nyuuzyou/wikis huggingface dataset:
Palettenwaage

== Palettenwaage / U-Waage ==
Palettenwaagen finden häufig ihre Verwendung in Bereiche wie Speditionen, Versandabteilungen und Lagerhäuser. Die Palettenwaagen sind mobil und es müssen auf keine besondere bauliche Vorradaussetzungen für den Betrieb einer Palettenwaage beachtet werden.
Bei der Verwendung der Palettenwaagen als Zählwaage können noch weitere Waagen als Referenzwaagen oder Mengenwaagen an das Wägeterminal angeschlossen werden (Zählsystem).
== Bauform von Palettenwaagen / U-Waagen ==
Die Bauforum ist speziell für das Wiegen von Paletten ausgelegt und hat eine Bauforum wie ein “U“. 
Von dieser „U- Forum“ abgeleitet wird die Palettenwaagen auch als U-Waage bezeichnet. Die Abmessungen von (800x1200 mm) deiner Palettenwaagen entspricht die eine Europolpalette (umgangssprachlich: Europalette).
Palettenwaagen für größere Paletten werden als Sonderwaagen mit Schenkelverbreiterung angeboten.
Palettenwaagen werden als Stahl lackiert oder als Edelstahl Version angeboten.
== Wägebereich und Genauigkeit – Teilung von Palettenwaagen ==
Palettenwaagen werden meist geeicht und in einem Wägebereich von 600 – 1500 kg mit einer Teilung von 0,2 – 0,5 Kilogramm angeboten. Einen höheren Wägebereich bis 3000 Kg und einer Teilung von 1 kg sind auch möglich. Wird eine Palettenwaage in einem nicht eichpflichtigen Bereich eingesetzt sind auch andere Teilungen der Waage möglich.
Palettenwaagen werden, wenn sie im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden, als Handelswaagen eingestuft und haben eine Eichfrist von 2 Jahre.
Alternativ zu einer Eichung könne Palettenwaagen auch durch einen Kalibrierdienst überprüft werden.
== Vor und Nachteile von Palettenwaagen ==
Die Verwendung von Palettenwaagen bringen Vor und Nachteile mit sich, die der Waagenbetreiber gegeneinander abwägen muss.
*Vorteile einer Palettenwaage
**Palettenwaagen sind mobil und können ohne Probleme dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Aus diesem Grund sind Palettenwaagen mit Transportrollen und Tragegriffe ausgestattet
**Es wir keine Waagengrube benötigt, da Palettenwaagen als Überflurwaage aufgestellt werden.
*Nachteile einer Palettenwaage
**Palettenwaagen sind von ihrem Bauforum her speziell darauf ausgerichtet, Paletten zu wiegen. Kleiner Kisten oder Pakete sind nur bedingt oder gar nicht zu wiegen.
**Stolpergefahr
== Betriebsarten von Palettenwaagen ==
Palettenwaagen bieten neben dem herkömmlichen bestimmen des Gewicht auch noch andere Betriebsarten an. Die Betriebsarten von einer Palettenwaagen hängt von dem verwendeten Wägeterminal ab.
Diese wären z.B.
*Standard Wägeprogramm
*Zähl Wägeprogramm
*Plus/Minus Wägeprogramm
== Zubehör für Palettenwaagen ==
*Akku Betrieb (Mobile Waage)
*Stativ für die Wägelektronik
*Wandhalterung für die Wägelektronik
*Drucker für die Palettenwaage 
Kategorie:Arten von Waagen
Petatonne

== Petatonne ==
Petatonne ist eine Einheit für Masse. Die Petatonne entspricht ein Dezimal-Präfixe von Faktor 1.000.000.000.000.000 (Billiarde) einer Tonne,
das wiederum über das Kilogramm vom Urkilogramm, welches in Paris aufbewahrt wird, abgeleitet wird.
Die Einheitenbezeichnung für Petatonne ist: Pt
== Darstellung von Petatonne, abgeleitet von der Tonne ==
 \mathrm{1\, Petatonne = 1\cdot 10^{15}\, t}
 oder abgeleitet vom Kilogramm
 \mathrm{1\, Petatonne = 1\cdot 10^{18}\, kg}
 
== Digital kann die Petatonne wie folgt dargestellt werden ==
* 1.000.000.000.000.000 t 
* 1.000.000.000.000.000.000 kg 
== Massenbeispiel: ==
Kategorie:Masseneinheiten
Pfund

