Kapillaarviskosimeeter

Kapillaarviskosimeeter ehk Ostwaldi viskosimeeter on viskosimeetrite liik, mis on saanud nimetuse Wilhelm Ostwaldi järgi. 

Teist liiki viskosimeeter on Ubbelohde viskosimeeter, mis koosneb U-kujulistest klaasitorudest, mis hoitakse vertikaalselt, kontrollitud temperatuuriga vannis. U-kujulise viskosimeetri ühel poolel on vertikaalne sektsioon, kus asub kapillaar.

Üleval ja all on vedeliku mahuti. Kasutamisel lastakse vedelik läbi ülemise mahuti, seejärel lastakse vedelik voolata alumisse mahutisse. Kaks märki (üks üleval- ja teine allpool ülemist mahutit) näitavad viskoossuse mahtu. Aeg, mis kulub vedelikul kahe märgi läbimiseks, on võrdeline kinemaatilise viskoossusega.

Mõõdetakse aeg, mis kulub katsevedelikul läbivooluks kapillaari kahe märgitud punkti vahel. Läbivooluaeg korrutatakse viskosimeetri konstandiga ning saadakse kinemaatiline viskoossus.

Mõõteriistad