nyuuzyou/wikis huggingface dataset:
Eichen

== Eichen von Waagen ==
Eichen bedeutet die eichtechnischen Prüfung und der Stempelung eines eichfähigen Messgerätes. Waagen müssen Sie in der Regel alle ein bis drei Jahre eichen lassen und hängt von der Eichfrist der Waagen ab. Dabei können nur eichfähige Waagen geeicht werden.
Auf Anfrage stellt die Eichbehörde einen Eichschein über die Eichung des Messgerät aus.
== Eichverfahren ==
Beim Eichen unterscheidet man mehrere Eichverfahren 
*Ersteichung
*Nacheichung
*Werkseichung
*EG-Ersteichung
*EG-Einzeleichung
== Eichen von Nichtselbsttätige Waagen ==
Die Prüfung von Nichtselbsttätige Waagen. Geprüft werden 
*Beschaffenheitsprüfung, gemäß Eichvorschriften und Zulassungen (Befundprüfung)
*Prüfung der messtechnischen Eigenschaften wie
**Genauigkeit der Nullstellung
**Richtigkeit
**Eckenprüfung
**Empfindlichkeit
**Rücklauf
**Beweglichkeit bzw Ansprechvermögen
**Wiederholbarkeit
**Prüfung von Taraeinrichtungen
**Preisrecheneinrichtungen
**Druckwerke zb.( Alibidrucker - Belegdrucker ), Eichspeicher sowie andere Zusatzeinrichtungen
== Eichen von selbsttätige Waagen ==
Die Prüfung von Selbsttätigen Waagen wird wie eine Nichtselbsttätige Waagen geprüft. Allerdings werden zb selbsttätigen (Ab)wägungen durchgeführt (Fertigverpackung)
== Die vorzeitiges Erlöschung der Eichpflicht ==
Neben dem Regulären Beendigung der Eichpflicht erlischt die Eichpflicht, wenn
* unzulässige Zusatzeinrichtungen angebaut wurden
* Hauptstempel oder Sicherungsstempel unkenntlich oder beschädigt sind
* die Verkehrsfehlergrenzen überschritten wurden 
* messtechnische Eingriffe oder Eigenschaften vorgenommen wurden zb bei einer Reparatur der Waage (siehe auch Instandsetzerkennzeichen )
* die Verwendungsbereiche eingeschränkt oder erweitert wurden
* die Bezeichnung der Waage geändert wurde
== Siehe auch: ==
* DAkks-Kalibrierdienst 
* DKD-Kalibrierdienst
* Kalibrierdienst
* Kalibrieren
* Eichfristen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Eichfristen

== Eichfristen ( Eichgültigkeitsdauer ) von Waagen und Gewichte ==
Waagen und Gewichte unterliegen im eichfähigen Einsatz einer unterschiedlichen Eichgültigkeitsdauer, die je nach Art und Verwendung unterschiedlichen Eichfristen haben und liegen zwischen 1 - 4 Jahre.
== Kennzeichnung der Eichdauer bei Waagen ==
Die Kennzeichnung der Eichdauer werden bei Waagen je nach Art der Eichung unterschiedlich aufgebracht. Dabei unterscheidet man zwischen EG-Ersteichung und Nacheichung von Waagen. 
Bei einer Nacheichung wird ein Hauptstempel mit der Jahreszahl, in dem eine erneute Nacheichung erfolgen muss.
Bei einer EG-Ersteichung wird das Jahr angegeben, in dem die Waage geeicht worden ist.
== Kennzeichnung der Eichdauer bei Gewichte ==
Die Kennzeichnung bei Gewichte erfolgt an der Justagekammer mit dem Aufbringen einer Jahreszahl (Schlagstempel). Bei Gewichtssätze wird die Eichfrist auf jedem Einzelgewicht oder mit einem Schlagstempel in den Gewichtskasten aufgebracht.
Möglich ist aber auch, das auf dem Gewichtskasten mit einem Hauptstempel (Klebemarke) die Eichgültigkeit gekennzeichnet wird.
== Eichfristen von Waagen ==
Die Gültigkeitsdauer der Eichen beträgt bei Waagen grundsätzlich zwei - drei Jahre. Ausgenommen davon gilt die Eichung bei folgenden Waagenarten
kürzer oder länger:
* Waagen unter einer Höchstlast von 3000 kg - 2 Jahre
* Waagen mit einer Höchstlast von 3000 kg und mehr - 3 Jahre
* nichtselbsteinspielende Handelswaagen mit einer Höchstlast kleiner 50 kg - 4 Jahre
* nichtselbsteinspielende Feinwaagen und Präzisionswaagen - 4 Jahre
* Personen- und Säuglingswaagen - 4 Jahre
** Bettenwaagen - 2 Jahre
* Personenwaagen in der Praxis von Ärzten oder Heilpraktikern - unbefristet ( Außer es wurde eine Reparatur durchgeführt )
* Viehwaagen in landwirtschaftlichen Betrieben - 4 Jahre
* Kontrollwaagen - 1 Jahr
* Selbstständige Kontrollwaagen einschließlich der selbsttätigen Sortierwaagen - 1 Jahr
* Nichtselbsteinspielende Handelswaagen in Apotheken - 4 Jahre
Die Gültigkeitsdauer beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Messgerät zuletzt geeicht
wurde
== Eichfristen von Gewichte ==
Alle Gewichte, die im Geschäftlichen Verkehr verwendet werden ( E2-M3 ) unterliegen einer Eichfrist von 4 Jahren. Ausgenommen sind Prüfgewichte und Kontrollgewichte, die eine Eichfrist von 1 Jahr haben.
== Siehe auch: ==
* Eichen
* Eichfehlergrenzen
* Verkehrsfehlergrenzen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Eichklassen

