அழுத்த அனற்கலம்

அழுத்த அனற்கலம் (autoclave, ஆட்டோகிளேவ்) என்பது கருவிகளைக் கொதிக்க வைக்கப் பயன்படும் ஒரு கலம். இக்கருவி அதிக வெப்ப அளவான 121 °செ அல்லது அதற்கு மேலும் வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. 15 முதல் 20 நிமிடங்களில் வெப்பமாகக் கூடியது. அதில் ஏற்றப்படும் கொள்ளளவு மற்றும் உள்ளடக்கங்களைப் பொருத்து அதன் வெப்பநிலையில் மாற்றம் செய்யலாம். இக்கருவியை சார்லஸ் சாம்பர்லாண்ட் என்பவர், 1879ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார், இக்கருவியின் முன்னோடி என்று ஸ்டீம் டைஜஸ்டர் என்ற சாதனத்தை அழைப்பர். இதை உருவாக்கியவர் டெனிஸ் பபின். இவர் 1679ஆம் ஆண்டு இதைக் கண்டறிந்தார்.

வகைகள்
அழுத்த அனற்கலங்களில் இரண்டு வகைகள் உண்டு:

 மேல்புறத்தில் அடுப்பு வடிவத்தில் இருக்கும் அனற்கலம், சமையல் அழுத்த சமைக்கலன் (பிரஷர் குக்கர்) போன்ற தோற்றத்தைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு பகுதியும், முழுமையாக மூடி இருக்கும்படியும், வெளிப்புறத்தில் அழுத்த அளவுமானியைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும். இந்தப் பகுதிகளுக்கு, வெளிப்புற வெப்பமூலம் தேவைப்படும் மேலும் போதிய பயிற்சிப் பெறாமல் இதை இயக்குவது மிகவும் ஆபத்தானது. தொழில்முறை வல்லுநர்கள் மட்டுமே இதை இயக்க வேண்டும்.
 முன் சுமையேற்ற ஆட்டோகிளேவ்களைத் தங்களது வசதிக்காகப் பயன்படுத்தினாலும், அதைக் கூடுதல் கவனத்துடன் இயக்குவது அவசியம். பெட்டி வடிவிலான, சுயக் கட்டுப்பாடு கொண்ட பகுதிகளானது, வெப்பமாக்கல் கருவியுடன் அமையப்பெற்றதாகும். இந்தக் கருவிகளின் பணியானது தண்ணீரை ஆவி ஆக்கி, கொதிக்க வைக்கும். இயக்குபவருக்குத் தேவையான அளவு வெப்பநிலையை வைத்துக்கொள்ள ஆட்டோகிளேவில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. மேலும் எவ்வளவு நேரம் இயந்திரம் இயக்கத்தில் இருக்கவேண்டும் என்பதையும் அவர் தேர்வுசெய்யலாம். அறையின் வெப்பநிலை/அழுத்தத்தைச் சோதிக்கும் அளவுமானியும் அதில் உண்டு.

உபயோகங்கள் 
ஆட்டோகிளேவ்களானது, பெரும்பாலும் நுண்ணுயிரியல், மருத்துவம், பச்சைக்குத்துதல், உடலில் துளையிடல், கால்நடை அறிவியல், பூஞ்சை இயல், பல் மருத்துவம், அடிக்கால் மருத்துவம் மற்றும் ப்ரோஸ்தெட்டிக் ஃபேப்ரிகேஷன் போன்ற துறைகளில் பயன்படுகிறது.

கண்ணாடிப் பொருட்கள், மருத்துவ கழிவுகள், சமையலறை சாமான்கள், விலங்குகளுக்கென பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள், லைசோஜெனி ப்ராத் போன்ற சுமைகளும் இதில் அடங்கும்.

இந்த சாதனத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பயன்பாடானது, நோயை விளைவிக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக் கழிவுப்பொருட்களை சுத்திகரிப்பதே ஆகும். இந்த வகையான இயந்திரங்கள், அதே கோட்பாடுகளுடன் பெரும்பாலும் இயக்கப்படுகிறது. அசல் ஆட்டோகிளேவ்களானது, மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய காரணிகளை சரியான நீராவி அழுத்தம் மற்றும் வெப்ப நீரைக் கொண்டு அதன் தீவிரத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.

புதிய தலைமுறை கழிவு மாற்றிகளானது, கல்ச்சர் மீடியா, ரப்பர் பொருட்கள், மேல் அங்கிகள், துணிகள், கை உறைகள் போன்றவற்றை கொதிக்க வைக்க அழுத்தம் தரக்கூடிய பாத்திரங்கள் ஏதுமின்றி அதே விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் பெற்றவையாக இருக்கின்றன. அதிக வெப்பநிலைகொண்ட வெப்ப காற்று போறணையில் (ஓவன்) வைத்தாலும் ஈடுகொடுக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கே இது மிகவும் பயனுள்ள இயந்திரமாகும். அனைத்து விதமான கண்ணாடி மருத்தூசிகளுக்கும், வெப்ப காற்று ஓவனே சிறந்த கொதிநிலை முறையாகும்.