== Pfund ==
Das Pfund geht auf die altrömische Libra zurück, welches als Kurzzeichen Lb oder lb übernommen wurde.
Im Mittelalter wurde das Pfund in ganz Europa verwendet. Allerdings war sein Gewicht nicht wie Heute auf 500 Gramm festgelegt, sondern unterschied sich von Stadt zu Stadt.
So lag das Pfund zwischen ca. 470 Gramm bis 510 Gramm. 
So betrug zb das alte württembergische Pfund von etwa 467 Gramm
1884 wurde das Pfund von dem Deutschen Zollverein auf exakt 500 Gramm festgelegt.
 Umrechnung:
 1 pound = 16 Unze oz. = 256 Dram dr. = 7000 Grain gr. = 453,59237 Gramm
 
 Heute wird das Pfund nur noch in der Umgangssprache verwendet und entspricht 500 Gramm.
 Das Pfund wird Umgangssprachlich vorwiegend in der Lebensmittelbereich verwendet. Im Offiziellen
 Messwesen ist das Pfund nicht mehr im geschäftlichen und amtlichen Verkehr zulässig
 (Einheitenverordnung) - Gewichtseinheiten
Kategorie:Masseneinheiten
Pikogramm

== Pikogramm ==
Pikogramm ist eine Einheit für Masse. Das Pikogramm ist ein 1/1000000000000 Teil ( Billionstel Teil ) vom Gramm, das wiederum vom Urkilogramm, welches in Paris aufbewahrt wird, abgeleitet wird.
Die Einheitenbezeichnung für Pikogramm ist: pg
== Darstellung von Pikogramm, abgeleitet vom Kilogramm ==
 \mathrm{1\, Pikogramm = 1\cdot 10^{-15}\, kg}
 oder abgeleitet vom Gramm
 \mathrm{1\, Pikogramm = 1\cdot 10^{-12}\, g}
 
== Digital kann Pikogramm wie folgt dargestellt werden ==
*0,000 000 000 000 001 kg 
*0,000 000 000 001 g
== Massenbeispiel: ==
 
* ≈ 70 pg - Gewicht eines Virus
* 3 pg - Grenzwert der EU von drei Pikogramm Dioxin pro Gramm Fett 
Kategorie:Masseneinheiten
Plus-Minus-Waage

== Plus-Minus-Waage - Vergleichswaage ==
Eine Plus-Minus-Waage wird auch als Vergleichswaage bezeichnet und dienst dazu, Massen zu vergleichen. Dabei wird ein Sollwert entweder digital oder als Vergleichsmasse über Gewichte - Vergleichsprodukt aufgelegt bzw das Sollgewicht bei einer digitalen Technik über eine 10-Tastatur eingeben. Dabei wird die Abweichung nach Plus oder Minus dem Benutzer angezeigt. Dies wird dem Anwender entweder über die Skala, digital über die Anzeige des Gewichts bzw Plus-Minis-Balken in der Digitalanzeige angezeigt.
Optional kann dies auch dies über eine Ampelanlage oder Akustisch über Signaltöne erfolgen.
Kategorie:Bilder
Kategorie:Arten von Waagen
Kategorie:Waagen Funktionen
Price Lookup Code

== Price Lookup Code ==
Der Price Lookup Code, auch kurz PLU genannt dient zur Zuordnung von Produkten und deren Preis zb bei SB-Waagen und Ladenwaagen . Dabei kann einer PLU nicht nur der Preis, sondern auch andere Informationen mit angegeben werden. Diese wären zb. Taragewichte, Produktnamen, Verpackungsdatum, Inhaltsstoffe usw. Diese werden dann über einen Drucker ausgegeben.
In der Industrie werden diese PLU an Waagen verwendet, um einem Produkt zb ein Stückgewicht, Tarabehälter oder auch Sollgewichte mit anzugegeben.
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Waagen Funktionen
Prüfgewichte

