إطار إيبشتاين

إطار إيبشتاين أو مربع إيبشتاين هو جهاز قياس موحد لقياس الخصائص المغناطيسية للمواد المغناطيسية اللينة .

الرمز العالمى الموحد للقياس هو (IEC 60404-2:2008 ) : تم نشر طرق قياس الخصائص المغناطيسية لقطاع الصلب الكهربى بواسطة إطار إيبشتاين بواسطة اللجنة الكهروتقنية الدولية .

يتكون إطار إيبشتاين من ملف ابتدائي وملف ثانوى . يجب تجهيز العينة المختبرة بمجموعة من أرقام القطاعات ( دائما مضاعفات العدد 4 ) والمقطوعة من لوح صلب كهربى . كل طبقة من العينة ملفوفة بازدواج عند الجوانب ومدفوعة بقوة 1 نيوتن .(انظر للصورة)

يتم قياس مفاقيد الطاقة عن طريق مقياس القدرة (الواتميتر ) حيث يتم استخدام تيار الابتدائي و جهد الثانوى . و أثناء القياس , إطار إيبشتاين يتصرف كمحول غير محمل .

يمكن حساب مفاقيد الطاقة ('Pc'' ) كالتالى :


حيث :
( ) عدد اللفات في الملف الابتدائي .

( ) عدد اللفات في الملف الثانوى .

( ) قراءة مقياس القدرة بالوات .

( ) المقاومة الكلية للأجهزة في دائرة الثانوى بالأوم .

( ) متوسط جهد الثانوى بالفولت .

يمكن حساب مفاقيد الطاقة المعرفة كالتالى : 


حيث :
() طول العينة بالمتر .

() متوسط طول المسار المغناطيسى =0.94 (قيمة ثابتة)

() كتلة العينة بالكيلوجرام .

إذا وحدت جميع الشروط وتم معايرتها، فإن الإنحراف المعياري للقيم الناتجة لن يكون أكبر من 1.5 % حيث يصل إلى 1.5 للصلب الكهربى الغير موجه الحبيبات وإلى 1.7 للصلب الكهربى السليكونى الموجه الحبيبات .

 انظر أيضا  
 مغناطيسية .
 مقياس قدرة .
 واط .

 المصادر 

تصنيف:أجهزة قياس
تصنيف:مغناطيسية