Nedbørmåler

En nedbørmåler eller regnmåler (teknisk: pluviometer, av latin plu'via = regn og gresk me'tron = måle) er et instrument som måler nedbør over en gitt periode. Instrumentet inngår mange steder også i en værstasjon. Nedbøren oppgis i millimeter (mm), som tilsvarer liter pr. m². Faller det 10 mm nedbør på et areal på 100 m², tilsvarer det en vannmengde på 1000 liter (1 tonn).

Hvis nedbøren faller i fast form (snø eller hagl), må den smeltes før den kan måles.

Nedbørmåling blir brukt til flere formål:
 Meteorologisk statistikk.
 Flomvarsel.
 Dimensjonering av avløpssystemer.
 Landbruk (en rotbløyte = ca. 30 mm nedbør over 1-2 dager).
 Kraftverksindustrien.

Det finnes to hovedtyper av instrumenter: Manuelle og automatiske.

Plassering  
Nedbørmåleren bør plasseres på en åpen flate ca. 2 meter over bakkenivå, og skjermes best mulig for vind.

Den må være solid festet i bakken, slik at åpningen forblir horisontal.

Manuelle målere 
En manuell måler består av en traktformet åpning med kjent tverrsnitt som leder nedbøren ned i en beholder som er gradert i mm nedbør.
Det finnes mange ulike typer manuelle målere, fra de enkleste som er beregnet for private haver til målere beregnet for meteorologisk statistikk. Jo større åpning måleren har, dess mere nøyaktig blir målingen.

Automatiske målere 
I automatiske målere skjer avlesningen ved hjelp av vektprinsippet. Her blir nedbøren samlet i en bøtte som blir veid kontinuerlig. Da kan man beregne hvor mye nedbør som har falt i korte tidsintervaller. Om vinteren bruker man frostvæske i bøtten for å smelte snøen.

Eksterne lenker 
 
 Nedbørmålere fra Meteorologisk institutt

Meteorologiske instrumenter og utstyr
Nedbør