== Eichklassen von Waagen ==
Waagen sind in 4 Eichklassen aufgeteilt und werden auf dem Typenschild mit römischen Zahlen von I -IV gekennzeichnet und unterliegen unterschiedlichen Eichfristen, wobei der Verwendungszweck der Waage die Eichfrist bestimmt 
 
== I Analysenwaagen ==
 
Analysenwaagen oder auch Feinwaagen genannt haben eine Auflösung Teilung > 100000 d und werden mit römisch I bezeichnet. Diese werden in der Praxis zb für die Dichtbestimmung genutzt
== II Präzisionswaagen ==
Präzisionswaagen haben eine Auflösung bis <= 10000 d (Teilung) und werden in zb in Labore, als Zählwaage in der Industrie oder auch als Kontrollwaage (Fertigverpackung) genutzt
== III Industrie, Handel & medizinische Waagen ==
Industrie oder auch Handelswaagen haben eine Auflösung <=5000 d (Teilung) und werden im Handel zb Ladenwaagen oder im Industriebereich benutzt. Die übliche Teilung beträgt 3000 d und kann bei bestimmten Bedienungen auch 5000 d erhöht werden und muss von den Eichbehörden genehmigt werden.
== IIII Grobwaagen ==
Grobwaagen haben eine Teilung <=1000 d und wird dort eingesetzt, wo größere Toleranzen zulässig sind
Kategorie:Prüfen - Eichen
Eichschein

== Eichschein für Waagen und Gewichte ==
Wurde eine Waage oder Gewicht geeicht hat der Waagenbesitzer nur einen Nachweis einer Eichung seiner Messgeräte, wenn sich auf der Waage ein Hauptstempel, ein Stempelzeichen "Geeicht bis" oder bei einem Gewicht die Jahreszahl der Gültigkeit der Eichung. Da viele Betriebe heute an ein QS System angeschlossen sind reichen viel Betriebe dieser Nachweis nicht mehr. In diesen Fall stellt das Eichamt auf Anfrage einen Eichschein aus. Dieser Eichschein gilt als Bestätigung der durchgeführten Eichung der Messgeräte. Diese Eichbestätigungen gilt allerdings nicht als Nachweis auf die Rückführbarkeit auf das Internationales Einheitensystem (SI) bzw auf die Rückführbarkeit auf das nationale Normal.
== Was steht im Eichschein ==
Im Eichschein stehen unter anderem 
* Nummer - Nummer des Eichscheins 
* Gegenstand - Das zu Prüfende Messgerät zb Waage oder Gewichte 
* Identifikation - Nummer der Gewichtsstücke bzw die Nummer der Waage
* Hersteller - Hersteller der Gewichte oder Waage
* Antragsteller - In diesem Fall der Kunde 
* Prüfverfahren - 
* Ergebnis - Erfüllt die Anforderungen usw
* Ort und Datum der Prüfung
* Gültigkeit der Prüfung bis sowie Stempelzeichen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Eichvorbereitung

