nyuuzyou/wikis huggingface dataset:
Abgekürztes Staffelverfahren

== Abgekürztes Staffelverfahren ==
Das Abgekürzte Staffelverfahren wird an Laufgewichtswaagen und Schaltgewichtswaagen der Klasse III und IIII angewandt. Bei diesem Verfahren benötigt man nur 20 % an Prüfgewichte von der Höchstlast der Waage. Andere Waagenarten können nur im normalen Staffelverfahren geprüft werden.
Das Abgekürztes Staffelverfahren kommt heute kaum noch zum Einsatz, da viele Eichämter nicht mehr in der Lage sind Laufgewichtsbalken vorzuprüfen. Ein weiterer Grund ist der, das Fahrzeugwaagen mit Laufgewichtsbalken im Zuge der Modernisierung auf elektronischen Auswerteeinrichtung umgestellt wurden.
== Voraussetzungen für das Abgekürztes Staffelverfahren ==
Um eine Waage nach dem Abgekürztem Staffelverfahren zu Prüfen müssen folgende Vorhaussetzungen gegeben sein
 
* Es muss sich um eine Laufgewichtswaagen und Schaltgewichtswaage handeln
* nur Klasse III und IIII
* Es muss eine Vorprüfung der Auswerteeinrichtung ( zb ein Laufgewichtsbalken) vom Eichamt vor der Eichung der Waage durchgeführt werden 
* die Differenz des Wägeergebnis bei der Wiederholbarkeistprüfung mit 0,5 Max < 0,2 e 
Kategorie:Prüfen - Eichen
Abkürzungen

Hier findet man Abkürzungen und Akronymeaus aus den Bereichen Waagen und Gewichte sowie Abkürzungen, die in Artikeln von waagen-forum verwendet werden oder von allgemeiner Interesse sind.
== 0-9 ==
== A ==
* ABS
* ag 
* ASCII 
* ADW 
* AKS
* av
* ATEX
* AWI
== B ==
* BAM
* BDI
* BIPM
* BMWi
* Bureaucrat
* BRD
== C ==
* CAL 
* CE
* ct
* CTS
== D ==
* d
* DACH
* DAP
* DAkkS
* DAM
* DAU 
* DATech
* DDR 
* dr
* DKD 
* DGA
* DTE 
* DSR 
* DCD 
* DTR 
* DMS
* DIN
== E ==
* e 
* EAN-Code 
* EG 
* e.K.
* engl.
* EX
* EMC
* EWR
* EMK
* EMV
* Eprom
* Et
== F ==
* fg
* FPVO
== G ==
 
* g
* GA-A 
* GAZ
* GN
* GLP 
* GND
* gr
* GSG
* Gt
== H ==
== I ==
* ISO
* ISO 9000 ff
== J ==
== K ==
* KBA
* kg
* kt
* Kt
== L ==
* LC 
* lb
* LCD 
* LED
* LVD
== M ==
* M
* Max
* MSTQ
* MESG 
* MIC
* mg 
* Min
* Mt
== N ==
* n
* NAVI
* ng
* NSW
* NMI
== O ==
* oz
* OIML
== P ==
* pg 
* PLU
* Pt
* PTB
== Q ==
* QS
== R ==
* RS 
* RxD 
* RTS
== S ==
* Sysop
* SI
== T ==
* t 
* TCP/IP 
* TGA
* tr
* TRbF
* Tt
* TxD
== U ==
* UART
* US
* USA
* USD
* USB 
* UK
== V ==
* VDE
* VpF
== W ==
* WELMEC
* Wiki
* WLAN
== X ==
== Y ==
* yg
* Yt
== Z ==
* zg
* Zt
== sonstige Zeichen ==
* µg = Mikrogramm
Kategorie:Abkürzung
Ablesbarkeit

