קולורימטר טריסטימולוס

קולורימטר טריסטימולוס, (באנגלית: Tristimulus colorimeter) מקוצר בשפת היומיום לקולורימטר. הוא משמש בהדמיה דיגיטלית ליצירת פרופיל וכיול התקני פלט. זה לוקח מספר מוגבל של קריאות אנרגיה ספקטרלית רחבת פס לאורך הספקטרום הנראה על ידי שימוש בפוטו-דטקטור (גלאי אופטי מסנן אופטי למשל פוטודיודות סיליקון.

תיאור 
קולורימטר עם הערך הידוע של שגיאה מוחלטת מאפשר מדידת קואורדינטות (x,y)-צבעוניות בצבעים אדום, ירוק, כחול ולבן. הערכים הנמדדים משמשים לחישוב מקדמי פרופיל LCD.

במקור הופעלו שלושה מסנני זכוכית שספקטרום השידור שלהם חיקה את פונקציות התאמת הצבעים של "CIE 1931 color space" (המוצגים בהמשך). ניתן להשתמש בבנק מסנן כדי לפרק את פונקציות התאמת הצבע הבודדות אם יש צורך בדיוק רב יותר.

מקובל לומר שמצלמה או קולורימטר הם קולורימטריים אם הם עומדים בתנאים נתונים שנקראים גם "Maxwell–Ives criterion". הפחתת "שגיאות צבע מטאמריות של הצופה" (מטאמריות היא תופעה שבה צבעם של שני עצמים נראה זהה תחת מקור אור מסוים, אך למעשה יש להם התפלגות אנרגיה ספקטרלית שונה. כאשר משתמשים במקור אור מסוג אחר, מתגלה הבדל הצבעים ביניהם), מתבצעת אם תוצר התגובה הספקטרלית של קולטן הפוטו והשידור הספקטרלי של המסננים הוא צירוף ליניארי של ה-CMFs. קולורימטר או מצלמה דיגיטלית עם מערך מסנן צבע יכול, בתנאים מסוימים, לשמש כחלופה לספקטרופוטומטר.

יש לציין את תנאי התאורה והצופה בעת ביצוע המדידה (למשל D65 /10°) (Illuminant D65).

ניתן להעריך את איכותו של קולורימטר באמצעות האמצעים בפרסום CIE 179:2007.

קיימות שיטות כיול שונות עבור קולורימטר טריסטימולוס.

הערות שוליים 

כלי מעבדה
צבעים