== Eichvorbereitung von Waagen ==
Unter Eichvorbereitung versteht man die Vorbereitung einer Waage zur Eichung durch einen Fachbetrieb. Diese beinhaltet die Wartung, Reparatur, Justage und Eichvorführung der Waage.
Weiterhin werden Zusatzeinrichtungen an der Waage geprüft, eventuell bei Unterflurwaagen die Waagengrube gereinigt (Aufsitzen der Waage bei Belastung) usw.
== keine Eichvorbereitung von Waagen vor der Eichung ==
Waagen in zb. Geschäftlichen Verkehr unterliegen der Eichpflicht und müssen je nach Verwendung der Waage in regelmäßigen Abständen nachgeeicht werden. In vielen Fällen werden Waagen von der Eichbehörde und dem Betreiber ohne vorherige Wartung durch eine Waagenbaufirma bzw. durch einen Waagenbauer nachgeeicht.
Dies ist gerade bei den Ladenwaagen und kleiner Waagen in Apotheken fast schon üblich.
Bei größeren Waagen in der Industrie zb. Plattformwaagen und Fahrzeugwaagen verhält es sich schon anderster. Der Grund liegt an der möglichen Rückgabe der Waage durch einen Eichbeamten. Der kommt zu Stande, wenn eine Waage nicht mehr in ihrer Fehlergrenzen liegt und deshalb es eine sogenannte Rückgabe kommt. Da die Eichgebühren für eine Waage sich unter anderem an der Höchstlast der Waage sich richtet und eine Rückgabe etwa 40 % der Eichgebühr beträgt sind Überlegungen zu einer vorherigen Eichvorbereitung zu überlegen.
Aber nicht nur die Eichgebühren fallen an, wenn eine Rückgabe durch eine Eichbehörde erfolgt ist. So sind auch die Gebühren für die Prüfgewichte sowie der Transport mit zu berechnen. Da kann schon schnell mehrere Hundert von Euro zusammen kommen.
== Eichvorbereitung durch einen Waagenbauer - Waagenbaufirma ==
 
Durch eine Eichvorbereitung von einer Waagenbaufirma bzw. eine Waagenbauer kommen zwar auch kosten auf eine Firma zu, aber die Waagen werden vorher überprüft, justiert und gewartet. Der Waagenbauer führt auch die Waage zur Eichung vor und kann gegebenenfalls auch währen der Eichung noch eingreifen, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen. 
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Eichwert

Eichwert (e) von Waagen
Der Eichwert (e) ist das Maß für die Eichtoleranzen von Waagen. Aus diesem Eichwert wird die Fehlergrenzen der Waage bei einer Eichung berechnet. Der Wert der Eichtoleranz ist lastabhängig und zeigt die erlaubte Gewichtsabweichung nach Plus und Minus. Die Angaben des Eichwertes steht bei eichfähigen Waagen auf dem Typenschild und liegt meist bei 1-10 d (Teilung) einer Waage. Der Eichwert wird auch zur Berechnung der Verkehrsfehlergrenzen herangezogen
 Beispiel:
 e= 20 g
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Toleranzen
Eichzonen

== Eichzonen - Gravitationszone von Deutschland ==
 
Die Genauigkeit einer Waage hängt neben vielen technischen Gegebenheiten auch von dem Aufstellungsort bzw. der Gravitationszone ab. Wegen den unterschiedlichen Fallbeschleunigungswerten wurden Deutschland in 4 Gebrauchszonen eingeteilt.
Wegen den unterschiedlichen Gravitationszone müssen auf Waagen, die für einen wechselnden Gebrauchsort geeicht werden, die Eichzonen auf dem Typenschild mit angebracht werden.
Dies betrifft Waagen, deren Teilung größer ist als 3000 e. 
Dabei entsprechen die Zonen folgende Fallbeschleunigungswerte
* Zone 1 g = 9.8070 m/s² Bayern-Süd (Nieder- und Oberbayern) und Schwaben
* Zone 2 g = 9.8081 m/s² Bayern-Nord (Franken, Oberpfalz) und Baden- Württemberg
* Zone 3 g = 9.8107 m/s² Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein- Westfalen, Thüringen und Sachsen
* Zone 4 g = 9.8130 m/s² Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig- Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
Waagen der Eichklasse III werden auf ein Mittelwert für Deutschland von g = 9,81m/s² justiert.
----
Natürlich spielt die Erdanziehungskraft auf Waagen und deren Abweichung nicht nur in Deutschland , sondern auf der ganzen Welt eine Rolle.
Heute werden Waagen am Eichort schon so justiert, das die Waagen am Aufstellungsort ein korrektes Gewicht anzeigt. Im Prinzip werden je nach Justage und Aufstellungsort die Waagen entweder ins Minus oder Plus schon vor Ort justiert.
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Stempel und Zeichen
Einheitengesetz