== Ablesbarkeit ==
Als Ablesbarkeit bezeichnet man den kleinsten ablesbaren Gewichtswert der Gewichtsanzeige einer Waage. Bei elektronischen Waagen ist dies der Ziffernschritt der Digitalanzeige, bei mechanischen Waagen die Einteilung der Skalenscheibe oder die Teilung einer Leuchtbildwaage.
== Ablesbarkeit bei geeichten Waagen ==
Bei geeichte Waagen kann dies der Eichwert "e" sein, wobei auch bei geeichte Waagen eine höhere Teilung möglich ist. Dabei wird dann die nicht eichfähige erhöhte Anzeige bei der letzten Stelle der Digitalanzeige schraffiert oder umrandet dargestellt.
Die Ablesbarkeit bei geeichten Waagen findet man auf dem Typenschild und werden wie folgt dargestellt
Beispiel
*e = 10 g
*e = d = 10 g
bzw 
*e = 10 g
*d = 1 g
== Ablesbarkeit bei ungeeichten oder nicht eichfähigen Waagen ==
An ungeeichten oder nicht eichfähigen Waagen entspricht die Ablesbarkeit immer den kleinsten Ziffernschritt "d"
Hat eine ungeeichte Waage ein Typenschild wird die Ablesbarkeit als d gekennzeichnet
Beispiel
* d = 10 g
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Achsweises Wägen

== Achsweises Wägen - Wiegen ==
Achsweise Wiegen wird bei Fahrzeugwaagen angewandt. Beim Achsweisen Wägen besteht durch das Fahrzeug eine Verbindung zwischen beweglicher Waagenbrücke und fester Umgebung. Dies führt zu zusätzliche Einflüsse auf das
Wägeergebnis seitens der Waage und dem Fahrzeug zb durch Querkräfte.
Damit auf eine Waage Achsweises Wägen erlaubt ist, müssen gewissen technischen Anforderungen erfüllt sein.
== Bedienungen für das Achsweises Wägen ==
Um eine Achsweise Wägung durchzuführen müssen folgende Bedienungen erfüllt sein.
* Während einer Eichung durch eine messtechnische Prüfung nachgewiesen werden
* vor oder hinter der Waagenbrücke mit dieser auf einer Höhe liegen und gerade und waagrecht ausgeführt sind.
Weiterhin muss man noch folgendes zum Achsweises Wägen beachten.
* Das Gesamtgewicht eines Fahrzeugs darf nur aus zwei Teilwägungen ermittelt werden; Achsgruppen (Mehrfachaggregate) sind in einer Wägung zu wägen; Sattelfahrzeuge (Sattelzugmaschine und Sattelanhänger) gelten als ein Fahrzeug; Lastzüge (LKW und Anhänger) sind als getrennte Fahrzeuge zu behandeln.
* Das Fahrzeug muss gerade auf die Waage aufgefahren werden und ungebremst sein. Die zu wägende Achse oder Achsgruppe soll möglichst in der Mitte der Waagenbrücke positioniert werden.
* Die Ladung darf sich während der gesamten Wägedauer nicht verlagern können.
* Die Wägeergebnisse sind mit der Angabe „Achsweise gewogen“ zu versehen.
== unzulässig für Achsweises Wägen - Wiegen ==
Auf Waagen, die die Anforderungen nicht erfüllen dürfen keine Achsweises Wägungen durchgeführt werden. In diesem Fall muss in unmittelbarer Nähe der Waagenbrücke ein Schild mit folgendem Text angebracht werden (Mindestschriftgröße 30 mm):
 „Achsweises Wägen ist ausnahmslos nicht gestattet. Beim Wägen von Lastzügen muss der
 Teil, der auf der Waage steht, von dem anderen Teil abgekoppelt sein.“
== Bilder Gallery für "Achsweises Wägen ist ausnahmslos nicht gestattet" ==
Bild:achsweises-bild.jpg|Achsweises Wägen ist ausnahmslos nicht gestattet
Bild:achsweises-bild2.jpg|Achsweises Wägen ist ausnahmslos nicht gestattet
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Stempel und Zeichen
Kategorie:Prüfen - Eichen
Adipositaswaage

== Adipositaswaage ==
- Die Waage für übergewichtige Menschen -
Adipositas (lat. adeps = fett) bzw. Fettleibigkeit, Fettsucht, Obesitas 
Adipositaswaage sind speziell ausgelegte Personenwaagen für übergewichtige Patienten. 
Früher wurden um das Körpergewicht von übergewichtige Personen zu ermitteln und normale Personenwaagen nicht von ihrem Wägebereich ausgereicht haben zu unkonventionellen Methoden gegriffen. Die Patienten wurde auf Industriewaagen oder wenn diese nicht vorhanden waren auf zwei Personenwaagen gleichzeitig gewogen. Im letzten Beispiel wurde zwei Personenwaagen nebeneinander gestellt und die Person stelle jeweils ein Fuß auf eine Personenwaage. Beide Wägeergebnisse wurden dann zusammen addiert. 
Eine Adipositaswaage unterscheidet sich gegenüber eine normalen Personenwaagen durch ihren höheren Wägebereich und einer größeren Trittfläche für einen sicheren Stand. Der Wägebereich liegt im allgemeinen bei 300 Kilogramm, eine Teilung von 0,1-0,2 Kilogramm, zum Teil sind diese Waagen als Mehrbereichswaagen ausgelegt und haben bei der Verwendung als Medizinische Waage eine Medizinzulassung nach 93/42/EWG und können geeicht werden.
Kategorie:Arten von Waagen
Akklimatisierungszeiten