காற்று வெளியேற்றம் 
வெப்பமான காற்று இருப்பது கொதிநிலையை தாமதப்படுத்தும் என்பதால், காற்று முழுவதும் வெளியேற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானதாகும். 3 நிமிடங்களில்,134 °C -இல் வெப்பநிலை அடையும் என்றால், அதே கொதிநிலையில் வெப்பமான காற்று இருந்தது என்று வைத்துக்கொண்டால், கொதிநிலை அடைய 160 °C உம், இரண்டு மணிநேரமும் தேவைப்படும். காற்று வெளியேற்ற முறைகளில் உள்ளடங்குபவை:

கீழ்ப்புற இடப்பெயர்ச்சி  (அல்லது புவியீர்ப்பு வகை) - அறையினுள் நீராவி நுழைந்ததும்,காற்றைவிட செறிவு குறைந்து இருப்பதால், மேல் பகுதிகளில் அது நிரம்பிவிடுகிறது. இது, கீழ்நிலைக்கு காற்றைச் சுருக்கீ, வடிகட்டி வழியாக பாயச் செய்கிறது. வடிகட்டியின் அருவில் வெப்பநிலை அறியும் சாதனமானது வைக்கப்படும். காற்று வெளியேற்றம் முடிவடைந்ததும் மட்டுமே இயந்திரம் செயலாக்கம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். நீராவி பிடிப்பான் அல்லது வரிச்சுருள் வால்வின் மூலம் பாய்வானது பொதுவாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் வரிச்சுருள் வால்வுடன் சேர்த்து வாயு துளைகளும் சிலநேரங்களில் பயன்படுத்தப்படும். நீராவியும், காற்றுக் கலவையும் ஒன்றாக்கப்பட்டு, கீழ்ப்பகுதியை தவிர அறையின் பிற இடங்களில் அந்தக் கலவை வெளியேற்றப்பட வாய்ப்புண்டு.

நீராவி துடிப்பு முறை (ஸ்டீம் பல்சிங்)  - நீராவி துடிப்புகளின் தொடர்ச்சியைப் பயன்படுத்தி காற்று ஆவியாகும். இருக்கும் சுழலின் அழுத்தத்திற்கு ஏற்றவாறு அறையில் அழுத்தமோ அல்லது அழுத்த நீக்கமோ மாறி மாறி ஏற்படும்.

வெற்றிட குழாய்கள் (வாக்யூம் பம்ப்ஸ்)  - அறையில் இருக்கும் காற்று அல்லது காற்று/வெப்ப கலவைகளை உறிஞ்ச இது உதவும்.

மிகை வளிமண்டல அழுத்தம்  - வெற்றிட குழாயை இந்த வகையான சுழற்சி பயன்படுத்துகிறது. இதில் வெற்றிடமும், அதைத் தொடர்ந்து ஒரு நீராவி தொடரும் பின்னர் மீண்டும் வெற்றிடமும், பின்னர் நீராவியும் காணப்படுகிறது. துடிப்புகளின் எண்ணிக்கையானது, குறிப்பிட்ட ஆட்டோகிளேவையும் அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சுழற்சியைப் பொருத்தும் அமைந்திருக்கிறது.

வளிமண்டல அழுத்த  - வளிமண்டல அழுத்த சுழற்சிகளைப் போன்றது ஆனால் கொதிநிலை வெப்பநிலைக்கு மாற்றாதவரை அறையின் வெப்ப அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தத்தை மீறாது.

மருத்துவத்தில் ஆட்டோகிளேவ் 

மருத்துவ ஆட்டோகிளேவ் என்ற சாதனமானது, கருவிகள் மற்றும் பிற பொருட்களை கொதிக்க வைக்க, ஸ்டீமை பயன்படுத்தும். இதனால், பாக்டீரியா, வைரஸ்கள், பூஞ்சை மற்றும் ஸ்போர்களை செயலிழக்கச் செய்யும். எனினும், Creutzfeldt-Jakob நோய் உடன் தொடர்புடைய பிரியோன்கள், 3 நிமிடத்திற்கான 134 °C மற்றும் 15 நிமிடத்திற்கான 121 °C வெப்பநிலையில், ஆட்டோகிளேவில் வைத்தாலும் அழியாது. மேலும், சமீபத்தில் கண்டறிந்த நுண்ணுயிரிகளான ஸ்டைரைய்ன் 121 போன்றவை 121 °C வெப்பநிலைக்கு மேல் இருந்தாலும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சாகாது.

பொருளை கொதிக்கவைப்பதில் சிறப்பாக பணிபுரிவதில் ஆட்டோகிளேவ்கள் நல்ல பங்காற்றுகின்றன என்பதை பல மருத்துவ அமைப்புகள் கண்டறிந்துள்ளன. கொதிக்க வைக்கத்தக்க, மீண்டும் பயன்படுத்தக்தக்க உருப்படிகளைக் காட்டிலும் பல செயல்முறைகள் இன்றைக்கு ஒற்றைப்பயன்பாடு உருப்படிகளையே பெரிதும் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர். சருமத் தடி ஊசிகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் போய், பல அறுவை கருவிகள் (இடுக்கிகள், ஊசி வைப்பான்கள், அறுவைக் கத்திப் பிடிப்பான்கள் போன்றவை) மறு பயன்பாட்டிற்குப் பதில் ஒற்றைப்பயன்பாடாகவே பெரும்பாலும் இக்கால கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆட்டோகிளேவ் கழிவுவைக் காணலாம்.