== Einheitensystem ==
Einheitensystem, auch früher früher Maßsystem genannt, ist eine Zusammenstellung von Maßeinheiten basierend auf dem Internationalem Einheitensystem (SI).
Das Einheitensystem wird stets als Vielfaches eine Maßeinheit angegeben. Dabei dient die Basis immer die wie unter dem Internationales Einheitensystem definierten Maßeinheit.
Somit ist es möglich, Kilogramm in zb Tonnen oder Gramm darzustellen
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Masseneinheiten
Elektromagnetische Verträglichkeit

== EMV: Elektromagnetische Verträglichkeit ==
Unter Elektromagnetische Verträglichkeit versteht man alle elektrischen Einflussgrößen, die auf Messsysteme und deren Genauigkeit Einfluss nehmen können. Diese können Strahlungen von Handys oder andere elektrischen Anlagen sein, die sich in der nähe der Waage befinden. 
Mittlerweile werden beim Eichen von Waagen diese Verträglichkeit geprüft. Dabei wird dem Messgerät bzw. dem Waagenterminal gezielt Strahlung ausgesetzt. Dabei darf der Gewichtswert nicht ändern oder vom tatsächlichen Gewicht abweichen.
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Empfindlichkeit

== Empfindlichkeit von Waagen ==
Die Empfindlichkeit ist die Änderung des angezeigten Wertes dividiert durch die verursachende Belastungsänderung der Waage. Bei einer korrekt justierten Waage mit Digitalanzeige muss die Empfindlichkeit immer exakt 1 betragen. Bei einer Empfindlichkeit von 1 spricht man von einer idealen Kennlinie.
Die Empfindlichkeit und die Kennlinie einer Waagen ist nicht immer über den gesamten Wägebereich der Waage gleich. Meist lässt die Empfindlichkeit im oberen Wägebereich der Waage nach und die Kennlinie wird facher und die Waage wird unempfindlicher gegenüber kleineren Gewichtsänderungen.
== Brechung der Empfindlichkeit ==
Zur Berechnung der Empfindlichkeit wird folgende Formeln zu Grunde gelegt. Wobei sich die unten stehenden Formeln nur durch ihre Bezeichnungen unterscheiden und sind in ihrer Berechnung der Empfindlichkeit identisch.
Bei der Brechung der Empfindlichkeit spricht man je auch dem Ergebnis der Brechung auch von der Steilheit der Empfindlichkeit.
Dabei entspricht 
* s= Empfindlichkeit
* W= Änderung des Gewichtswert auf der Waage
* m= Änderung der Masse auf der Waage
S=\frac{\Delta W}{\Delta m}
----
* s= Empfindlichkeit
* Z= Anzahl der Ziffernschritte der Waagenanzeige 
* m= Änderung der Masse auf der Waage
S=\frac{\Delta Z}{\Delta m}
Die Prüfung der Empfindlichkeit muss über den gesamten Wägebereich der Waage erfolgen.
== Faktoren der Empfindlichkeit - Empfindlichkeitsabweichung ==
Die Empfindlichkeit einer Waagen hängt von diversen Faktoren ab. Bei elektronischen Waagen beeinflussen elektronische Bauteile wie ADW, Widerstände, Spannungsreferenzen usw die Empfindlichkeit einer Waage. Aber auch andere Faktoren wie Luftdruck beeinflussen die Empfindlichkeit einer Waage (Empfindlichkeitsdrift) . Deshalb ist die Justage der Empfindlichkeit am Aufstellungsort zu Prüfen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. 
Bei mechanischen Waagen beeinflussen Reibung der mechanische Bauteile wie Pfannen, Lager, Öldämpfer usw die Empfindlichkeit einer Waage.
== Empfindlichkeitsprüfung von mechanischen Waagen ==
Bei der Empfindlichkeitsprüfung von mechanischen Waagen wird ein Prüfgewicht, welches dem E Wert der Waage entspricht auf die Waage aufgebracht. Dabei sollte sich der Gewichtswert auf der zb Skala um genau diesen Wert sich ändern. 
Ein weiterer Prüfung ist der Ausschlag bei Waagen, die mit dem Prinzip der Gleichgewichtsstellung wie zb Balken und Laufgewichtswaagen arbeiten.
Hier muss ein deutlicher Ausschlag beim Aufbringen der Masse in der Größe des Eichwerts auf die Waagenanzeige zb bei einem Laufgewichtsbalken erfolgen und sollte sich konstant bei 7 mm Einpendeln.
== Waagenbauer Spruch zu der Empfindlichkeit ==
Empfindlichkeit ist eine Zier, aber besser geht es ohne ihr.
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Empfindlichkeitsdrift

