Nonijaus skalė

Nonijaus skalė - trumpa skalė, slenkanti išilgai fiksuotos skalės. Nonijaus skalės nulinės padalos padėtį fiksuotoje skalėje galima rasti labai tiksliai. Ši skalė naudojama tokiuose matavimo prietaisuose, kaip slankmatis.

Ilgio matavimas 
Pasirenkamas ilgio matavimo metodas priklauso nuo ilgio didumo. Metrinė liniuotė naudojama 50 mm ar didesniam ilgiui matuoti. Mažiausia jos padala paprastai būna 1 mm, taigi ilgį galima įvertinti 0,5 mm. Nonijaus skalės dėka tai galima padaryti tiksliau.

Nulinės padalos vertės radimo būdas 
 Apytiksliai nustatoma nonijaus skalės nulinės padalos padėtis; šiuo atveju - 8,3 cm (žiūrėti paveiksliuką dešinėje).
 Nonijaus skalėje randama padala, kuri sutampa su fiksuotos skalės padala; šiuo atveju - tikslumu 2. Kai ilgis mažesnis už 50 mm, tokia paklaida jau nepriimtina. Tuomet naudojama nonijaus skalė. Labai mažam ilgiui (iki 0,01 mm) matuoti naudojamas mikrometras.
 Šis skaičius prirašomas iš dešinės prie ankstesniojo; taigi tikslus skaičius yra 8,32 cm.

Ilgio matavimo animacija 

Matavimo prietaisai