== Prüfgewichte - Justiergewichte - Kalibriergewichte ==
Prüfgewichte - Justiergewichte sind Gewichte, um Waagen neu zu Justieren, Waagen zu Eichen oder Waagen zu Kalibrieren
Dabei richtet sich das zu verwendete Prüfgewicht nach der OIML Fehlergrenzen der Gewichte sowie den Genauigkeit der Waage (Ablesbarkeit).
In der Regel sollte das Prüfgewicht der Teilung der Waage (d) entsprechen, besser noch 1/3 der Fehlergrenzen der Waage entsprechen.
Beispiel:
Eine Waage hat einen Wägebereich von 1000 g und eine Ablesbarkeit von 0,01g = 10 mg
Dies entspricht dies einer Toleranz der Waage von 10 mg.
Das passende Prüfgewicht wäre somit ein Prüfgewicht der Klasse F1 mit 1000 g und einer Fehlergrenze von 5 mg
Bei geeichten Waagen gilt folgende Regelung:
Die Messabweichung der Prüfgewichte darf höchstens 1/3 der Fehlergrenzen bei der jeweiligen 
Belastung der Waage entsprechen.
== Genauigkeitsanforderungen der Normalgewichte im Bezug auf die Eichklasse und dem Eichwert der Waagen ==
 
 
 Gewichtsklasse
 der Waage
 
 
 Anzahl der 
 Eichwerte n
 
 
 Genauigkeitsklasse
 der Normalgewichtstücke
 
 
 
  
 
 
 
 
 ≤ 50 kg
 
 
 › 50kg
 
 
 
 
 IIII
und 
 III 
 
 
 ≤ 3000 e
 
 
 M1
 
 
 M2
M1-2
 M1 
 
 
 
 
 ≤ 5000 e
 
 
 
 
 ≤ 10000 e
 
 
 
 
 II
 
 
 ≤ 30000 e
 
 
 F2
 
 
 F2
 
 
 
 
 II
 
 
 ≤ 100000 e
 
 
 F1
 
 
 F1
 
 
 
 
 I
 
 
 
 
 
 E2
 
 
 E2
 
 
== Wahl eines Kontrollgewichts für Waagen ==
Viele Waagenbetreiber möchten außerhalb des Kalibrierzyklus ihre Waage selbst überprüfen. Die unterstehende Tabelle soll eine grobe Hilfestellung bezüglich dem verwendetem Prüfgewicht im Bezug auf die verwendeten Waage sein.
 
 Prüfgewichte
 Auflösung der Waage 
 Waage nach Eichklassen
 
 
 M1
 bis etwa 10 000 d 
 II Präzisionswaagen
III Handelswaagen
 III Industriewaagen 
 
 
 F2
 bis etwa 50 000 d
 II Präzisionswaagen
 
 
 F1
 bis etwa 100 000 d 
 II Präzisionswaagen
 
 
 E2
 über 1 000 000 d
 I Fein und Analysenwaagen
 
== Siehe auch: ==
* Handelsgewicht
== Weblinks ==
* Prüfgewichte für Waagen
Kategorie:Gewichte
Kategorie:Toleranzen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Pulverwaage

== Pulverwaage und ihre Verwendung ==
Pulverwaagen werden in der Hauptsache für die Verwiegung von Pulver oder Pulverartigen Stoffen eingesetzt. Dabei werden die Gewichte je nach Anwendung und Verwendungszweck entweder in Kilogramm, Gramm oder Grain angezeigt.
== Pulverwaagen im Schießsport ==
Pulverwaagen werden im Schießsport, von Sportschütze oder Jäger verwendet. Dabei wird die Pulverwaage dazu verwendet, um die Menge des Pulvers bei Frontlader oder das Wiederladen von leeren Hülsen zu wiegen. Eine andere Anwendung ist die genaue Füllmenge für Munition, die in Patronen eingefüllt werden müssen, zu bestimmen. 
Hierbei werden Waagen, meist Taschenwaagen oder Laufgewichtswaagen verwendet, die einen kleinen Wägebereich (30-40 Gramm /etwa 500gn) und eine kleine Teilung (0,1 gn / 0,01 g ) oder noch kleiner besitzen.
== Pulverwaagen in der Industrie ==
Pulverwaagen in der Industrie werden zum verwiegen von größeren Mengen an Pulver verwendet. Hier werden zb Materialien wie Mehl verwogen. Eine Pulverwaagen in der Industrie ist genau betrachtet nichts anderes als eine Waage, die mittels einer Schneckendosierer abgefüllt und dosiert wird. Dabei wird der Wägevorgang selbsttätig durchgeführt
Kategorie:Arten von Waagen
Referenzoptimierung

