مطياف نير

مطياف نيرسبيك (بالإنجليزية: NIRSpec) هو محلل لضوء الطيف وبصفة خاصة «للأشعة تحت الحمراء القريبة»، (أي القريبة من الأحمر).وهذا المطياف له اهمية كبيرة مقراب جيمس ويب الفضائي JWST الفضائي وهي مهمة تكمل عمل مقراب هابل الفضائي (HST). تم تطويرهذا المطياف لتلقي المزيد من المعلومات حول أصل الكون من خلال مراقبة ضوء الأشعة تحت الحمراء من النجوم والمجرات الأولى. بالمقارنة مع HST ، ستسمح أجهزته بالنظر إلى الوراء إلى أن كان الكون سحابة غازية بعد الانفجار العظيم، ثم تشكلت في السحابة نجوم ومجرات. وستدرس ما يسمى بالعصور المظلمة التي كان الكون خلالها معتمًا، بعد حوالي 150 إلى 800 مليون سنة من الانفجار العظيم.

مطياف NIRSpec عبارة عن مطياف متعدد الأجسام وقادرة على قياس طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة لما يصل إلى 100 جرم مثل النجوم أو المجرات بدقة طيفية منخفضة ومتوسطة وعالية. يتم تنفيذ المشاهدات في مجال رؤية 3 arcmin 3× arcmin على مدى الطول الموجي من 0.6 ميكرومتر إلى 5.0 ميكرون. كما تحتوي على مجموعة من الشقوق تسمح بدخول الضوء وفتحة للتحليل الطيفي عالي التباين للمصادر الفردية، بالإضافة إلى وحدة حقل متكاملة (IFU) للتحليل الطيفي ثلاثي الأبعاد. المطياف هو مساهمة من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وقد تم إنشاؤه بواسطة Astrium مع مجموعة من الخبراء الأوروبيين العلميين.

نظرة عامة 

الموضوعات العلمية الرئيسية لتلسكوب جيمس ويب الفضائي هي:

 أول ضوء وإعادة التأين
 تجميع المجرات،
 ولادة النجوم وأنظمة الكواكب الأولية
 ولادة أنظمة الكواكب وأصول الحياة

تعمل أداة NIRSpec عند −235 درجة مئوية ويتم تبريده بشكل سلبي بواسطة مشعات الفضاء البارد التي تم تركيبها على وحدة الأدوات العلمية المتكاملة JWST (ISIM). يتم توصيل المشعات بـ NIRSpec باستخدام أحزمة حرارية موصلة للحرارة. حوامل المرآة ولوحة قاعدة النظام الضوئي كلها مصنوعة من كربيد السيليكون سيراميك SiC100. يبلغ حجم الجهاز حوالي  ويزن  بما في ذلك 100 كيلوغرام من كربيد السيليكون. يتم تشغيل الجهاز بثلاثة صناديق إلكترونيات.

يتضمن مطياف NIRSpec آليات 4 هي:

 نظام عجلة المرشح (FWA) - 8 أوضاع، تحمل 4 مرشحات تمرير طويلة للأشعة، وفلاتر نطاق عريض لاكتساب الموجات الضوئية المرغوب فيها، وموضع مغلق وواحد مفتوح
 مجموعة آلية إعادة تركيز الأشعة (RMA) - تحمل مرآتين لإعادة ضبط الجهاز
 مجموعة المصراع الصغير (MSA) - للتحليل الطيفي متعدد الأجسام وهي تحمل أيضًا الشقوق الثابتة وفتحة IFU
 مجموعة عجلات المقضب (GWA) - 8 أوضاع، تحمل 6 حواجز شبكية ومنشور واحد للأشعة ومرآة واحدة لرصد الهدف

تتضمن NIRSpec الإضافية مجموعتين كهربائيتين بصريتين هما:

 مجموعة المعايرة (CAA) - تحمل 11 مصدرًا للإضاءة وكرة تكاملية؛ للمعايرة الطيفية الداخلية للأداة والمعايرة الميدانية المسطحة
 مجموعة المستوى البؤري (FPA) - تشمل المستوى البؤري الذي يتكون من مجموعتي شرائح مستشعر

وأخيرًا أداة تقطيع الصور للوحدة الميدانية المتكاملة (IFU)، المستخدمة في وضع IFU الخاص بالمطياف.

