مقياس درجة الحرارة العالمي

مقياس درجة الحرارة العالمي لعام 1990 (ITS-90) عبارة عن تحديد نقاط ثابتة لتعيير مقياس درجة الحرارة بالكلفن والسيلزيوس.ITS-90 (Publications officielles concernant ITS-90 par le المؤتمر العام للأوزان والمقاييسet le BIPM) Estimates of the Differences between Thermodynamic Temperature and the ITS-90(2010)  يعتمد هذا المقياس على نقاط ثابتة لدرجة الحرارة بناء على خواص ديناميكية حرارية، والهدف من ذلك إيجاد وسيلة تسهّل من مقارنة قياسات درجة الحرارة المختلفة حول العالم. يحدد مقياس درجة الحرارة العالمي نقاط معايرة تبدأ من 0.65 كلفن إلى 1358 كلفن (من −272.5 °س إلى 1085 °س).

 المبدأ 
صمم مقياس درجة الحرارة العالمي لتمثيل درجة الحرارة المطلقة وتحديد قيمة الصفر المطلق لأقرب حد ممكن. إن مقياس درجة الحرارة يعتمد على الصفر المطلق (0 كلفن) وعلى النقطة الثلاثية للماء (273.16 كلفن و 0.01 °س). ولكن لتجنب الاعتماد على مادة واحدة جرى اعتماد نقاط عدة لأربع عشر عنصر كيميائي نقي وذلك في حالة التحول الطوري، بالإضافة إلى مركب واحد وهو الماء.

 نقاط التحديد 
يظهر الجدول أدناه نقاط التحديد الثابتة لمقياس درجة الحرارة العالمي لعام 1990، ITS-90:

 المادة وحالتها الانتقالية نقاط التحديد بالكلفن نقاط التحديد بالسيلزيوس النقطة الثلاثية للهيدروجين 13.8033 −259.3467 النقطة الثلاثية للنيون 24.5561 −248.5939 النقطة الثلاثية للأكسجين 54.3584 −218.7916 النقطة الثلاثية للآرغون 83.8058 −189.3442 النقطة الثلاثية للزئبق 234.3156 −38.8344 النقطة الثلاثية للماء 273.16 0.01 نقطة انصهار الغاليوم 302.9146 29.7646 نقطة انصهار الإنديوم 429.7485 156.5985 نقطة انصهار القصدير 505.078 231.928 نقطة انصهار الزنك 692.677 419.527 نقطة انصهار الألومنيوم 933.473 660.323 نقطة انصهار الفضة 1234.93 961.78 نقطة انصهار الذهب 1337.33 1064.18 نقطة انصهار النحاس 1357.77 1084.62

 المصادر 

 Preston-Thomas H., Metrologia, 1990, 27(1), 3-10 (نسخة معدلة).

 وصلات خارجية 
 ITS-90 مقياس درجة الحرارة العالمي ITS-90 من CGPM
 مقياس درجة الحرارة العالمي ITS-90 من معهد الأبحاث السويدي

تصنيف:درجة الحرارة