רוטמטר

רוטמטר הוא מד ספיקה המורכב מצינור קוני אשר קוטרו הולך וגדל במעלה הזרימה. הזורם עובר דרך הרוטמטר בכיוון מעלה ובדרך גורר משקולת, בדרך כלל בצורת כדור אך יכולה להיות גם בצורות אחרות, אשר צפיפותה גבוהה מזה של הזורם. כיוון שקוטר הצינור הולך וגדל ומפל הלחץ כמעט ואינו משתנה, מהירות הזורם הולכת וקטנה עד לנקודה בה המשקולת תיעצר ובה סכום כוח הציפה וכוח החיכוך שווה לכוח הכבידה של המשקולת. בגובה זה ניתן לחשב את מהירות הזורם וממנה את הספיקה, לכן הרוטמטר, לאחר כיול, מאפשר לתרגם את גובה המשקולת לספיקת הזורם.

יתרונות המכשיר

1. טוב לזורמים מסוג נוזלים וגזים.

2. מכשיר פשוט וקל לשימוש.

3. מדויק מבין המכשירים המכניים למדידת הספיקה.

חסרונות

1. בעייתי בנוזלים בעלי צמיגות גבוהה.

2. השפופרת אינה עמידה בפני לחצים גבוהים.

קישורים חיצוניים

הנדסת מכונות