Lasernivelliir

Lasernivelliir on mõõtmistel ja ehitustel kasutatav laseritaseme seade, mis koosneb laserkiire projektorist ja statiivist, mida saab vajadusel kinnitada statiivile. Komplekti kuulub lasernivelliir, statiiv, vastuvõtja ja mõõtelatt. Lasernivelliirile on sisse ehitatud aku, mille pealt seade töötab. Vastuvõtja töötab patareide pealt.

Areng 
Nivelliir on algelisem tööriist, võrreldes lasernivelliiriga.
Lasernivelliiri tööpõhimõte pärineb 1970. aastate algusest.
Lasernivelliire on 360° või 180° laserkiire ulatusega.
Pöörlev lasernivelliir on arenenum lasernivelliiri tüüp, mis näitab 360° kraadist laserkiirt.

Pöörleva lasernivelliiriga töötamine  
 Lasernivelliir kinnitatakse statiivile ja asetatakse tasasele pinnale.
 Statiivi küljes oleva mulli järgi reguleeritakse lasernivelliir loodi.
 Lasernivelliir lülitatakse sisse.
 Pöörlev lasernivelliir loodib ennast ise täpsemalt ära ja siis hakkab laserkiirt projekteerima 360° ulatuses.
 Sisetingimustes ei pea vastuvõtjat kasutama.
 Välitingimustes tuleb kasutada ka vastuvõtjat.
 Vastuvõtja kinnitatakse mõõtelati külge.
 Vastuvõtja lülitatakse sisse.
 Tuleb hakata vastuvõtjaga kiirt otsima.
 Kui vastuvõtja teeb ebaühtlast häält, on laserkiir vastuvõtja keskpunktis, natukene kõrgemal või madalamal.
 Vastuvõtja näitab ekraanil noolega, kas laserkiir on üleval- või allpool vastuvõtja keskpunktist.
 Kui vastuvõtja teeb ühtlast häält, tähendab see seda, et olete laserkiire õigel kõrgusel üles leidnud.

Viited 

Mõõteriistad