== Akklimatisierungszeiten für Prüfgewichte ==
Die Temperatur-Anpasszeiten für Prüfgewichte sind für eine Kalibrierung oder einer Justage der Waage an die Raumtemperatur anzupassen. Die Temperatur-Anpasszeiten gelten für Prüfgewichte der Klassen E2-F1. Bei Prüfgewichte anderer Genauigkeitsklassen muss keine Anpassung erfolgen, da die daraus entstehenden Fehler geringer sind wie die Fehlergrenzen der Waage. Eine nicht Einhaltung der Temperatur-Anpasszeiten können große Fehler während der Kalibrierung zu folge haben.
Eine für jedermann sichtbare Fehlerquelle, wenn Prüfgewichte keine Akklimatisierungszeiten erfahren ist Kondenswasser auf Gewichte.
== Luftauftrieb ==
=== Luftauftriebs auf die Massebestimmung - Gewichte ===
Der Grund ist, das jeder Körper in der Luft einen Auftrieb (Luftauftriebs) erfährt. Dieser Effekt tritt bei einer zu großen Differenz zwischen der Lufttemperatur und der Temperatur der Prüfgewichte auf und kann zu Luftverwirbelungen an den Flanken des Prüfgewichtes kommen, die das Prüfgewicht stärker oder auch schwächer als im Normalfall nach oben oder unten zieht und somit das Kalibrierergebnis verfälscht.
Dieser Effekt steigt mit der Differenz zwischen Raumtemperatur und die Temperatur des Gewichts.
=== Verringerung des Luftauftriebs ===
Bei der konventionellen Wägung ist selbst bei optimalen Bedienungen der Luftauftrieb nur bedingt zu Eliminieren. Der einzige probates Mittel den Luftauftrieb weitestgehend zu vermeiden ist das Wiegen im Vakuum.
=== Auswirkung auf die Masse === 
Versuche haben gezeigt, das bei einer Luftdruckänderung von 40 hPa sich eine Masse von 1 Kilogramm während des Wiegevorgangs sich die Masse von einem 1 Kilogramm Gewichts dieser um ca.50 Mikrogramm ändert.
== Akklimatisierungszeiten von Gewichte ==
Neben der Anpassung der Akklimatisierungszeiten der Gewichte muss auch noch die Temperaturanpassung der Waage berücksichtigt werden.
 
 Temperatur-Differenz zu Beginn
 20 Grad Kelvin
 10 Grad Kelvin
 5 Grad Kelvin
 
 
 Gewichtslasse
 
 E2
 
 
 F1
 
 
 E2
 
 
 F1
 
 
 E2
 
 
 F1
 
 
 
 Nennwert Prüfgewicht
  
  
 
 
 10 kg
 
 12:45
 
 
 8:00
 
 
 9:00
 
 
 4:15
 
 
 5:30
 
 
 0:40
 
 
 
 5 kg
 
 9:45
 
 
 6:15
 
 
 7:15
 
 
 3:45
 
 
 4:45
 
 
 1:20
 
 
 
 2 kg
 
 6:30
 
 
 4:30
 
 
 5:00
 
 
 3:00
 
 
 3:30
 
 
 1:30
 
 
 
 1 kg
 
 4:45
 
 
 3:30
 
 
 3:45
 
 
 2:30
 
 
 2:45
 
 
 1:20
 
 
 
 500 g
 
 3:30
 
 
 2:30
 
 
 2:45
 
 
 1:50
 
 
 2:00
 
 
 1:10
 
 
 
 200 g
 
 2:10
 
 
 1:40
 
 
 1:45
 
 
 1:15
 
 
 1:20
 
 
 0:50
 
 
 
 100 g
 
 1:30
 
 
 1:10
 
 
 1:15
 
 
 0:50
 
 
 1:00
 
 
 0:40
 
 
 
