Могет , как заявляют.Но я почитала инструкцию. Там сказано:Для оценки плотности потока бета-частиц требуется провести два измерения: • измерение вклада только гамма-излучения (при установленной задней крышке в положение фильтр со свинцом) – фон; 12 • измерение суммарного воздействия гамма-излучения и бета-частиц (при снятой задней крышке) – суммарное воздействиеДля оценки плотности потока альфа-частиц требуется провести два измерения при снятой задней крышке: • измерение вклада только гамма-излучения и бета частиц (исследуемая поверхность накрыта, например, тонким листом бумаги) – фон; • измерение суммарного воздействия гамма-излучения и альфа-частиц (исследуемая поверхность полностью открыта) – суммарное воздействие.Муторновато как-то. Возник вопрос: а можно ли применить такой же фокус с листом к другим моделям, измеряющим бета и гамму. В частности, к РАДЭКС РД1008 (его хвалят больше)У 701 цветной дисплей, что значительно сокращает время работы, 2 батарейки-мизинца, и счетчик Бета 1-1 из плюсов у него порог измерений 10 тыс мкЗв/ч и ниже ценаУ 1008 монохромный дисплей, что гарантирует долгую работу от 1 батарейки-пальца, 2 счетчика - Бета-2 и Бета-2М (видит только гамму), причем площадь слюдяного окна у Бета-2 в 2 раза больше чем у Бета-1-1, что влияет на чувствительность, имеет 2 отдельных канала измерений по бете и гамме (отдельные детекторы для гаммы и беты, что уменьшает время получения результата), ведет величину накопленной дозы у двух разных пользователейТ.е. я пока в процессе изучения.Вот это видео тоже понравилось https://youtu.be/UckWDhsI3TE