Higrometer

Higrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas (container) penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box penyimpanan kamera. Kelembapan yang rendah akan mencegah pertumbuhan jamur yang menjadi musuh pada peralatan tersebut.

Higrometer juga banyak dipakai di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembapan udara yang berpengaruh terhadap keakuratan alat-alat pengukuran.

Kini higrometer banyak dipakai untuk pengukur kelembapan ruangan pada budidaya jamur, kandang reptil, sarang burung walet maupun untuk pengukuran kelembapan pada penetasan telur

Deskripsi 

Higrometer (hygrometer) adalah perangkat untuk menentukan kelembapan atmosfer yang dapat menunjukkan kelembapan relatif (persentase kelembapan di udara), kelembapan mutlak (jumlah kelembapan) atau keduanya. Beberapa higrometer standar hanya mampu menginformasikan dua keadaan seperti pada kondisi udara kering atau basah. Sedangkan jenis higrometer lainnya merupakan bagian dari perangkat yang disebut humidistats, yang digunakan untuk mengontrol pelembap udara atau pengering untuk mengatur kelembapan udara.

Higrometer biasanya digunakan dalam peramalan cuaca, memantau kelembapan di laboratorium, area penyimpanan dan pembuatan tanaman, di mana tingkat kelembapan tertentu harus dijaga.

Jenis-jenis higrometer

Higrometer Logam / kertas jenis koil 
Hygrometer logam / kertas coil berguna untuk memberikan indikasi cepat dari perubahan kelembapan, tetapi paling sering digunakan pada perangkat yang sangat murah dan akurasinya sangat terbatas. Higrometer ini bekerja dengan pencarian melalui unit identik yang banyak ditampilkan dan menunjukkan perbedaan dalam kelembapan ditunjukkan dari 10% atau lebih. Dalam perangkat ini, kelembapan diserap oleh strip kertas garam yang diresapi dan melekat pada sebuah kumparan logam, menyebabkan perubahan bentuk. Perubahan panjang (analog dengan yang di termometer bimetal) menyebabkan indikasi pada dialnya.

Higrometer Rambut Ketegangan 
Perangkat ini menggunakan rambut manusia atau hewan di bawah ketegangan. Panjang perubahan rambut dengan kelembapan dan perubahan panjang dapat diperbesar dengan mekanisme dan/atau ditunjukkan pada dial atau skala.

Higrometer Elektronik 
Higrometer elektronik ini menggunakan Dewpoint yang merupakan temperatur di mana sampel udara lembap (atau uap air lainnya) berada pada tekanan konstan mencapai saturasi uap air. Pada temperatur saturasi, pendinginan lebih lanjut hasil dalam larutan air. Higrometer cermin Chilled dewpoint adalah salah satu instrumen yang paling sering digunakan. Dengan menggunakan cermin dingin dan mekanisme optoelektronik untuk mendeteksi kondensasi pada permukaan cermin. Suhu cermin dikendalikan oleh umpan balik higrometer elektronik untuk menjaga keseimbangan dinamis antara penguapan dan kondensasi pada cermin, sehingga dapat diukur suhu titik embun.

Akurasi 0,2 °C dapat dicapai dengan perangkat tersebut, yang berkorelasi di lingkungan sekitarnya untuk akurasi kelembapan relatif sekitar ± 0,5%. Perangkat ini perlu sering dibersihkan, dan kalibrasi berkala untuk mencapai tingkat-tingkat akurasi.

Untuk penggunaan higrometer ini perlu diperhitungkan biaya, ruang, atau kerapuhan relevan, jenis lain dari sensor elektronik yang digunakan, dengan harga yang lebih rendah dari akurasi. Dalam sensor kelembapan kapasitif, pengaruh kelembapan pada konstanta dielektrik dari bahan polimer atau logam oksida diukur. Dengan kalibrasi, sensor ini memiliki akurasi ± 2% RH dalam kisaran 5-95% RH. Tanpa kalibrasi, akurasi adalah 2 sampai 3 kali lebih buruk. Sensor kapasitif yang tahan terhadap efek seperti kondensasi dan suhu tinggi sementara.

Lihat pula 
 Takometer
 Alat ukur

Referensi 

Contoh Higrometer 

 IMA moisture measurement training site 
 USATODAY.com: How a Sling Psychrometer Works
 NIST page on humidity calibration
 Article on difficulty of humidity calibration
 Article on RH sensors 
 NOAA homepage for cryogenic chilled-mirror frostpoint hygrometers

Alat pengukur
Psikrometrika
Meteorologi
Sensor