== Referenz-Optimierung bei Zählwaagen ==
 
Die Referenzoptimierung verbessert bei Zählwaagen stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und somit das Zählergebnis.
Die Funktionsweise der (automatischen) Referenzoptimierung wird so durchgeführt, das weitere Teile auf die Zählwaage gelegt werden, deren Anzahl der Teile kleiner ist, als bei der ersten Referenzgewicht Bestimmung. 
Bei jeder Referenzoptimierung wird das Teilegewicht neu berechnet und verbessert so die genaue Bestimmung der Teileermittlung beim Zählen. Die Referenzoptimierung kann so oft wiederholt werden, solange nie mehr Teile auf die Waage gelegt werden wie schon aus der vorhergehende Referenzoptimierung vorhanden sind.
== Praktisches Beispiel einer Referenzoptimierung ==
# 10 Teile aufgelegt
# weiter 8 Teile aufgelegt = 18 Teile gesamt - Referenzoptimierung aktiv
# 15 Teile zusätzlich aufgelegt = 33 Teile gesamt - Referenzoptimierung aktiv
# 40 Teile zusätzlich aufgelegt - die Referenzoptimierung nicht mehr aktiv, da die neu hinzugekommenen Teilemenge größer ist als die schon aufgelegten Teilemenge aus der früheren Referenzoptimierung von 33 Teile. 
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Waagen Programme
Regeln für Autoren

== Regeln für das Erstellen von Beiträgen ==
* Beiträge sollten aus mindesten 2-3 Sätze bestehen
* Achte auf Rechtschreibung und Grammatik in den Beiträgen
* Das einfache Kopieren von Texten aus anderen Webseiten ist nicht erlaubt 
* Missbraucht die Wissensdatenbank nicht für Werbung (Spam) oder Selbstdarstellung
* Artikel, die nicht den Anforderungen der Wissensdatenbank erfüllen werden gelöscht
* Schreibt eure Artikel neutral und sachlich
* Erstellt keine Artikel zu Testzwecken in der Wissensdatenbank. Diese werden gelöscht. 
**Verwendet die Wiki-Spielwiese, um nach Herzenslust zu probieren und zu spielen
Kategorie:Waagen-Forum
Reproduzierbarkeit

== Reproduzierbarkeit von Waagen ==
Unter der Reproduzierbarkeit bei Waagen versteht man die Annäherung zwischen den Messwerten bei unterschiedlichen Bedingungen. 
In der Praxis heißt das für eine Waage, wie genau die Waage bei einer gleichen Messgröße, aber unterschiedlichen Bedienungen wie Aufstellungsort, Bediener, Aufstellungsort, Position des Wägegutes auf der Waagenplattform und Umweltbedienungen ist.
Bei einer Reproduzierbarkeit von zb 10 mg kann das Messergebnis der Waage um diesen Wert maximal abweichen. Häufig wird auch die Reproduzierbarkeit mit der Standartabweichung gleich gesetzt.
Die Reproduzierbarkeit ist nicht zu verwechseln mit der Wiederholbarkeits Prüfung an Waagen.
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Toleranzen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Richtigkeit

== Prüfung der Richtigkeit (Richtigkeitsprüfung) von Waagen ==
Bei der Prüfung der Richtigkeit wird die die größte Abweichung des Gewichtswert geprüft 
Vor der Prüfung der Richtigkeit muss die Waage mindestens einmal bis zum maximalen Wägebereich belastet worden sein.
Dabei soll die Prüflast gleichmäßig über die Wägeplattform verteil sein. Bei Waagen über 1 Tonne Traglast dürfen anstatt Prüfgewichte auch eine Ersatzlast aufgebracht werden.
Die Prüflast bei der Richtigkeistprüfung sollte mindesten 50 % von Max betragen und wird je nach Waagenart 3-6 mal wieder holt.
Die Prüflast kann reduziert werden, wenn die Differenz der Wäge-Ergebnis nicht größer als
 0,3e > 35 % von Max
 0,2e > 20 % von Max
beträgt
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Toleranzen
Rollgewicht