== Empfindlichkeitsdrift von Waagen ==
Unter den Begriff "Empfindlichkeitsdrift" versteht man die Veränderung der Empfindlichkeit an Waagen, die durch sich ändernde Umgebungseinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Anwärmzeit usw entstehen können.
Diese Umgebungseinflüsse könne die Genauigkeit einer Waage beeinflussen.
In der Praxis können zb Änderung der Lufttemperatur auch eine Änderung des Wägeergebnis hervorrufen. Diese sind gerade bei Präzisionswaagen. Analysenwaagen, Mikrowaagen, Halbmikrowaagen von Bedeutung.
Deshalb haben die Hersteller bei sehr hochwertigen Präzisionswaagen eine Auto-Cal Funktion integriert. Diese Funktion bewirkt, das die Waage selbsttätig in gewissen Abständen eine automatischen Kalibrierung durch führt. 
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Toleranzen
Epelsa BC

== Epelsa BC-060, BCN-060, BC-100M, BCN-100M, BCIN-100M ==
Das Wägeterminal der BC Serie wird von der Spanischen Firma GRUPO EPELSA SL gebaut und wurde auch von diesen entwickelt. Bei diesem Terminal handelt es sich um ein sehr vielseitig einsetzbarem Wägeterminal und wird vorzugsweise an Industriewaagen, teilweise auch an Fahrzeugwaagen eingesetzt.
== Modelle der BC Serie von Epelsa ==
Das Wägeterminal gibt es in verschiedenen Versionen, die sich durch die verwendete Gehäuse unterscheiden.
Die Unterschiede sind:
* BS-060 = Kunstoffgehäuse (ABS) 
* BCN-060 = Edelstahlgehäuse 
* BC-100M = Kunstoffgehäuse (ABS) mit 10-Tastatur und zwei LED Anzeigen
* BCN-100m = Edelstahlgehäuse mit 10-Tastatur und zwei LED Anzeigen
* BCIN-100M = Edelstahlgehäuse mit 10-Tastatur, integrierten Drucker und zwei LED Anzeigen
== Programmversionen Epelsa BC Serie ==
 
Bei der Versionen des der BC Serie gib es, was die Software Version angeht keine Unterschiede und sind somit identisch.
Die Modelle der BC Serie haben neben dem Wägeprogramm noch weitere Programme zu Verfügung
* Standard Wägeprogramm 
* Zähl Wägeprogramm
* Plus-Minus Wägeprogramm
Die Waagenanzeige BC-060 und BCN-060 sind im wesentlichen Identisch mit dem Terminal Epelsa Dexal. Als nächst hochwertigeres Anzeigegerät von Epelsa wäre das Terminal Epelsa Cyber
== einige Technische Daten ==
* 1 x RS 232 Schnittstellen
* Edelstahl und Kunststoffgehäuse
* 128.000 interne Auflösung 
* eichfähige Auflösung von 6.000 d
* 12 Volt Anschluss
* 7 LED Anzeige (rot) von 20 mm Höhe (Gewichtsanzeige)
* 7 LED Anzeige (rot) von 15 mm Höhe (nur BC-100M, BCN-100M, BCIN-100M)
Kategorie:Waagenanzeige
Kategorie:Waagenmodell
Kategorie:Epelsa
== weitere Bilder von Epelsa BC Terminals ==
Bild:BC-060.jpg|Epelsa BC-060
Epelsa Cyber

