معامل الترسيب

في الطرد المركزي، يمثل معامل الترسيب أو المعامل k كفاءة فصل الرواسب من محلول أو فصل جزيئات ثقيلة من غاز في جهاز طرد مركزي عند عمله بأقصى سرعة دوران. يمكن استخدامه لتقدير الوقت t (بالساعات) المطلوبة لترسيب جزء معين بمعامل ترسيب معروف  (وحدة معامل الترسيب هي سفيدبيرج ):



تعتمد قيمة معامل الترسيب (أو الفصل ) على السرعة الزاوية القصوى  لجهاز طرد مركزي (بوحدة راديان / ثانية) وعلى ونصفي القطر الأدنى والأقصى   للدوار:



(فمثلا في التحليل الطبي للدم توضع عينة من الدم في أنبوب اختبار، ثم يعلق هذا الأنبوب بجهاز الطرد المركزي . فيدور الدوار بالأنبوب المحتوي على عينة الدم ، فتترسب الجزيئات الثقيلة للدم في قاع الأنبوب أما باقي المحلول وهي البلازما فتبدو رائقة وشفافة في اعلى الأنبوب . فجهاز الطرد المركزي يفصل في تلك الحالة الجزيئات الدموية عن البلازما.) 

نظرًا لأن سرعة دوران جهاز الطرد المركزي عادةً يتم تحديدها بـ RPM ، فغالبًا ما تُستخدم الصيغة التالية بالتقريب: "Basics of Centrifugation" 



تحدد الشركات المصنعة لأجهزة الطرد المركزي عادةً نصف قطر الحد الأدنى والأقصى والمتوسط للعضو الدوار ، بالإضافة إلى  معامل الترسيب للجهاز.

للتشغيل بسرعة دوران أقل من السرعة القصوى للدوار ، يتم تعيين المعامل (العملي)  من المعادلة:

 2 ^

(أي مربع الكسر بين قوسين، قارن بالأصل الإنكليزي).

يرتبط المعامل K بمعامل الفصل  بالصيغة:

حيث  الزمن لفصل جسيم معين في الساعة. حيث  هو ثابت لجسيم معين . كما يمكن استخدام هذه العلاقة للتحويل بين الدوارات المختلفة بواسطة العلاقة.

حيث  الزمن اللازم للترسيب في في جهاز الطرد المركزي (1)  ، و  هو المعامل K لهذا الدوار. و  هو المعامل K لجهاز الطرد المركزي (2)  ، فيمكن حساب الزمن اللازم   ، لترسيب نفس الجزيئات في الجهاز (2) . بهذه الطريقة، لا يحتاج المرء إلى الوصول إلى الدوار المحدد المذكور في البروتوكول، طالما أنه يمكن حساب عامل K. تتوفر العديد من الآلات الحاسبة عبر الإنترنت لإجراء العمليات الحسابية للدوارات الشائعة.

 مراجع 

 روابط خارجية 

 مصادر وأدلة مختبر بيكمان كولتر
 الملحق و من دليل مختبر بيولوجيا الخلية

تصنيف:تقنيات مخبرية