S-parametre

S-parametre (fra engelsk: Scattering parameters) brukes for å karakterisere lineære elektroniske kretser. De er spesielt nyttige for å spesifisere oppførselen til radiokomponenter/kretser og kan måles direkte av en nettverksanalysator. Hver S-parameter er et kompleks tall (med magnitude og fase) og det vil være en unik verdi angitt per frekvens.

Avhengig av antall porter til kretsen vil det være et ulikt antall S-parametre definert for en krets. En én-ports krets – som for eksempel en antenne – vil ha kun én S-parameter, , per frekvens. En to-ports krets – som for eksempel et elektronisk filter – vil ha 4 S-parametre per frekvens: , , , . Flere egenskaper ved elektroniske kretser kan relativt enkelt beskrives ut fra disse 4 parametrene.  vil for eksempel beskrive forsterkning (magnituden) og faseforskyvning (fasen) fra port 1 til port 2 for filteret. Dette betyr at ved å plotte magnituden til  med frekvens på x-aksen, vil man direkte se responsen til et elektronisk filter slik man mest naturlig vil beskrive det. Motsatt vil  vise forsterkning og faseforskyvning fra port 2 til port 1.  vil ofte være lik  for passive kretser, men forskjellig for kretser med aktive komponenter.  er det samme som den komplekse refleksjonskoeffisienten  for port 1.

S-parametrene er definert for en bestemt karakteristisk impedans som man må vite for å få mening ut av parametrene. Denne impedansen settes vanligvis til den karakteristiske impedansen for transmisjonslinjene brukt i systemet, normalt 50 ohm. Hvis man vet den karakteristiske impedansen  og S-parameter verdien , er inngangsimpedansen  for port 1 direkte gitt ved:

Definisjon for to-port-kretser 
Hvis  er innkommende bølge på port 1,  reflektert/utgående bølge fra port 1,  innkommende bølge på port 2, og  reflektert/utgående bølge fra port 2,

beskriver S-parametrene forholdet mellom disse bølgene ved hjelp av dette matrise-uttrykket:

Merk at alle verdiene i uttrykket over er komplekse verdier og beskriver oppførsel kun for en bestemt frekvens.  er altså en kompleks verdi som beskriver magnituden og fasen til en bestemt sinusoid ved en frekvens.

Filformat 
S-parametre måles vanligvis med en nettverksanalysator over et frekvensbånd og importeres ofte i programvare for å simulere på elektroniske systemer. Det mest vanlige filformatet for lagring av måleresultatet er en såkalt Touchstone-fil med filendelsen .sNp der N er antall porter (.s1p for 1-port, .s2p for 2-port osv.). Dette er en tekstfil med en linje per frekvens. Filformatet kan leses av det meste av programvare som brukes for å simulere og plotte S-parametre. Nedenfor er en Touchstone-fil for en to-ports krets (.s2p):

 # MHZ S DB R 50
 50	-15.4	100.2	10.2	173.5	-30.1	9.6	-13.4	57.2
 51	-15.8	103.2	10.7	177.4	-33.1	9.6	-12.4	63.4
 52	-15.9	105.5	11.2	179.1	-35.7	9.6	-14.4	66.9
 53	-16.4	107.0	10.5	183.1	-36.6	9.6	-14.7	70.3
 54	-16.6	109.3	10.6	187.8	-38.1	9.6	-15.3	71.4

Linjen som starter med # definerer formateringen for resten av fila. I eksempelet ovenfor er frekvens oppgitt i MHz, magnituden er logaritmisk i dB og systemimpedansen (karakteristisk impedans) er satt til 50.

Hver måledatalinje inneholder:

 <frekvens_MHz>   <S11_mag_dB> <S11_fase_grader> <S21_mag_dB> <S21_fase_grader> <S12_mag_dB> <S12_fase_grader> <S22_mag_dB> <S22_fase_grader>

En Touchstone-fil for en en-ports krets vil se slik ut (.s1p):

 # MHZ S DB R 50
 50	-15.4	100.2
 51	-15.8	103.2
 52	-15.9	105.5
 53	-16.4	107.0
 54	-16.6	109.3
der hver linje inneholder aktuell frekvens i MHz og magnitude/fase for :
 <frekvens_MHz>   <S11_mag_dB> <S11_fase_grader>

Referanser

Se også 

 Smith-diagram

Elektronikk
Radioteknikk