== Epelsa Cyber C-10, C-40, CN-10, CN-40, MC-40, MCN-40, CCH-20 CE ==
Das Wägeterminal Cyber wird von der Spanischen Firma GRUPO EPELSA SL gebaut und wurde auch von diesen entwickelt. Bei diesem Terminal handelt es sich um ein sehr vielseitig einsetzbarem Wägeterminal und wird vorzugsweise an Industriewaagen und Fahrzeugwaagen eingesetzt.
== Modelle vom Epelsa Cyber ==
Das Wägeterminal gibt es in verschiedenen Versionen, die sich durch die verwendete Software und Gehäuse unterscheiden.
Die Unterschiede sind:
* Cyber C-10 = Kunstoffgehäuse (ABS) mit Standartprogramme
* Cyber CN-10 = Edelstahlgehäuse mit Standartprogramme
* Cyber C-40 = Kunstoffgehäuse (ABS) mit Zählprogramm
* Cyber CN-40 = Edelstahlgehäuse mit Zählprogramm
* Cyber MC-40 = Lackiertes Gehäuse mit Edelstahlplatte - Beinhaltet eine Wägebrücke von 30x30 cm (6,15 und 30 Kg)und einem Anschluss einer externen Wägebrücke
* Cyber MCN-40 = Edelstahlgehäuse - Beinhaltet eine Wägebrücke von 30x30 cm (6,15 und 30 Kg)und einem Anschluss einer externen Wägebrücke
* Cyber CCH-20 CE = Identisches Gerät C-10 - C-40, aber mit einem Gehäuse für Schaltschränke
== Programmversionen Epelsa Cyber ==
 
Bei der Versionen des Cybers C-40 und CN-40 ist nur das Zählprogramm vorhanden, aber mit mehr Möglichkeiten als bei den anderen Versionen der 10. Serie vom Cyber.
Die Modelle C-10 und CN-10 haben neben dem Zählprogramm noch weitere Programme zu Verfügung
* Wägeprogramm 
* Zähl Wägeprogramm
* Fahrzeugwaagen Wägeprogramm
* Plus-Minus Wägeprogramm
* Gabelstapler Wägeprogramm 
* und noch diverse andere Programme
== einige Technische Daten ==
* 2 x RS 232 Schnittstellen
* Edelstahl und Kunststoffgehäuse (ABS)
* 1.000.000 interne Auflösung 
* eichfähige Auflösung von 10.000 d
* Alphanumerische Eingabeanzeige und Tastatur (Alphanumerische Tastatur)
* 12 Volt Anschluss
* Anschluss bis zu 10 Wägezellen (350 Ohm)
* bis zu 4 Waagen anschließbar
* IP 65 Schutzart 
* Optional Relais , Externe Tastatur, eichfähigen Speicher, Fernanzeige usw.
* und noch einiges mehr
Kategorie:Waagenanzeige
Kategorie:Waagenmodell
Kategorie:Epelsa
== weitere Bilder von Epelsa Cyber Terminals ==
Bild:cyberMC-40.jpg|Cyber MC-40
Epelsa Dexal

== Epelsa Dexal DX-60, DXN-60 ==
Das Wägeterminal Dexal wird von der Spanischen Firma GRUPO EPELSA SL gebaut und wurde auch von diesen entwickelt. Bei diesem Terminal handelt es sich um ein sehr vielseitig einsetzbarem Wägeterminal und wird vorzugsweise an Industriewaagen eingesetzt.
Ein großer Nachteil ist, das wegen der fehlenden 10-Tastatur hier kein Tara-Hand möglich ist. Es besteht zwar die Möglichkeit, feste Tarawerte zu Programmieren, aber in der Praxis sehr unkomfortabel.
== Modelle vom Epelsa Dexal ==
Das Wägeterminal gibt es in verschiedenen Versionen, die sich durch die verwendete Gehäuse unterscheiden.
Die Unterschiede sind:
* DX-60 = Kunstoffgehäuse (ABS) 
* DXN-60 = Edelstahlgehäuse
Als nächst hochwertigeres Anzeigegerät von Epelsa wäre das Terminal Epelsa Cyber
== Programmversionen Epelsa Dexal ==
 