يتم تمثيل المسار البصري بواسطة مجموعات مرآة كربيد السيليكون التالية:

 مجموعة بصريات اقتران - التي تربط الضوء من تلسكوب JWST إلى NIRSpec
 البصريات الأمامية TMA (FOR) - والتي توفر المستوى البؤري المتوسط لـ MSA
 Collimator Optics TMA (COL) - موازنة الضوء على عنصر تشتت عجلة الشبكة
 بصريات الكاميرا TMA (CAM) - التي تصور أخيرًا الأطياف على الكاشف

أهداف العلمية 

 نهاية العصور المظلمة - الضوء الأول وإعادة التأين : التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRS) بدقة تباين طيفية حوالي 100 و 1000 لدراسة مصادر الضوء الأولى (النجوم والمجرات والنوى النشطة) التي تمثل بداية مرحلة [[إعادة التأين]] الكون التي يُعتقد أنها حدثت بين الانزياح الأحمر 15-14 و 6.
 تجميع المجرات : المشاهدات الطيفية للأجسام المتعددة التي ترسل إلينا الأشعة تحت الحمراء القريبة (يتراوح الانزياح الأحمر لها عادةً من 1 إلى 7) بدقة استبيان طيفية حول 1000 مشاهدة لعدد كبير من المجرات و NIRS محلول مكانيًا بدقة طيفية حوالي 1000 و 3000 بوصة من أجل إجراء دراسات مفصلة لعدد أقل من الأجرام.
 ولادة النجوم وأنظمة الكواكب : التحليل الطيفي للشق عالي التباين بالأشعة تحت الحمراء القريبة بدقة [[تباين]]طيفية تتراوح من 100 إلى عدة آلاف من أجل الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً لتكوين وتطور النجوم وأنظمتها الكوكبية.
 أنظمة الكواكب وأصل الحياة : من أجل مراقبة المكونات المختلفة للنظام الشمسي (من الكواكب والأقمار التي تتبعها إلى المذنبات وأجسام حزام كايبر بالإضافة إلى أنظمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية، فإن NIRS عالية التباين والمحللة مكانيًا بغرض قياس دقة طيفية متوسطة إلى عالية مع الحفاظ على استقرار طيفي ضوئي نسبي عالي.

أوضاع التشغيل 
من أجل تحقيق الأهداف العلمية، يوجد لدى NIRSpec أربعة أوضاع تشغيلية:

التحليل الطيفي متعدد الأجسام (MOS)

في جهاز MOS يتم تغطية مجال الرؤية الكلي للأداة البالغ 3 × 3 قوسين باستخدام 4 صفائف من أقنعة الشق القابلة للبرمجة. تتكون أقنعة الشق القابلة للبرمجة من 250.000 مصراع صغير حيث يمكن برمجة كل منها على حدة بحيث «تفتح» أو «تغلق». التباين بين الشق «المفتوح» أو «المغلق» أفضل من 1: 2000. إذا تم رصد جسم مثل المجرة في مصراع «مفتوح»، يمكن تشتيت أطياف الضوء المنبعثة من الجسم وتصويرها على مستوى الكاشف. في هذا الوضع يمكن مشاهدة ما يصل إلى 100 جرم سماوي في وقت واحد وقياس الأطياف.

وضع وحدة المجال المتكامل (IFU): يتم استخدام مقياس طيف المجال المتكامل بشكل أساسي للأجسام الكبيرة الممتدة مثل المجرات. في هذا الوضع يتم تقطيع مجال الرؤية 3 × 3 ثانية قوسية إلى نطاقات 0.1 ثانية قوسية، ثم يتم إعادة ترتيبها بعد ذلك في شق طويل. يسمح ذلك بالحصول على أطياف تم حلها مكانيًا للمشاهدات الكبيرة ويمكن استخدامها لقياس سرعة الحركة والاتجاه لجرم سماوي ممتد (مثل مجرة). ونظرًا لأن الأطياف المقاسة في وضع IFU ستتداخل مع أطياف وضع MOS ، فلا يمكن استخدامهما بشكل متوازٍ.

