ИНГАЛЯТОР OMRОN с28короткий промежуток времени при простой технике проведения ингаляций. Не имеет ограничений по возрасту. Оптимален для грудных детей и взрослых.76% генерируемых частиц аэрозоля имеет размер менее 5 мкм. Это возможно благодаря уникальному строению небулайзерной камеры и загубника со специальными отверстиями, которые во время ингаляции работают как клапаны.Остаточный объем лекарства - 0,7 мл. Применяемая в Omron C 28 технология позволяет экономно использовать дорогостоящие препараты для ингаляции, снижает их потери до минимума.Максимальный воздушный поток - 8,0 л/мин. Процесс ингаляции управляем: в соответствии с фазами вдоха и выдоха создаются направленные потоки воздуха.Рабочий воздушный поток с небулайзерной камеры compair c28 - 3,2 л/мин. Это оптимальный поток для детей, ослабленных и пожилых людей.Широкий спектр используемых лекарственных препаратов. В Omron c28 можно использовать даже те препараты, которые противопоказаны к использованию в ультразвуковых ингаляторах, так как раствор не нагревается в ходе небулизации и свойства лекарственного препарата не изменяютсяБыстрая и легкая очистка и дезинфекция (возможно кипячение и автоклавирование) Отсутствие силиконовых клапанов в структуре камеры распылителя дает возможность полноценной дезинфекции всей камеры: кипячением, автоклавированием, обработкой химическими методами, исключает утерю или деформацию клапанов.Влагозащищенный переключатель предотвращает риск попадания воды или лекарства.Удобное крепление небулайзерной камеры на корпусе прибора ne c28.Средний аэродинамический размер частиц - 3,0 мкмПроизводительность (выход аэрозоля) - 0,4 мл/минОбъем резервуара для лекарственных средств - 2-7 млВес прибора - 1,9 кгВнешние размеры (ширина х глубина х высота) - 170x182x103 мм.Комплектация модели comp air c28: взрослая и детская маски, насадка для носа, насадка для рта (загубник), комплект из 5 запасных фильтров, сумка для переноски.Сертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1