаюць медзь і плаціна.

У прамысловасці тэрмометры супраціўлення з металу звычайна градуіруюць наступным чынам: лічба, якая паказвае значэнне электрычнага супраціўлення гэтага тэрмометра пры 0 °C, і літара, якая паказвае метал, з якага зроблены гэты тэрмометр супраціўлення. Напрыклад: 10М, 50П.

 Медныя тэрмометры супраціўлення 

Выкарыстоўваюцца для вымярэння тэмператур у дыяпазоне ад −50 °C да +200 °C. Залежнасць супраціўлення ад тэмпературы ў гэтым дыяпазоне лінейная:

,

дзе .

 Плацінавыя тэрмометры супраціўлення 

Выкарыстоўваюцца для вымярэння тэмператур у дыяпазоне ад −260 °C да +1100 °C. Залежнасць супраціўлення ад тэмпературы мае складаны характар і ў дыяпазоне ад 0 да 650 выражаецца праз формулу:

,

дзе .

 Паўправадніковыя тэрмометры супраціўлення 

Выкарыстоўваюцца для вымярэння нізкіх тэмператур (да 100 К).

Электрычнае супраціўленне паўправаднікоў пры павышэнні тэмпературы, у адрозненне ад металаў, паніжаецца. Залежнасць тэмпературы ад супраціўлення мае нелінейны характар.

 Табліца супраціўленняў некаторых тэрмометраў супраціўлення 
+ Супраціўленне ў Омах (Ω) Тэмператураў °CPt100Pt1000NTCNTCNTCNTCTyp: 404Typ: 501Typ: 201Typ: 101Typ: 102Typ: 103Typ: 104Typ: 105−5080,31803,11032−4582,29822,91084−4084,27842,7113550475−3586,25862,5119136405−3088,22882,2124626550−2590,19901,913062608319560−2092,16921,613661941414560−1594,12941,214301459610943−1096,09960,91493110668299−598,04980,415613138984660100,001000,016282386865365101,951019,5170018299507810103,901039,0177114130398615105,851058,518471099820107,791077,91922861825109,731097,3200068001500030111,671116,7208054011193335113,611136,121624317952240115,541155,422443471765745117,471174,72330619450119,401194,02415503955121,321213,2250542992747560123,241232,4259537562259065125,161251,626891866870127,071270,727821505275128,981289,828801293280130,891308,929771083785132,801328,03079912190134,701347,03180770895136,601366,032856539100138,501385,03390105140,391403,9110142,291422,9150157,311573,1200175,841758,4

 Функцыя атрымання значэння тэмпературы (C++) 
Прыведзены ніжэй код дазваляе атрымаць значэнне тэмпературы датчыка Pt100 ці Pt1000 з яго бягучага супраціўлення.
float GetPt100Temperature(float r)
{
    float const Pt100[] = { 	80.31,	 82.29,  84.27,	 86.25,	 88.22,	 90.19,	 92.16,	 94.12,	 96.09,	 98.04,
                                100,	101.95,	103.9,	105.85,	107.79,	109.73,	111.67,	113.61,	115.54,	117.47,
                                119.4,	121.32,	123.24,	125.16,	127.07,	128.98,	130.89,	132.8,	134.7,	136.6,
                                138.5,	140.39,	142.29,	157.31,	175.84,	195.84};
    int t = -50, i, dt = 0;
    if (r > Pt100[i = 0])
      while (250 > t) {
        dt = (t < 110) ? 5 : (t > 110) ? 50 : 40;
        if (r < Pt100[++i])
          return t + (r - Pt100[i-1]) * dt / (Pt100[i] - Pt100[i-1]);
        t += dt;
      };

    return t;
}

float GetPt1000Temperature(float r)
{
    return GetPt100Temperature(r / 10);
}

 Гл. таксама 
 Тэрмапара
 Тэрмістар
 Біметалічная пласціна
 Манаметрычны тэрмометр
 Пірометр
 Фотарэзістар

Катэгорыя:Вымяральныя прыборы
Катэгорыя:Датчыкі