== Rollgewicht ==
Als Rollgewicht bezeichnet man Prüfgewichte von einem Gewichtsbereich von 500 kg - 2,5 Tonnen . Diese Schwerlastgewichte kommen bei Prüfen und Eichen von Industriewaagen, Fahrzeugwaagen und Gleiswaagen zum Einsatz. Die Gewichtsklasse der Gewichte gehen von M1 bis M3 . 
Die Bauart von Rollgewichte gibt es in Walzenform oder auch sogenannte Fassgewichte. Diese Fassgewichte können entweder stehend oder auch gelegt auf ihrer Mantelfläche gerollt werden. 
Eichfahrzeuge, die zur Prüfung von Fahrzeugwaagen und Gleiswaagen eingesetzt werden sind mit diesen Gewichten ausgestattet.
Kategorie:Gewichte
Kategorie:Mieten
Rundkopfwaage

== Rundkopfwaage ==
Rundkopfwaagen werden wegen der runden Form der Waagenanzeige so bezeichnet und sind nur bei mechanischen Waagen zu finden. Sie gehören zu der Gruppe Neigungswaagen oder Federwaagen. Dabei unterscheiden sich diese Rundkopfwaagen in ihrer Bau- und Funktionsweise. Einige Rundkopfwaagen nutzen für ihren Wägebereich einen oder mehrere Umläufe der Skalenscheibe. 
Wenn eine Rundkopfwaagen mehrere Umläufe für ihren Wägebereich nutzt, befindet sich hinter der Skalenscheibe noch eine Kulisse, um den jeweiligen Umlauf zu bestimmen. Je nach Position des Zeigers und der Kulisse kann das Gewicht abgelesen werden.
Je nach Ausführung und Verwendung lässt sich der Waagenkopf stufenlos um die eigene Achse drehen und die Gewichtsanzeige beidseitig ablesen.
 
Kategorie:Arten von Waagen
Rücklauf

== Rücklauf an Waagen ==
Der Rücklauf einer Waage ist die Differenz zwischen den be.-und entlasten einer Waage. Dieser Rücklauf wird auch beim Prüfen im Zuge eines Kalibrierdienst oder einer Eichung festgestellt. Dabei muss bei einer Eichung einer Waage der Rücklauf in den Fehlergrenzen der Waage liegen.
== Rücklauf einer Waage in der Praxis ==
Ein Rücklauf einer Waage spielt in den gängigsten Anwendungen keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Produkt wird auf die Waage aufgebracht und der Gewichtswert wird ermittelt. Problematisch wird ein Rücklauf nur, wenn für die Gewichtsermittlung die Waage höher belastet wird, wie für die Ermittlung des Gewichtes notwendig wäre. Dies kann zb durch einen Stapler oder Handhubwagen sein, der das Wägegut auf die Waage aufbringt. Ein weiterer Fall wäre, wenn eine Entnahme stattfindet.
== Beispiel eines Rücklauf anhand einer Tabelle ==
 
 
 belasten
 entlasten
 Rücklauf
 
 
 10,000
 10,001
 + 0,001
 
 
 20,000
 20,002
 + 0,002
 
 
 30,001
 30,003
 + 0,002
 
 
 40,000
 40,003
 + 0,003
 
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Begriffserklärung
Schiebegewicht

== Schiebegewicht ==
Schiebegewichte werden bei mechanischen Waagen dazu verwendet, um eine stufenlose Gewichtsfeststellung des Wägegutes zu erreichen. Dieses Schiebegewicht wird wie der Name schon gesagt entweder über einer Skalenschiene geschoben oder eine andere Methode ist, das auf dem Schiebegewicht selbst die Gewichtswerte aufgeprägt und über Markierungen zb Laufgewichtsbalken abzulesen sind.
Je nach Abstand der Skalenteilung lassen sich auch Zwischenwerte des Gewichtes ablesen.
Kategorie:Waagenteile
Schwerlastgewicht

== Schwerlastgewicht ==
Als Schwerlastgewicht bezeichnet man Prüfgewichte von einem Gewichtsbereich von 500 kg - 2,5 Tonnen . Diese Schwerlastgewichte kommen beim Prüfen und Eichen von Industriewaagen, Fahrzeugwaagen und Gleiswaagen zum Einsatz. Die Gewichtsklasse der Gewichte gehen von M1 bis M3 . Die Bauart von Schwerlastgewichte sind Blockgewichte oder auch Rollgewichte. Eichfahrzeuge, die zur Prüfung von Fahrzeugwaagen und Gleiswaagen eingesetzt werden sind mit diesen Gewichten ausgestattet.
Kategorie:Gewichte
Kategorie:Mieten
Selbsttätige Waage

