Puidu niiskusmõõtur

Puidu niiskusmõõtur on mõõteseade puidu niiskussisalduse määramiseks (niiskusmõõtur).

Puidu elektrilise laadumise efektiga niiskusmõõtur 
Puidu elektrilise laadumise efektiga niiskusmõõturi puidu kiu küllastuspunktist suurema niiskussisalduse mõõtmiseks, samuti mõõturi kalibreerimise meetodi töötas välja Eesti Maaülikooli töörühm.

Tööpõhimõte
Üheaegselt mõõdetakse puidu elektritakistus (mõõtmise ajast sõltuvana, intervall 1–0,1 sekundit, kogu mõõtmistsükli aeg 20 sekundit) ja samaaegselt puidu elektrimahtuvus. Mõõdetud elektritakistuse ja elektrimahtuvuse väärtused sisestatakse mõõturi mikroarvutisse. Mikroarvuti sisaldab vastavat algoritmi ehk niiskusmõõturi funktsiooni, mille alusel toimub mõõtmistulemuste ja puidu keskmise niiskussisalduse vastavusse viimine. Tulemus näidatakse arvutis puidu niiskussisaldusena (protsentides puidu kuivkaalust).

Mõõturi osad
 mõõte-elektroodid (2)
 signaali juhtmed
 mõõteseadme analoog-osa (eelvõimendi ja filtrid)
 mõõteseadme digitaalne osa (analoog-digitaalmuundur ja mikroarvuti)
 välisseadmed (kuvar, salvestusseadmed: mälukaart või mälupulk, interneti liides)

Kalibreerimine
Erinevalt traditsioonilistest niiskusmõõturitest kalibreeritakse niiskusmõõtur iga puidu liigi jaoks eraldi kahe muutuja funktsiooni suhtes, kus funktsiooni sõltumatud muutujad on puidu elektritakistus R ja puidu elektrimahtuvus C, ja sõltuvaks muutujaks on puidu niiskussisaldus NS kuivkaalu protsentides.

Prototüüp

Prototüüp töötati välja töörühma poolt, kuhu kuuluvad Valdek Tamme, Hannes Tamme, Peeter Muiste, Toomas Bernotas, Jüri Olt ja Peep Miidla.

Puidu niiskusmõõtur on patenteerimise järgus.

Viited

Mõõteriistad