惠斯登電橋

惠斯通電橋（，又稱惠斯登電橋、惠斯同電橋）是一種測量工具，于1833年由發明，1843年由查尔斯·惠斯通改進及推廣。它用來精确測量未知電阻器的電阻，原理與原始的電位差計相近。

待测電阻，和已知電阻的可變電阻器、電阻和電阻。在一個電路內，將和串聯，和串聯，再將這兩個串聯的電路並聯，在和之間的電線中點跟在和之間的電線中點接駁上一條電線，在這條電線上放置檢流計。當時，电桥平衡，检流计无电流通过。由於是否有電流經過是十分敏感的，惠斯登橋可以獲取頗精確的測量。

推导 
用基尔霍夫电路定律计算通过B和D的电流：

用基尔霍夫第二定律计算ABD和BCD的电压：

当电桥平衡时，。因此，以上的方程可以写成：

两式相除，并整理，得：

由于串联电路内各元件的电流相等 ，故且。因此，的值为：

如果知道了四个电阻的值和电源的电压（），则可以算出每一个分压器的电压，并把它们相减，来得出电桥两端的电压（）。方程为：

可简化为：

推广到交流电的情况 
如果电桥两端接入的是交流电，如果使用交流电的复数表示法，即四个元件的阻抗分别为，，，，相位分别为,,,，则在平衡状态有以下两个方程：

變化 
 電感：馬克士威橋
 低電阻：凱文橋

参见 

 应变片

參考資料

外部連結 
 第七章、高、低、精密阻抗量測（pdf）

电路
 度量儀器