Sürtkü yağlarında köpüklənmə

Sürtkü yağlarında  köpüklənmə  aqreqatların iş prosesində yağın fəal qarışması, çalxalanması və sıçraması, bu səbəbdən ona hava, yanacağın buxarı və işlənmiş qaz qarışaraq yağın kimyəvi tərkibinin dəyişməsidir . 

 Köpüklənmənin yaranma səbəbləri 
Yuyucu, özlülü, siyrilmə və korroziyaya qarşı aşqarlar yağların köpüklənməsini fəallaşdırır. Yağın tərkibində suyun olması, temperaturun yüksəlməsi və yağın sıxlığının azalması da köpüklənməyə meyli artırır.
Köpüyün mövcudluğu sürtünən səthlərdə yeyilmənin qarşısını alan sərhəd örtüyünün əmələ gəlməsini pisləşdirməklə sürtünməyə səbəb olur. Köpüyün əmələ gəlməsi yağın özlülüyü, tərkibindəki aşqar və istismar şəraitindən asılıdır.  
Köpükləndirilmiş yağ asanlıqla yağ nasosunda yağın töküldüyü çıxıntılar vasitəsilə itkiləri artırır və yağın azalmasına səbəb olur. Suyun və səthi aktiv maddə rolunu oynayan qatranların yağda mövcudluğu köpüklənmə prosesini intensivləşdirir. 
Köpüklənmənin qarşısının alınması  
Köpüklənmənin qarşısını almaq üçün yağlara aşqarlar – polisiloksan əlavə edilir. Onların təsir mexanizmi onunla nəticələnir ki, ən incə nazik pərdənin yağ-hava sərhədində yaranmasına imkan yaradaraq yağa qazların qarışmasına mane olur. Köpüklənməyə qarşı motor və transmissiya yağlarında ən çox istifadə edilən və 0,002–0,005% miqdarında ПМС-200A aşqarıdır. 
K43092 aparatında sürtkü yağlarının köpüklənmə xassələri təyin edilir.

 www.soctrade.com/cat/oil/spetsialnye_metody_analiza_masel_i_smazok.html Специальные методы анализа масел и смазокK43092 aparatı haqqında məlumat 

Aparat iki şəffaf hamamdan ibarətdir və sürtkü yağlarının köpüklənmə xassələrinin  təyini üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bu hamamlardan birində "soyuq"  – analiz 24°С temperaturda aparılır, ikincisində "isti" – analiz 93,5°С temperaturda aparılır. Hər hamamda 1000 ml həcmlə iki silindr yerləşdirilmişdir 
Termostatik blok, qarışdırıcı ilə temperaturun bütün diapazonlarda (otaq temperaturundan 100°С-yə qədər) temperaturun saxlanılmasını ±0,5°C dəqiqliyi ilə təmin edir. Hər nümunə üçün hesablayıcı nəzərdə tutulmuşdur.
Lazımlı təminat – sıxılmış havadır.

 Texniki xarakteristikalar 
 Standartlara uyğunluq - ASTM D 892, İP146, İSO 6247
 hamamların sayı-        2 ədəd
 hamamların həcmi	- 38,5 l
 hamamın materialı	-silisium tərkibli şüşə
 temperaturun saxlanılmasının dəqiqliyil  -±0,5 C °
 hamamda yerləşdirilmuş silindrlərin sayı -2 ədəd
 silindrlər - silisiumlu şüşə, 1litr həcmdə,10 –ml dərəcələrə bölünmə 
 diffuzorlar - 4ədəd
 güc - 3kvt
 hamamın ölçüsü	- 820x380x794
 hamamın çəkisi - 49 kq

 Mənbə 
 Специальные методы анализа масел и смазок 
 Справочник химика 21, Нефтепродукты свойства, качество, применение(1966) - Вспениваемость масел.
 İstinad 



Kateqoriya:Kimya
Kateqoriya:Neft kimyası