總懸浮固體

總懸浮固體（TSS）是指液體過濾後過濾到懸浮固體的乾重。總懸浮固體是水質的指標，例如廢水處理廠會用總懸浮固體評估處理後廢水的水準。在美國中將總懸浮固體列為。 

總懸浮固體以往稱為不可過濾殘留物（NFR），但因為其定義的不明確，後來改為總懸浮固體。

量測方式
水體或是廢水試樣的總懸浮固體量測方式如下：將仔細量測過體積的水（一般是一公升，但若水中固體密度較高，體積會較少，若水質較乾淨，也可能改為二至三公升）倒到一個事先量過重量，孔隙大小為特定值的過濾器，之後再使過濾器乾燥，量測過濾器的重量。總懸浮固體的過濾器一般是用玻璃纖維製成。乾燥過濾器增加的重量即為水中的懸浮固體，總懸浮固體的單位是以單位體積懸浮固體的質量，一般會是mg/L。

若水中有相當量的可溶於水物質（例如量測海水的總懸浮固體），在乾燥後過濾器的重量也會包括沾附到過濾器上的可溶於水物質，因此在過濾後，乾燥稱重前，需用去離子水洗過過濾器，去除這些物質。沒有經驗的實驗室技工在量測海水總懸浮固體時常會忘記此一步驟，因之後量測到的鹽份重量往往會大於總懸浮固體，因此這様的量測是無效的。

濁度和總懸浮固體都屬於水質指標，不過後者是量測試樣在過濾後的固體重量，比較實用。在水質監控的場合中，會針對特定水體建立一系列較花人力的總懸浮固體量測，再配合較快速而簡單的濁度量測，以建立對應的關係。只要兩者之間找到可靠的相關性，可以用較常量測的濁度量測來估測其總懸浮固體，省時而且省力。不過濁度量測多少和粒子大小、形狀及顏色有關，因此不同地方的總懸浮固體及濁度之間的關係也有所不同。而且有些情形下，因為水流運動會使較大的粒子（例如水流或是海浪的影響）在水中懸浮不沈澱，會增加總懸浮固體，但不一定會增加濁度。因為一定大小以上的固體（一般會以淤泥為標準）無法在濁度計上量測出來，往往這些固體會在讀取數值前，固體就已沈澱，但會影響總懸浮固體的數值。

定義上的問題 
總懸浮固體在量測只要將試様水體倒到過濾器中，再量測過濾器重量，是很直接的量測方式。但在實務上，懸浮固體是由不同大小的固體混合而成，因此總懸浮固體的量化也會受到影響：過濾器的網格大小決定了懸浮固體的最小大小，而若固體太大，無法在液體中悬浮，也不會被過濾到。可在液體中悬浮的固體大小和液體在取様時的情形有關，若水體在流動，可能會讓較大的固體仍可以在液體中悬浮。

這些問題不會讓總懸浮固體的水質量測方式變的毫無作用。大部份情形下，量測方式（含使用過濾器）及技巧的一致可以克服上述的缺點。不過不同研究之間的數據比對需要非常小心，需要確認各研究之間的方法論差異，確認二者所量測的是同一個物理量。

單位為mg/L的TSS可以用以下方式計算：
 (過濾器及殘餘物的乾重 - 過濾器的乾重，單位g)/水質試様體積（單位 mL）* 1,000,000

參考資料

  Moran, Joseph M.; Morgan, Michael D., & Wiersma, James H. (1980). Introduction to Environmental Science (2nd ed.). New York: W.H. Freeman.
  Clescerl, Leonore S.(Editor), Greenberg, Arnold E.(Editor), Eaton, Andrew D. (Editor). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (20th ed.) American Public Health Association, Washington, DC. ISBN 0-87553-235-7. This is also available on CD-ROM and online  by subscription
 Ramsey, Justin. 2001. Design of septic tanks design summary series.
 National Association of Wastewater Transporters. Scandia, MN (1998). Introduction to Proper Onsite Sewage Treatment.

相關條目
河床載
沉澱物
濁度
水污染
水質
总溶解固体

厌氧消化
水污染
水質指標