 50 g
 
 1:00
 
 
 0:45
 
 
 0:45
 
 
 0:40
 
 
 0:40
 
 
 0:30
 
 
 
 20 g
 
 0:40
 
 
 0:30
 
 
 0:30
 
 
 0:20
 
 
 0:30
 
 
 0:20
 
 
== Siehe auch: ==
dynamischen Auftrieb
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Analoganzeige

== Analoganzeige von Waagen==
Mechanische Waagen besitzen eine Anzeige, um den Gewichtswert darzustellen. Dieser Gewichtswert wird analog über einen Zeiger, Leuchtbildanzeige oder über eine Gleichgewichtsstellung über sogenannten Waagenzungen angezeigt.
Der Nachteil einer Analoganzeige gegenüber einer Digitalanzeige ist, das zum Teil keine eindeutige Ablesbarkeit des Gewichtswerte erfolgen kann. 
Diese Ungenauigkeit kann erfolgen, wenn der Betrachter Zwischenwerte der Skalenscheibe angezeigt bekommt oder durch eine falsche oder ungünstige Position zur Skalenscheibe hat (Parallaxefehler)
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Waagenteile
Analysenwaage

== Analysenwaage ==
Analysenwaagen gehören in die Genauigkeitsklasse I. Die übliche Teilung der Analysewaage beträgt üblicherweise 0,1 mg oder besser. Die Gruppe der Analysenwaagen werden auch noch in die Gruppe der Mikrowaage, Halbmikrowaage und der Ultramikrowaage unterteilt und richtet sich nach der größtmöglichen Auflösung der Waage.
Moderne Analysenwaagen sind elektronische Waagen und wurden gegen die mechanischen Analysenwaagen abgelöst. Analysenwaagen arbeiten nach dem Prinzip des kompensierten Drehmoments. Je mehr Masse auf die Waage wirkt, desto höher steigt das Drehmoment, das wiederum durch ein elektromagnetische Kraft kompensiert wird. Diese Art der Messung des Gewichts erfolgt sehr präzise.
== Siehe auch: ==
* Präzisionswaage
* Apothekerwaage 
Kategorie:Arten von Waagen
Anwärmzeit

== Anwärmzeit / Aufwärmzeit von Waagen ==
Unter der Anwärmzeit auch Aufwärmzeit genannt versteht man die Dauer vom Einschalten der Waage bis zum Erreichen der Betriebstemperatur. Dabei liegt die Anwärmzeit zwischen 5 - 15 Minuten. Genaueres ist der Gebrauchsanleitung der Waage zu entnehmen.
Bei einer Verwendung der Waage, ohne das die Betriebstemperatur erreicht ist, können Messfehler auftreten. So kann zb der Nullstellstellung abdriften bzw sich verändern oder die Genauigkeit der Verwiegung zu große Toleranzen aufweisen. 
Dabei benötigen Analysenwaagen eine wesentlich längere Anwärmzeit (bis zu 8 Stunden) als Industriewaagen, die teilweise nur Minuten benötigen, bis die Anwärmzeit erreicht ist
Kategorie:Begriffserklärung
Apothekerwaage

== Apothekerwaage ==
Apothekerwaagen dienen dem Apotheker dazu, Arzneimittel anhand einer Rezeptur zu erstellen, wie bspw. Analytik, Qualitätssicherung, Endkontrolle, Infusionslösungen, Augenarzneimitteln, Salben oder individuelle Entwicklung neuer Arzneimittel oder Arzneiformen, wie bspw. Tinkturen, Säfte, Kapseln, Cremes, etc. 
Bei diesen Apothekerwaage handelt es sich um Präzisionswaagen oder auch zum Teil um Analsysenwaagen und sind er Eichklassen II zugeordnet. Je nach Ausführung der Apothekerwaage besitzt die Waagen noch ein Rezeptur Wägeprogramm. Apothekerwaage werden auch in der Lebensmittel- Chemischen Industrie sowie in Labore und Krankenhäuser eingesetzt. 
Als Zubehör sind um ein genaues Wiegen zu gewähren und um äußere Störeinflüsse wie zb Windzug zu Vermeiden ist ein Windschutz zu empfehlen. Um auch die Waage vor den chemischen Bestandteile der Medikamente zu schützen, werden hier häufig Arbeitsschutzhauben eingesetzt. 
Waagen in der Apotheke unterliegen dem Eichgesetz und sind alle 2 Jahre durch das Eichamt zu eichen.(siehe auch Eichfristen von Waagen)
Der Typische Wägebereich einer Apothekerwaage liegt zwischen 60-3000 Gramm und haben eine Teilung von 0,1-0,001 Gramm, bei sehr genauen Anwendungen bis hin zu 0,01 mg.
== Apothekenbetriebsordnung ==
Die Apothekenbetriebsordnung schreibt vor, um Medikamente und Rezepturen herzustellen, folgende Waagen vorhanden sein müssen.
Diese Vorschrift besagt, das jeweils
* eine geeichte Analysenwaage (Ablesbarkeit 0,1 mg). Üblicher Wägebereich dieser Waagen liegt bei 100 - 300 g.
* eine geeichte Präzisionswaage mit einem Wägebereich von mindestens 2.000 g und einer Teilung von mindestens 0,1 g oder besser.
vorhanden sein müssen.
Diese Regelungen finden auch in öffentlichen Apotheken und in Krankenhausapotheken ihre Anwendung.
Kategorie:Arten von Waagen
Arbeitsschutzhaube

