Ekstraktiv elektrosprayionisering

Ekstraktiv elektrosprayionisering (EESI) er en spray-type, omgivende ioniseringskilde i massespektrometri som bruker to kolliderende aerosoler, hvorav den ene genereres ved elektrospray. I standard EESI tilfører sprøytepumper væskene til både en elektrospray og en prøvespray. I nøytral desorpsjon EESI (ND-EESI) tilveiebringes væsken til aerosolen i prøven med en strøm av nitrogen.

Prinsipp for drift 
Et ND-EESI-eksperiment er enkelt i konsept og implementering. En romtemperatur (20 ° C) nitrogengass strømmer gjennom en smal åpning (ca. 0,1 mm) for å danne en skarp stråle rettet mot en overflate. Nitrogenmolekylene desorberer analytter fra overflaten. Strålen er bare 2–3 mm over overflaten, og gasstrømmen er ca. 200 ml/min med gasshastigheter rundt 300 m/s. Prøveområdet er ca. 10 mm2. Et valgfritt kabinett, vanligvis laget av glass, kan dekke prøvetakingsområdet for å sikre riktig plassering av gasstrålen og prøveoverføringsledningen. Et rør fører den nøytrale aerosolen til ESI-sprayen.

Prøvesprayen i EESI produserer en flytende aerosol med analytten i prøvedråper. ESI-sprayen produserer dråper med protoner. Prøvedråpene og de protonrike dråpene støter på hverandre. Hver dråpe har egenskaper: analyttens løselighet i ESI-sprayløsningsmidlet og overflatespenningen til sprayløsningen og prøveoppløsningen. Med forskjellige egenskaper produserer noen kollisjoner ingen ekstraksjon fordi dråpene "spretter", men med lignende egenskaper produserer noen kollisjoner koalesens og væske-væskeekstraksjon. Ekstraksjonens omfang avhenger av likheter til egenskapene.

Applikasjon 
Omgivende ioniseringsteknikker er attraktive for mange prøver på grunn av deres høye toleranse for komplekse blandinger og for rask testing. EESI har vært brukt for rask karakterisering av levende ting, native proteiner, og metabolske biomarkører.

EESI har blitt brukt på matprøver, urin, serum, utpust og proteinprøver. En generell undersøkelse av urin, serum, melk og melkepulver ble rapportert i 2006. Pusteanalyse av valproinsyre med EESI ble rapportert i 2007. Frukts modenhet ble klassifisert med kombinasjonen av EESI og hovedkomponentanalyse, og levende prøver ble testet kort tid senere. Parfymer ble klassifisert med kombinasjonen av EESI og karakteristiske ioner. Online overvåking ble utført i 2008. Melamin i tilsølt melk ble påvist i 2009. Pusteanalyse ble utført med kombinasjonen av EESI og et ionefelle massespektrometer. Drikkevarer, reseptfrie legemidler, uranylavløpsvann, og vann ble testet med EESI mellom 2010 og 2016.

Referanser 

Massespektrometri