== Selbsttätige Waagen ==
Selbsttätige Waagen sind Waagen , die kein Eingriff bei der Wägung von Bedienpersonal benötigen. Dies bezieht sich auch auf das Auflegen des Wägegutes, Nullpunkt Kontrolle, Ablesen , Feststellen der Einspiellage der Waage usw. Der Wägevorgang läuft völlig automatisiert ab. Selbsttätigen Waagen finden in der Verpackungsindustrie häufig Anwendung.
Anwendungsgebiete für selbsttätige Waagen sind:
* Automatische Bestimmung des Istgewichtes
* Förderbandwaagen
* Kontrollwaagen zur Gewichtskontrolle 
* Pulverwaage in der Industrie
* usw
== Siehe auch: ==
*nichtselbsttätige Waagen
Kategorie:Arten von Waagen
Sicherungsstempel

== Sicherungsstempel - Sicherungsklebemarke auf Waagen ==
Die Sicherungsstempel und Sicherungsklebemarke dienen dazu, eichrelevante Baugruppen oder Zugriffe auf Justage der Waage zu sichern.
Bei eine Verletzung der Sicherungsstempel oder Sicherungsklebemarke erlischt die Eichung des Messgerätes. Ausgenommen sind Eingriffe und Verletzung der Sicherungsstempel durch einen Waagenbauer. Dieser ersetzt dann den Sicherungsstetempel durch seinen Instandsetzerkennzeichen. 
== Bilder Gallery von weiteren Sicherungsstempel und Sicherungsklebemarken ==
Bild:klebemarke-rund.jpg|Runder Sicherungsstempel auf Waagen 
== Siehe auch: ==
* Hauptstempel
* Geeicht bis
Kategorie:Stempel und Zeichen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Single-Point-Waage

== Single-Point-Waage - (Single-Point-Scale) ==
Waagen werden als Single-Point-Waage bezeichnet, wenn an der Waage bzw an der Wägebrücke nur eine Wägezelle verbaut wurde.
Diese Art der Bauforum an Waagen findet man in in fast allen Bereichen des Waagenbaus. Der praktische Einsatz von Single-Point-Waage finden sich in Präzisionswaagen, in Ladenwaagen und in Waagen der Industrie.
Der Einsatz von Single-Point-Waagen ist nur technisch begrenzt. Der Grund sind rein Baulicher Art. Je größer eine Wägebrücke ist, desto größer werden die Belastungen der Wägezellen auf außermittige Belastungen. Je nach
Wägezelle und bauliche Gegebenheiten der Wägebrücke sind Außenmaße von ca. 800mm x 800mm möglich. Alles darüber wird wägetechnisch nur schwer oder gar nicht umzusetzen sein.
Kategorie:Arten von Waagen
Skalenscheibe

== Skalenscheibe bei Waagen ==
Skalenscheiben werden verwendet, um das Gewicht einer Mechanische Waage anzuzeigen. Dürfte allen bekannt von der Badezimmerwaage sein. Neben der Skalenscheibe gibt es noch andere Gewichtsanzeigen, wie zb Skalenschienen bei Laufgewichtswaagen oder bei Leuchtbildwaagen. Dabei entspricht die Teilung der Waage die der Skalenteilung. 
Moderne Waagen nutzen für die Gewichtsanzeige digitale Gewichtsanzeigen. Mechanische und ältere Waagen nutzten hingegen die analoge Gewichtsanzeige für die Gewichtsdarstellung.
Kategorie:Waagenteile
Skalenschiene

== Skalenschiene an Waagen ==
Anhand einer Skalenschiene kann der Benutzer durch das Verschieben von dem Laufgewichte und Schiebegewichte das Gewicht des Gägegutes ermitteln.
Dabei wird solange die Gewichte auf dem Laufgewichtsbalken verschoben, bis eine Gleichgewichtsstellung erreicht wird. Je nach Art der Waagen können sich ein oder mehrere Schiebegewichte an der Waage befinden.
Waagen mit Skalenschienen werden wegen der Verwendung von Schiebegewichte auch Laufgewichtswaagen genannt.
== Siehe auch: ==
*Skalenscheibe
Kategorie:Waagenteile
Software

