قنطرة ماكسويل

قنطرة ماكسويل، بالإنجليزية Maxwell Bridge أو قنطرة ماكسويل-فين هي قنطرة كهربية مشابهة لقنطرة وهيتستون تستعمل لقياس المقاومات المركبة مثل المستحثات بواسطة مصدر كهربائي متردد.

طريقة العمل 
تمثل Lx في الشكل المستحث المراد تعيين مقاومته، وتمثل R2 مقاومته المكافئة . تُوازن القنطرة بواسطة المقاومتين R1 وR3 بحيث يصبح الجهد المتردد U=0.

تـُركب L1 وR1 على نفس الفرع الذي يوجد به الملف المراد قياسه Lx ، والذي يحتوي على مقدار الحث L2 والمقاومة المكافئة R2.
 
المقاومتان R1 وR3 قابلتين للتغيير والضبط، والملف L1 هو مستحث مرجعي .

تـُضبط كل من المقاومتين R1 وR3 بحيث يصير الجهد U=0 .

من أجل بلوغ ذلك تُضبط المقاومة R1 بحيث يكون الطور عند نقطة الوسط على طرف القنطرة اليساري مساويا لدرجة الصفر (0°) بمقارنته بطور جهد المصدر المتردد. وتُضبط الشدة عند نقطتي الوسط لفرعي القنطرة بواسطة 3 حتي تتساويان . عند التوصل إلى ذلك التوازن تصير U=0 .

ونغير عادة المقاومتين R1 وR3 بالتبادل عدة مرات حتي نصل إلى حالة التوازن ووصول الجهد إلى الصفر أو نهاية صغرى عندئذ تنطبق المعادلة:
 
.

ونحصل على الجزء الحقيقي للمقاومة المكافئة (الحث) Lx بالعلاقة:

ونحصل على الجزء التخيلي لقيمة الحث Lx للملف :

اقرأ أيضا 
 دارة التوالي أو التوازي
 قنطرة وهيتستون

مراجع 

أجهزة قياس
أجهزة قياس كهربائية
جيمس ماكسويل
دارات إلكترونية
قنطرة كهربية
قياسات المعاوقة