ஓதம் தோய்ந்த வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுவதால், சூடு-தாங்கா தயாரிப்புகளை (பிளாஸ்டிக்ஸ் போன்றவை) கொதிக்க வைக்க முடியாது அல்லது அவை உருகிவிடும். காகிதம் அல்லது பிற தயாரிப்புகளானவை நீராவியால் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்பதால் அவை வேறு வழியில் கொதிக்கவைக்கப்படவேண்டும். ஆட்டோகிளேவ்கள் அனைத்திலும், பயன்படுத்தப்படும் உருப்படிகள் எப்போதும் தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டு அதில் நீராவி சமநிலையில் ஊடுருவுவதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.

நிலையான முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் ஸ்டீரிமில் ஒதுக்குவதற்கு முன்பு, மருத்துவ கழிவுகளைக் கொதிக்க வைக்க ஆட்டோகிளேவ் பயன்படுகிறது. இந்த பயன்பாடு, கழிவற எரித்தல் செயல்களுக்கு மாற்றாக மாறியுள்ளது, ஏனெனில் எரித்தலால் உருவாகும் துணைப்பொருட்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உடல்நல சிக்கல்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன, குறிப்பாக தனித்தனி மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய அளவிலான அமைப்புகள் இவற்றில் அடங்கும். கழிவற எரித்தல் அல்லது இதே போன்ற வெப்ப ஆக்ஸிஜனேற்ற செயல்முறைகள், இன்றும் நோய்சார்ந்த கழிவு மற்றும் மிக தீவிர நச்சுத்தன்மை கொண்ட மற்றும்/அல்லது நோய் உருவாக்கக்கூடிய மருத்துவக் கழிவுகள் போன்றவற்றுக்கு மிகவும் அவசியமாகவே உள்ளன.

ஆட்டோகிளேவ் தர உறுதி

ஆட்டோகிளேவ் ஆனது, சரியான நேரத்தில், போதிய வெப்பநிலையைப் பெறுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு, இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் குறிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வேதியியல் குறிப்பான்களை, மருத்துவ தொகுப்பு மற்றும் ஆட்டோகிளேவ் டேப்பில் காணலாம், சரியான நிலை அடையப்பெற்றதும் இதன் வண்ணம் மாறும். இந்த வண்ண மாறுபாட்டின் மூலம், தொகுப்பிற்குள் அல்லது டேப்பில் இருக்கும் பொருள் செயலாக்கப்பட்டது என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம். உயிரியல் அடையாளங்காட்டிகளில், ஜியோபாசில்லஸ் ஸ்டீரோதெர்மோபில்லஸ்  போன்ற வெப்பம் தாங்கும் பாக்டீரியாக்களின் தொகுதிகள் உள்ளன. சரியான வெப்பநிலையை ஆட்டோகிளேவ் எட்டாவிட்டால், அதிலுள்ள நுண்ணுயிரிகள் உற்பத்தியாகத் தொடங்கும், மற்றும் அவற்றின் வளர்சிதை மாற்றம் காரகாடித்தன்மைச் சுட்டெண்-உணர்திறன் கொண்ட வேதிப்பொருளின் நிறத்தை மாற்றும். சில இயற்பியல் அடையாளங்காட்டிகளில், தொடர்புடைய தாங்கும் நேரத்திற்கு பின்னர் உருகத் தொடங்கும் உலோகக்கலவைகள் இருக்கக்கூடும். உலோகக்கலவை உருகினால், மாற்றம் கண்ணுக்கு புலனாகும்.

சில கணினியால் கட்டுப்படுத்தப்படும், ஆட்டோகிளேவ்கள் ஸ்டெர்லைசேஷன் சுழற்சியைக் கட்டுப்படுத்த F0 (F-நௌஃப்ட்) மதிப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. F0 மதிப்புகள், வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட அதிகமான அழுத்தத்தில் 15 நிமிடங்கள் வரை இணக்கமான ஸ்டெர்லைசேஷனை  இல்  இல் வைத்திருப்பதற்கு சமமான நிமிடங்களாக அமைக்கப்படுகின்றன. சரியான வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாடு கடினமானது என்பதால், வெப்பநிலை கண்காணிக்கப்படுகிறது, மற்றும் ஸ்டெர்லைசேஷன் நேரம் அதற்கேற்ப மாற்றப்படுகிறது.

குறிப்புதவிகள்

ஆய்வுக்கூடக் கருவிகள்
கூகுள் தமிழாக்கம்-ஆய்வுக்கூடக் கருவிகள்
உணவியல்