== Arbeitsschutzhaube für Waagen ==
Arbeitsschutzhauben sind transparente Abdeckungen für Waagen, die das Gehäuse inklusive Tastatur, Display und Gehäuse gegen Schmutz schützt. Gerade bei Arbeitsplätze wie Farblabore oder ölhaltigen Produkte schützen dies Arbeitsschutzhauben die Waage. Weiterhin kann eine Arbeitsschutzhaube die Lebensdauer einer Waage verlängern, indem sie auch feine Schmutzpartikel aus dem Waageninnere verringert. 
Es ist günstiger eine neue Arbeitsschutzhaube zu kaufen, als ein neues Gehäuse an einer Waage zu tauschen. Dies würde je nach Waage ein Großteil der Anschaffungskosten bedeuten.
Arbeitsschutzhauben findet man häufig bei Präzisionswaagen sowie bei Industriewaagen.
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Bilder
Kategorie:Zubehör
Arten von waagen

cook on high for the first hour, and then for 10 to 12 hours on low, or continue http://www.thecoachbagsoutlet.us.com/ - coach handbags outlet personal photograph handbags are out there. http://www.thecoachbagsoutlet.us.com/ Always Fresh Containers Review: Keep Food Fresh Longer http://www.cheapnfljerseysfan.com/ across the elastic in the gap between every two sets of pockets. http://www.thechristianlouboutinoutlet.us.com/ - Christian Louboutin Outlet the next desired steps. http://www.cheapjerseynflace.com/ - wholesale nfl jerseys online Let the floor and hair strands dry. Some of the mentioned methods above work http://www.christianlouboutinoutletshoes.us.com/ your body. If you attach it on the sides, it's more likely to become tangled or http://www.thecoachbagsoutlet.us.com/ - coach handbags outlet place two by fours around both of the top and bottom of the wood pallet fence, http://www.themkbagsoutlet.us.com/ - michael kors outlet easily, I might add) create the ultimate dry aged steak in a wellventilated A DVR is built into this video surveillance camera. It includes a 2GB SD card
Attogramm

== Attogramm ==
Attogramm ist eine Einheit für Masse. Das Attogramm ist ein 1/1000000000000000000 Teil ( Trillionstel Teil ) vom Gramm, das wiederum vom Urkilogramm, welches in Paris aufbewahrt wird, abgeleitet wird.
Die Einheitenbezeichnung für Attogramm ist: ag
== Darstellung von Attogramm, abgeleitet vom Kilogramm ==
 \mathrm{1\, Attogramm = 1\cdot 10^{-21}\, kg}
 oder abgeleitet vom Gramm
 \mathrm{1\, Attogramm = 1\cdot 10^{-18}\, g}
 
== Digital kann Attogramm wie folgt dargestellt werden ==
*0,000 000 000 000 000 000 001 kg 
*0,000 000 000 000 000 001 g 
== Massenbeispiel: ==
* ~ 0,6 ag - Masse eines Darmbakterium
* ~ 1 ag - Siliziumkarbid
Kategorie:Masseneinheiten
Auflagepunkt