التحليل الطيفي عالي التباين (SLIT)

تتوفر مجموعة من 5 شقوق ثابتة من أجل إجراء عمليات رصد طيفية عالية التباين وهو أمر مطلوب على سبيل المثال للرصد الطيفي لعبور كواكب خارج المجموعة الشمسية. من بين الشقوق الخمسة الثابتة، يبلغ عرض ثلاثة منها 0.2 [[ثانية قوسية]] ، وواحد عرضه 0.4 ثانية قوسية، والآخر عبارة عن فتحة مربعة مقدارها 1.6 ثانية قوسية. يمكن استخدام وضع SLIT في نفس الوقت مع أوضاع MOS أو IFU.

وضع التصوير (IMA)

يتم استخدام وضع التصوير لاكتساب الهدف فقط. في هذا الوضع، لا يتم وضع أي عنصر مشتت في المسار البصري ويتم تصوير أي كائنات مباشرة على الكاشف. نظرًا لأن مصفوفة microshutter التي تجلس في الخطة البؤرية الوسيطة للأداة يتم تصويرها بشكل متوازٍ، فمن الممكن ترتيب مرصد JWST بحيث تقع أي كائنات يمكن ملاحظتها مباشرة في مركز المصاريع المفتوحة (وضع MOS)، وفتحة IFU (وضع IFU) أو الشقوق (وضع SLIT).

معايير الأداء 
بيانات الأداء الأساسي لـ NIRSpec هي:

الشركاء الصناعيين 
تم بناء NIRSpec بواسطة Astrium Germany مع معاهد علمية وشركاء منتشرين في جميع أنحاء أوروبا وبمساهمة من وكالة ناسا من الولايات المتحدة التي قدمت النظام الفرعي للكاشف وتجميع المصراع الصغير.

المتعاقدون الفرديون ومساهماتهم:

 APCO Technologies SA - معدات الدعم الميكانيكي للأرض والحوامل الحركية
 Astrium CASA Espacio - حزام الأدوات البصرية
 Astrium CRISA - أدوات التحكم الإلكترونية والبرمجيات
 Astrium SAS - الدعم الهندسي من كربيد السيليكون (SiC)
  (AIP) - مساهمة برامج المعايرة والتحليل والتحليل السريع للأدوات
 Boostec - صناعة الهياكل والمرايا المصنوعة من كربيد السيليكون
 بصريات كاسيديان:
 تجميع عجلة المرشح
 الجمعية عجلة مقضب
  (CRAL) – Instrument Performance Simulator
 European Space Agency (ESA) – NIRSpec Customer
 Iberespacio – Optical Assembly Cover
  (IABG) – Instrument Test Facilities
 Mullard Space Science Laboratory (MSSL):
 Calibration Assembly
 Optical Ground Support Equipment (Shack-Hartman-Sensor, Calibration Light Source)
 الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) - العناصر المفروشة للعميل:
 الكاشف الفرعي
 النظام الفرعي Microshutter
 ساجيم - تلميع المرآة وتجميع المرآة والتكامل والاختبار
 Selex Galileo - آلية إعادة التركيز
 Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) - وحدة ميدانية متكاملة
 Terma - معدات الدعم الأرضي الكهربائية (نظام معالجة البيانات)

الصور 

 التحليل الطيفي متعدد الأجسام (MOS)

 وحدة ميدانية متكاملة

انظر أيضا 
 تلسكوب جيمس ويب الفضائي
 كاميرا ميري (للأشعة تحت الحمراء المتوسطة)
 كاميرا نيركام
 مطياف نير
 مستشعر التوجيه الدقيق ومصور الأشعة تحت الحمراء القريبة وجهاز الطيف غير المشقوق
 MIRI (جهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة) (كاميرا / مطياف JWST 5-28 ميكرون)
 NIRCam (كاميرا NIR لـ JWST حتى ضوء بطول موجي يصل إلى 5 ميكرون)
 وحدة أدوات علمية متكاملة ISIM

المراجع

روابط خارجية 

 تلسكوب جيمس ويب الفضائي على ناسا
 تلسكوب جيمس ويب الفضائي على وكالة الفضاء الأوروبية

بصريات فيزيائية
مطيافية الأشعة تحت الحمراء
مقاريب الأشعة تحت الحمراء