Появление ошибки Е2 на дисплее означает, что прибору что-то мешает прослушать пульсовую волну и измерить давление. Причины могут быть различны, например: разговаривали или двигались во время измерения, поправляли манжету, манжета не соответствует окружности плеча, мешает одежда на плече, манжета не плотно подключена к прибору, манжета не плотно наложена на руку (между манжетой и рукой не должно быть свободного пространства), манжету необходимо каждый раз фиксировать липучкой заново (если манжету каждый раз не застегивать по руке, внутренняя камера растягивается, манжета быстрее выходит из строя и появляется ошибка). Иногда ошибка E2 появляется в связи с увеличением скорости "спуска" воздуха во время измерения. Лечится заменой манжеты.