レーザドップラー流速計

レーザドップラー流速計（レーザドップラーりゅうそくけい、英語：laser Doppler velocimeter または laser Doppler anemometer、略称：LDV、LDA）は、非接触式の流速計の一種。局所速度を測ることができ、流れ場に散乱体となるものが必要であるが、計測器が直接流れを乱すことがなく、周波数特性に優れていることなどが特長。また、他の流速計では計測が困難な超低流速にも使用できる。

概要 
レーザー光の非常にコヒーレンスが高い特性を活かして、ハーフミラーとミラーにより光路差を与えた2本のレーザー光を干渉させて、干渉縞を通過するトレーサ粒子からの散乱光を受光することによって計測する。

動いているトレーサによる散乱光はドップラー効果により入射光に対して周波数変位を持つ。その変位はトレーサの速度に比例し、トレーサの屈折率や大きさには依存しない。この原理を利用し、散乱光の周波数を測定することでトレーサの（すなわち流れ場の）速度を得ることができる。

観測領域には2本のレーザー光の干渉により光強度が強い・弱いという縞（干渉縞）が発生し、この縞を垂直にトレーサ粒子が横切る時、散乱光の強度は強い・弱いを繰り返すことになる。この強い・弱いの繰り返しを散乱光のビート信号という。実際には1粒子からの散乱光だけでなく、多くの粒子からの散乱光が検出器（例えばSiフォトダイオード検出器）に入ることになるが、この散乱光をフーリエ変換することにより、ビート信号の周波数をうまく抽出することができ、それによって速度を得る。なお、測定間隔や測定時間等は任意に設定することが可能である。

トレーサ粒子が干渉縞を垂直に横切ることを前提としているため、例えばトレーサ粒子が斜めに移動したり、干渉縞に平行に移動したような場合、流速が小さく見積もられることもあるので要注意である。特に、この方法は局所流速を求める方法であるので、局所的な流れ方向が把握できないケースでは、正確な数字が得られない恐れがある。

関連項目 
 レーザドップラ振動計 – レーザードップラー流速計と類似の仕組みで振動を測定する。
 レーザーマイクロフォン – レーザドップラ振動計と類似の仕組みで離れた位置の音を検出する。
 ドップラー・レーダー – レーザードップラー流速計と類似の仕組みで測定対象との絶対的な距離ではなく、相対的な速度と変位量を計測する。
 光波測距儀 – 距離を測定、レーザドップラ振動計とは異なり、測定対象までの絶対的な距離を測定できる。

脚注

参考文献 
 中山泰喜、「レーザドップラ流速計」 『ターボ機械』 1974年 2巻 5号 p.429-436, , ターボ機械協会
 三品博達 、「レーザードップラー速度計」 『光学』 1978年 7巻 3号 p.93-102, , 応用物理学会(日本光学会)
 前田昌信、「差動型レーザ・ドップラー流速計の活用」 『ターボ機械』 1984年 12巻 11号 p.664-671, , ターボ機械協会
 栗原昇、「流速標準のためのレーザドップラー流速計校正装置の開発と不確かさ解析」 『日本機械学会論文集 B編』 1999年 65巻 637号 p.3029-3034, , 日本機械学会

速度計
物理学のエポニム