== Auflagepunkte bei Waagen ==
Als Auflagepunkte bei Waagen bezeichnet man die Punkte, an der die Masse von einer Waagenbrücke auf einer Wägezelle oder Hebelwerk eingeleitet wird. Die Anzahl der Auflagepunkte hängt von der Bauart und Konstruktion der Waagen ab und liegt bei 1 - 8 Auflagepunkte.
Waagen mit nur 1 Auflagepunkt nennt man Single-Point-Waage, die bei Ladenwaagen, Präzisionswaagen, Personenwaagen und Industriewaagen ihre Anwendung finden. Technisch bedingt sind Waagen, die nur einen Auflagepunkt oder Wägezelle haben, grenzen gesetzt (Brückengröße). Waagen mit größeren Wägebrücken wie zb. Plattformwaagen und Fahrzeugwaagen haben meist 4 oder mehr Auflagepunkte. Trichterwaagen oder Silowaagen haben in der Regel 3 Auflagepunkte. 
Im Normalfall entsprechen bei elektronischen Waagen die Anzahl der verwendeten Wägezellen auch die Anzahl der Auflagepunkte in einer Waage.
Die Anzahl der Auflagepunkt ist relevant bei einer Eichung oder auch bei einem Kalibrierdienst an einer Waage zb bei der Eckenprüfung einer Waage.
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Toleranzen
Kategorie:Begriffserklärung
Auto-Cal

== Auto-Cal Funktion - Automatische Interne Justierung==
Die Funktion Auto-Cal (Automatic Calibration) bewirkt, das eine Waage selbsttätig in gewissen Abständen eine automatischen interne Kalibrierung durch führt. Diese zyklische Kalibrierung wird zb. wenn einer größeren Temperaturdifferenz (Empfindlichkeitsdrift) oder automatisch nach einer vom Hersteller oder Benutzer vorgegebener Zeit durchgeführt. Diese Funktion findet sich bei Präzisionswaagen, Analysenwaagen, Mikrowaagen, Halbmikrowaagen ihre Anwendung und garantiert ein Höchstmaß an Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit der Waage.
Industriewaagen und andere Waagen der Eichklassen 3 und 4 haben eine solche Funktion nicht integriert, da die Messabweichung sich in den Fehlergrenzen bewegen.
== Siehe auch: ==
* Kalibrieren
* Eichen
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Prüfen - Eichen
Kategorie:Toleranzen
Auto-Off-Funktion

== Auto-Off-Funktion von Waagen ==
Die Auto-Off-Funktion von Waagen bewirkt das komplette Abschalten der gesamten Waage und schont damit die Batterien oder Akku der Waage.
Diese nützliche Funktion findet man nicht nur bei Waagen, sondern auch bei vielen elektronischen Geräten aus der Unterhaltungsbereich und Haushalt.
In der Praxis bewirkt die Auto-Off-Funktion, das der Anwender nicht die Waage ausschalten muss, da diese sich selbsttätig nach einer bestimmten Zeitintervall abschaltet.
Dieser Zeitintervall sind bei vielen Waagen fest definiert, bei anderen Waagen lassen sich die Abschaltzeit selbst definieren und können sich somit an den Gegebenheiten angepasst werden.
Im Gegensatz zum Stand-by-Funktion muss die Waage bei einer erneuten Benutzung neu gestartet werden.
Die Auto-Off-Funktion wird gerne bei Mobile Waagen zb bei Taschenwaagen, Personenwaagen und überall dort, wo Energie gespart werden muss, eingesetzt
Kategorie:Begriffserklärung
Kategorie:Waagen Funktionen
BOSCHE GmbH & Co. KG

== BOSCHE GmbH & Co. KG aus Damme ==
== Anschrift ==
 Firma 
 BOSCHE GmbH & Co. KG 
 Reselager Rieden 3
 49401 Damme
 Tel.: +49 (0)5491 999689-0
 Fax: +49 (0)5491 999689-9 
 Homepage: www.bosche.eu
== Tätigkeit ==
Firma BOSCHE Wägetechnik ist Hersteller und Lieferant von Waagen und wiegetechnischen Lösungen.
Unsere Produktpalette erstreckt sich von eichfähigen Industriewaagen und Waagensysteme, Waagen für den Agrarbereich, Behälterwaagen bis zu Fahrzeugwaagen.
Dazu können wir auch passende kundenspezifische Wägesoftware liefern.
Außer einfachen Waagen bieten wir auch bedienerfreundliche Zählwaagen und Wägeeinrichtungen für die Stückzahlermittlung.
Sämtliche Wägesysteme sind in verschiedenen Wägebereichen erhältlich und verfügen über vielfältige Anschluß- und Steuermöglichkeiten. So ist nicht nur die gewichtsmäßige Erfassung und Registrierung über ein Wägeterminal, sondern auch die Übergabe der ermittelten Daten an den PC möglich.
Unser grundsätzliches Ziel ist die Zufriedenheit unseres Kunden.
== Im Einzelnen bieten wir ==
 