== Software ==
Als Software bezeichnet man als nicht physischen Bestandteil eines Computers. Also alles, was man nicht beim Computer anfassen kann. Typische Software ist das Betriebssystem eines Rechners sowie Anwender und Dienstprogramme wie Filter usw.
Das Gegenstück zu Software ist die Hardware, auf dem die Software läuft. Auch in Waagen sind Software vorhanden, die zb Zählen oder Dosieren können. Dabei werden zum Austauschen der Daten zwischen Hardware und Software der ASCII Code verwendet
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Software
Sonderwaage

== Sonderwaagen und Sonderwaagenbau ==
Der Sonderwaagenbau ist ein spezieller Bereich der Wägetechnik und wird dann benötigt, wenn die Standard Waagenprodukte der Hersteller nicht für den jeweiligen Produktionsablauf erfüllen. Diese können baulicher Art sein, wenn zb die Anwendung besondere nicht standardisierte Brückengröße erfordert. Der Sonderwaagenbau beinhaltet auch den Bereich der Steuerung (Systemlösungen) von Produktionsabläufen in Verbindung mit den Waagen. 
Der Sonderwaagenbau ist im Vergleich zu den Standardwaagen und Applikationen dementsprechend kostenintensiv, da diese Sonderwaage für den Kunden speziell konstruiert, entwickelt, ausgerichtet und gebaut werden.
Dieser Sonderwaagenbau wird von den Waagenbauer umgesetzt und von den Waagenbaufirmen entwickelt.
Kategorie:Arten von Waagen
Kategorie:Begriffserklärung
Spielwiese 1

== Formeltest ==
a^{2+2}
\left( \frac{1}{25} \right)
\left( \frac{3}{1025} \right)
\mathit{abcdefg}{\it abcdefg}
a^{2+2}
a^{2+5}
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|a link to Help:Contents
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg| italic caption
File:Example.jpg|on page ""
Kategorie:Spielwiese
Spielwiese 5

Matheformeln mit Latex ( Tex)
a^{2+2}
\left( \frac{1}{2} \right)
b^{2+2}
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & \cdots & 3\end{bmatrix}
\left( \frac{14}{8} \right)
	\int_{-N}^{N} \mathrm{e}^x\, \mathrm{d}x
f(n)=\begin{cases} n/2, & \mbox{wenn }n\mbox{ gerade} \\ 3n+1, & \mbox{wenn }n\mbox{ ungerade} \end{cases}
Kategorie:Spielwiese
Staffelverfahren

== Staffelverfahren - Prüfung mit Ersatzlast von Waagen ==
Bei einer Eichung einer Waagen benötigt man immer soviel an Masse von Gewichte, wie die der Höchstlast der Waage entspricht. Bei kleineren Waagen ist dies in der Regel auch kein Problem dar. Bei höherlastigen Waagen wie es in der Industrie oder auch bei Fahrzeugwaagen stellt dies manchmal ein Problem dar. Diese sind meist Logistische Problem sowie Transport der Prüfgewichte. In diesem Fall Fall nutzt man die Möglichkeit von Staffelverfahren.
== Unterschiedliche Verfahren ==
Man unterscheidet zwischen zwei Staffelverfahren
* Staffelverfahren Prüfung mit Ersatzlasten 
* Abgekürztes Staffelverfahren
Mit dem normalen Staffelverfahren ist das gängige Verfahren, wenn kein Vollast an Gewichte vorhanden sind. Das Abgekürzte Staffelverfahren ist ein spezielles Staffelverfahren, was in der Regel nur bei Fahrzeugwaagen , Gleiswaagen und bei Plattformwaagen in der Industrie angewandt wird.
== Prüfen mit Ersatzlast ==
Bei der Prüfung mit Ersatzlast wird zunächst die Waage mit Prüfgewichte von Null an belastet. Danach werden die Gewichte durch eine Ersatzlast ersetzt, bis der Anzeigewert den gleichen Wert an der Waage wie bei den Gewichten angezeigt wird. Dies wird solange fortgesetzt, bis die Höchstlast der Waage erreicht ist. Reicht eine Ersatzlast nicht bis zur Höchstlast der Waage aus , so kann auch mit mehreren Ersatzlasten gearbeitet werden. 
== Arten von Ersatzlasten ==
Es gibt kein bestimmte Vorschriften, wie die Ersatzlasten auszusehen haben. Die Ersatzlasten sollten allerdings so gewählt werden, das sie leicht und zügig auf die Waage aufgebracht werden und noch genügend Platz vorhanden ist, das auch noch die Prüfgewichte darauf untergebracht werden können.
Kategorie:Prüfen - Eichen