Meqaommetr F4101

alt=Мегаомметр_Ф4101_вид.jpeg|thumb|Мегаомметр_Ф4101_вид.jpeg
Meqaommetr F4101 — qurğusu gərginlik altında olmayan qurğuların izolyasiya müqavimətini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 Təyinatı 
Meqaommetr F4101 qurğusu gərginlik altında olmayan qurğuların izolyasiya müqavimətini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Cihaz −30°C-dən +40°C-yə qədər ətraf mühit temperaturunda və nisbi rütubət 90%-ə qədər olduqda istifadə olunur (30 °C). Meqaommetr F4101 cihazının qidalandırılması quru elementlərdən ibarət batareyalardan həyata keçirilir. İstismarın iqlim şərtləri quru elementlərin mümkünlüyü ilə təyin edilir, lakin bu yuxarıda göstərilən tələbləri aşmamalıdır.

 Texniki xarakteristikaları 
Ölçü diapazonu və açıq sıxaclardakı gərginlik çeviricisinin vəziyyətinə görə izolyasiyanın elektrik müqavimətinin ölçü diapazonu cədvəldə verilib:
Ölçü diapazonu

çeviricisinin vəziyyətiÖlçü diapazonu, MOm

İşçi gərginlik çeviricisinin vəziyyətində100 V x1500 V x11000 V x1Ölçü həddiÖlçü diapazonuÖlçü həddiÖlçü diapazonuÖlçü həddiÖlçü diapazonuIx1

IIх2

IIIх101

IIIх102

IIIх1030–4

0,1 – 4

1–40

10 – 400

100–40000 – 2

0,1 – 2

1 – 20

10–200

100–20000 – 20

0,5 – 20

5 – 200

50 – 2000

500–20000–10

0,5–10

5–100

50–1000

500–100000 – 40

1–40

10 – 400

100–4000

1000 −40 0000–20

1–20

10–200

100–2000

1000 −20 000
Cihazın mütləq xətasıÖlçü diapazonunun ±2.5% -dan artıq olmurSıxaclardakı nominal gərginlik100 V, 500 V, 1000 VSınaq müddəti4 san.-dən artıq olmurCihazın qidasıDəyişən cərəyan şəbəkəsindən (127±11)V və ya (220±22)V, (50±1) Hs tezlikdə

12 V xarici sabit cərəyan mənbəyindən və ya 373 tipli və ya başqa tip analoq xarakteristikalı 9 quru elementdənŞəbəkədən sərf olunan güc20 VA
Kateqoriya:Energetika
Kateqoriya:Elektroenergetika
Kateqoriya:Ölçü cihazları