Wir bieten an:
* Individuelle Beratung, Verkauf sowie Lieferung der gesamten Wägetechnik
* Softwarelösungen mit Datenanbindung in branchenspezifischen Einsatzgebieten
* Software individuell auf Kundenwunsch
* Kalibrierservice / Prüfprotokolle zur Qualitätssicherung
* Eichvorbereitung von BOSCHE Waagen
* Wartung, Reparaturen und Ersatzteile zu fairen Preisen
== Produktpalette ==
Abfüllwaagen, Absackwaagen, Analysewaagen, Achslastwaagen, Bandwaagen, Behälterwaagen, Bodenwaagen, Brückenwaagen, Coilwaagen, Durchfahrwaagen, Eichfähige Waagen, Einbauwaagen, Fahrzeugwaagen, Feinwaagen, Flugzeugwaagen, Gabelstaplerwaagen, Großanzeigen für Waagen, Handhubwaagen, Hängewaagen, Hubwaagenwaage, Industriewaagen, Inventurwaagen, Kartoffelabsackwaagen, Kleinwaagen, Kompaktwaagen, Kontrollwaagen, Kranwaagen, Laborwaagen, Ladenwaagen, Langmaterialwaagen, Maschinenwaagen, Mobile Waagen, Paketwaagen, Papierwaagen, Palettenwaagen, Pferdewaagen, Plattformwaagen, Präzisionswaagen, Radlastwaagen, Silowaagen, Stahlwaagen, Sonderwaagen, Straßenfahrzeugwaagen, Stückzählwaagen, Taschenwaagen, Tischwaagen, Viehwaagen, Zählwaagen und Wägeeinrichtungen für die Stückzahlermittlung.
== Vertriebsmitarbeiter ==
Wenn wir Interesse geweckt haben und Sie weitere Informationen wünschen nehmen Sie bitte mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter Kontakt auf.
Arnold Klosa 05491-99689-4 Email: arnold.klosa@bosche.eu
Juliane Flöttel 05491-99689-3 Email: juliane.floettel@bosche.eu
 
Wir überzeugen Sie gerne!
== Firmenlogo ==
 
 
 
 Firma BOSCHE GmbH & Co. KG ist seit 9/2009 Partner von waagen-forum.de
Kategorie:Waagenbaufirmen
Balkenwaage

== Balkenwaage ==
Eine Balkenwaage ist eine Waage, die aus waagerechten Balken besteht. Der Balken ist am Drehpunkt über eine Achse und gelagert. An den Enden des Balken sind Waagschalen, meist mit Ketten oder mit Seilen befestigt.
Die Balkenwaage arbeitet nach dem Hebelgesetz und ist physikalischen Grundlagen jeder Balkenwaage sowie aller mechanischen Waagen.
Balkenwaagen gehören zu den ältesten Form von Waagen.
== Formel vom Hebelgesetz ==
F_\mathrm{K} \cdot l_\mathrm{K} = F_\mathrm{L} \cdot l_\mathrm{L}
== Funktionsweise von Balkenwaagen ==
Die Funktionsweise von Balkenwaagen basiert auf den Massenvergleich. Dazu wird ein bekanntes Gewicht (Handelsgewicht) auf eine der Waagenschale gelegt und auf der anderen das zu Wiegende Produkt. Wird eine Gleichgewichtsstellung erreicht, entspricht das zu wiegende Produkt die Summe der aufgelegten Gewichte.
Der Wiegebalken der Balkenwaage ist ein gleicharmiger Hebel, im Gegensatz zu anderen Waagen, die einen ungleicharmiger Hebel für die Massenbestimmung verwenden.
== Waagen ähnlicher Funktionsweise ==
Nach dem Prinzip des Massenvergleichs der Balkenwaagen arbeiten auch andere Waagen. Jedoch nutzen die Waagen hier ein ungleicharmiger Hebel bzw Hebelsysteme.
Zu diesen Waagen zählen zb:
* Dezimalwaagen
* Tafelwaagen
* Laufgewichtswaagen
usw.
Kategorie:Arten von Waagen