游标卡尺

游标卡尺，又称为游标尺、直游标尺或維尼爾卡尺（），是一种测量长度的仪器。由主尺和附在主尺上能的部分滑动的游标两部分构成。主尺一般以毫米为单位。根据分格的不同，游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等。現代游標卡尺的雛形是在1631年由法國數學家發明。

各部位名稱

 外测量爪：测量长度和外径
 内测量爪：测量内径
 深度桿：測量深度
 主尺（cm）
 主尺（in）
 副尺（cm）
 副尺（in）
 副尺上方有一個小螺絲，用來固定副尺

游標卡尺讀數方法 

先讀主尺的刻度值，精密度為1毫米，副尺位於24與25之間，所以主尺刻度為24毫米。
再看副尺與主尺的刻度线重疊的刻度，精密度為0.05毫米，副尺 7 與主尺重疊，所以副尺刻度為0.7毫米。（如果重叠的刻度介于“7”和“8”之间，副尺刻度则为0.75毫米）
將主尺與副尺數值相加上面刻度代表24.7毫米。

市面常用的二十分度游标卡尺，精密度可到0.05毫米（標示於副尺上）讀法相同；五十分度游标卡尺則可測量到0.02毫米。

帶表卡尺 

與千分錶測量原理相同。指針盤面通常有100小格，便於測量0.01毫米時準確觀測。

數位卡尺 

主要在液晶显示器上以數字方式顯示卡尺測量數據，便於迅速且精確的讀取數值。

誤差原因 
施力不同及測量物品之材質，以數位卡尺最為明顯
溫度問題
重量或存放方法（水、油、灰塵會影響準確度）
副尺的讀數和視差
零點誤差

游標卡尺使用例

参见 
 尺子 與 卡尺（卡鉗）
 螺旋測微器（又稱千分尺）
 球徑計

参考文献 

 陈群宇 主编：《大学物理实验——基础和综合分册》，电子工业出版社，2003年1月，ISBN 7-5053-8910-6
 謝振江 主编：《游標卡尺的檢定與修理問答》，中國計量出版社，2000年10月，ISBN 7-5026-1346-3

外部链接 

游標卡尺 - 學習加油站
游標卡尺介紹與使用保養要點（PDF）

尺子