Bei der Versionen des Dexal DX-60 und DXN-60 gib es, was die Software Version angeht keine Unterschiede und sind somit identisch.
Die Modelle DX-60 und DXN-60 haben neben dem Wägeprogramm noch weitere Programme zu Verfügung
* Standard-Wägeprogramm 
* Zähl Wägeprogramm
* Plus-Minus Wägeprogramm
* und noch diverse andere Programme optional zb ein Tier Wägeprogramm
== einige Technische Daten ==
* 1 x RS 232 Schnittstellen
* Edelstahl und Kunststoffgehäuse
* 60.000 interne Auflösung 
* eichfähige Auflösung von 6.000 d
* 12 Volt Anschluss
** 4 Watt bei 1 Wägezelle (350 Ohm)
** 6 Watt bei 4 Wägezellen (350 Ohm)
* Anschluss bis zu 4 Wägezellen (350 Ohm)
* Programmierbar 
** von 1 kg bis 150 t
** Teilung von 0,1,2,3 
* IP 65 Schutzart ( nur Dexal DXN-60 )
* Linearität von 0,01 %
* 6 LED Anzeige (rot) von 14 mm Höhe
Kategorie:Waagenanzeige
Kategorie:Waagenmodell
Kategorie:Epelsa
== weitere Bilder von Epelsa Dexal Terminals ==
Bild:dexal-abs.jpg|Dexal DX-60 Kunststoff (ABS)
Erasable Programmable Read-Only Memory

Eprom ist die engl. Abkürzung für Erasable Programmable Read-Only Memory und ist ein Löschbarer programmierbarer Speicher, der in der Hauptsache im Computertechnik, aber auch in Waagen seine Anwendung findet. 
Diese Bausteine aus Keramikgehäuse werden mit Hilfe von Eprom-Brenner programmiert. Dabei lassen sich diese Bausteine bis zu 200 mal beschreiben, bis sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
Löschen kann man diese Bausteine mit UV-Licht, welches durch ein Sichtfenster (Quarzglas-Fenster) auf den Chip gerichtet wieder löschen lässt. Bausteine mit einem Quarzglas sind teuer als Eproms ohne diese Fenster, die dazu noch in einem Plastikgehäuse verbaut sind. Diese sind dann nur einmal beschreibbar (One Time Programmable).
In der Wägetechnik speziell in den Waagen befinde sind in den Eproms die Systemprogramme und die Waagensoftware z.B. die Betriebsarten der Waagen.
Kategorie:Hardware
Kategorie:Begriffserklärung
Erdanziehungskraft

== Erdanziehungskraft ==
Jeder Körper und deren Masse erfährt auf der Erde eine unterschiedlichen Erdanziehungskraft. Diese Erdanziehung ist abhängig von dem Ort (Ortsabhängigkeit), von der Höhe(Höhenabhängigkeit) sowie von der Beschleunigung, die auf dem Körper wirkt.
Die Ortsabhängigkeit kommt zustande, da die Erde keine Kugel, sondern eine Ellipsoid ist. Das heißt, das die Erde an den Polkappen näher am Erdkern liegt wie am Äquator. 
Beispiel:
* 9,745 m/s² am Äquator.
* 9,82306 m/s² auf dem 45. Breitengrad.
* 9,832 m/s² an den Polen.
* 9.8081 m/s² zb in Baden-Württemberg
Auch spielt die Höhe am jeweiligen Breitengrad eine Rolle. Je höher die Masse oder ein Körper entfernt von der Oberfläche ist, desto weniger erfährt ein Körper die Erdschwerebeschleunigung (Gewicht)
Deshalb müssen Waagen je nach Eichklassen am Aufstellungsort geeicht werden bzw die Erdanziehungskraft am jeweiligen Ort berücksichtigt werden.
== Siehe auch: ==
* Eichzonen von Deutschland 
Kategorie:Begriffserklärung
Ersatzlast

== Ersatzlast ==
Eine Ersatzlast nutzt man, wenn man bei einer Prüfung ( DKD - DIN ISO ) oder Eichung einer Waage nicht die gesamte Menge an Prüfgewichte zu Verfügung hat, um auf den vollen Wägebereich (Vollast) zu kommen. 
Dabei werden Prüfgewichte durch andere Lasten, die in der Firma zu Verfügung stehen, einfach ersetzt
Dieses Verfahren nennt man auch Staffelverfahren. Dabei werden in der Praxis 2-4 Staffel angewandt. Es sind auch noch höhere Staffelungen möglich, aber die Bereitstellung der verschiedenen Ersatzlasten würde die Prüfung oder Eichung einer Waage unwirtschaftlich machen. Der Einsatz von Ersatzlasten kommen gerade bei höher lastigen Waagen häufig zur Anwendung. So wird fast immer bei einer Eichung einer Fahrzeugwaage durch ein Eichfahrzeug mit Ersatzlast gearbeitet, wo bei dann das Eichfahrzeug und dessen Anhänger selbst die Ersatzlast ist
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Begriffserklärung