Induktivt koblet plasmamassespektrometri

Induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS) er en type massespektrometri som bruker et induktivt koblet plasma for å ionisere prøven. Det forstøver prøven og skaper atom- og små polyatomiske ioner, som deretter oppdages. Teknikken er kjent og brukt for sin evne til å oppdage metaller og flere ikke-metaller i væskeprøver i svært lave konsentrasjoner. Den kan oppdage forskjellige isotoper av det samme elementet, noe som gjør det til et allsidig verktøy i isotopisk merking.

Sammenlignet med atomabsorpsjonsspektroskopi har ICP-MS større hastighet, presisjon og følsomhet. Imidlertid, sammenlignet med andre typer massespektrometri, som termisk ioniseringsmassespektrometri (TIMS) og glødeutladningningsmassespektrometri (GD-MS), introduserer ICP-MS mange forstyrrende specier: argon fra plasma, komponenter av luft som lekker gjennom kjegleåpningene og forurensning fra glassutstyr og kjeglene.

På grunn av mulige anvendelser innen atomteknologi er ICP-MS-maskinvare gjenstand for spesielle eksportbestemmelser i Folkerepublikken Kina.

Komponenter

Induktivt koblet plasma 
Et induktivt koblet plasma er et plasma som får energi (ionisert) ved induktiv oppvarming av gassen med en elektromagnetisk spole, og inneholder en tilstrekkelig konsentrasjon av ioner og elektroner for å gjøre gassen elektrisk ledende. Ikke hele gassen trenger å bli ionisert for at gassen skal ha egenskapene til et plasma; så lite som 1% ionisering skaper et plasma. Plasmaene som brukes i spektrokjemisk analyse er i det vesentlige elektrisk nøytrale, med hver positive ladning på et ion balansert med et fritt elektron. I disse plasmene er de positive ionene nesten alle enkeltladede, og det er få negative ioner, så det er nesten like store mengder ioner og elektroner i hvert volumsenhet plasma.

ICP-ene har to driftsmodi, kalt kapasitiv (E) -modus med lav plasmadensitet og induktiv (H) -modus med høy plasmadensitet, og overgang mellom E og H oppvarmingsmodus skjer med eksterne innganger. Den induktivt koblede plasmamassespektrometrien drives i H-modus.

Referanser 

Vitenskapelige teknikker
Massespektrometri
Laboratorieutstyr
Analytisk kjemi