-rasm. Float zichligi o'lchagich - Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900...

|
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»Bog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org3.5.1-rasm. Float zichligi o'lchagich diagrammasi:
1 - o'lchash idishi;
2 - suzuvchi;
3 va 4 - filial quvurlari;
5 - gaz kelebeği;
6 - aks ettiruvchi plitalar;
7 - yadro
Zichlik o'lchagichi korroziyaga chidamli materiallardan tayyorlanishi va korroziy suyuqliklarning zichligini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin.
Shaklda. 3.5.2 pnevmatik transduser yordamida to'liq suv ostidagi float o'lchagichning sxematik diagrammasini ko'rsatadi. Quvur liniyasidan suyuqlik halqali distributor orqali o'lchash kamerasiga 1 va tarmoq trubkasi orqali quvur liniyasiga qaytadi. Suyuqlik harakatining bu yo'nalishi oqimning float 2 ga ta'sirini yo'q qiladi. Float sızdırmazlık körükleri 4 orqali o'tuvchi siljituvchi qo'lning 3 uchiga o'rnatiladi. Roker qo'li qarshi og'irlik 5 bilan muvozanatlanadi.
Suyuqlik zichligi oshishi bilan ortib borayotgan suzuvchi kuch ta'sirida float ko'tariladi va tizimning muvozanati buziladi. Muvozanat pnevmatik transduser yordamida tiklanadi.
Float ko'tarilganda, qopqoq 6 tushiriladi, shtutserdan 7 va membrana qutisidagi 9 chiqish joyidagi havo bosimi ko'tariladi, membrana itarish moslamasi 12 dastak 10 orqali va rolik 11 roker qo'lning o'ng uchini harakatga keltiradi. yuqoriga ko'tariladi va qopqoq nozuldan chiqariladi.
Surat . 3.5.2. Pnevmatik transduserli to'liq suv ostida bo'lgan float o'lchagichning diagrammasi:
1 - o'lchash kamerasi; 2 - suzuvchi; 3 - rocker; 4 - muhrlangan ko'priklar; 5 - qarshi og'irlik; 6 - damper; 7 - ko'krak; 8 - gaz kelebeği; 9 - membrana qutisi; 10 - tutqich; 11 - rolik; 12 - membranani itaruvchi
Suyuqlikning zichligi diafragmadagi havo bosimi bilan belgilanadi, bu suzuvchiga ta'sir qiluvchi suzish kuchiga proportsionaldir. Ikkilamchi asboblar shkalasi zichlik birliklarida baholanadi. O'lchovlarning pastki chegarasi qarshi og'irlikni 5 harakatlantirish orqali o'rnatiladi; yuqori chegara va o'lchash diapazoni float va diafragma o'lchamlarini o'zgartirish orqali o'zgartirilishi mumkin. Havo oqimi doimiy qismli gaz kelebeği 8 yordamida o'rnatiladi.
Float zichligi o'lchagichning dizayni 3.5.3-rasmda ko'rsatilgan Float 1 butunlay boshqariladigan suyuqlikka botiriladi. Suzuvchiga suzuvchi kuch ta'sir qiladi, ma'lumki, u o'zgartirgan suyuqlikning og'irligiga teng. Og'irlik o'lchagich 2 o'qilishini va float hajmini bilib, suyuqlikning solishtirma og'irligi aniqlanadi. Suzuvchi zichlik o'lchagichning kamchiliklari shundaki, pulpaning qattiq zarralari floatga yopishib, o'lchash xatosini oshiradi. Bunday zichlik o'lchagichlarning ishonchliligi past.
|
3.5.3-rasm.
Float zichligi o'lchagichi
|
Suzuvchi zichlik o'lchagich mos yozuvlar suyuqligi va sezgir tizim bilan to'ldirilgan kyuvetli oqim yo'lidan iborat. Ikkinchisi bir xil massa va hajmdagi ikkita chuqurlashtirilgan suzgichdan iborat bo'lib, ular kuchni qoplash printsipi asosida o'lchash pnevmatik sxemasining dastagiga ulanadi. Xato ± 2% dan oshmaydi.
Ikkita suzuvchi suyuqlik zichligi o'lchagichida silindrsimon sektorlar (aylanish o'qi bo'ylab podshipniklar bilan o'rnatiladi) va kompensatsion og'irliklar (suzuvchi qismlarning oxirgi qismida o'rnatiladi va suzuvchi kuchning qo'llanilishi nuqtalariga nisbatan joy almashtiriladi) ko'rinishidagi floatlarni o'z ichiga oladi. , floatlarning harakatini ro'yxatga olish uchun birlik ikkita doimiy magnitdan (suzuvchi ustida mustahkamlangan) va aylanish o'qida joylashgan magnit materialning armaturalari bo'lgan ikkita indüksiyon bobinidan yig'iladi.
Bir qator float zichligi o'lchagich konstruktsiyalari magnit floatlardan foydalanadi. Floatning holati floatga o'rnatilgan va yuqori chastotali generator bobini sohasida joylashgan ferrit rod yordamida o'rnatilishi mumkin. Floatning ko'tarish kuchi solenoidning magnit maydoni bilan muvozanatlanadi. Floatning ma'lum bir pozitsiyasida solenoiddagi oqim suyuqlikning zichligi o'lchovi bo'lib xizmat qiladi.
Bosimli suyuqliklar uchun zichlik o'lchagichi vertikal ravishda joylashgan muhrlangan korpus bo'lib, ikkita koaksiyal tsilindrdan iborat: kengroq yuqori va toraygan pastki. Yuqori silindrda magnit bo'lmagan zanglamaydigan po'latdan yasalgan silindrsimon suzuvchi mavjud, pastki qismida differensial induktiv sensorning yadrosi, solenoid yadrosi va o'lchov oralig'ini aniqlaydigan almashtiriladigan og'irliklar bilan biriktirilgan novda mavjud. Yuqori qismning ichida suzuvchining vertikal holatini va oqim tezligi vektorining gorizontal yo'nalishini qo'llab-quvvatlovchi halqali proyeksiyalar mavjud, buning natijasida vertikal kuchlar suzuvchiga amalda ta'sir qilmaydi. Tananing pastki qismida induktiv elektromagnit sensorning sariqlari joylashgan. Solenoiddagi oqim zichlik o'lchovidir. Yuqori aniqlikni ta'minlaydigan suyuqliklar uchun zichlik o'lchagich (0,65-1 g / sm3 ichida ± 0,1% xato) suyuqlikning kameradan o'tishi bilan tavsiflanadi, bu esa floatning doimiy ravishda to'liq cho'kib ketishini va minimal bezovta qiluvchi ta'sirini kafolatlaydi. suyuqlikning suzuvchi ustidagi harakati.
Hozirgi vaqtda suzuvchi zichlik o'lchagichlari doimiy massa gidrometri bo'lgan suzuvchi eritma bilan va doimiy hajmli gidrometr bo'lgan to'liq suv ostidagi float bilan qo'llaniladi. Float zichligi o'lchagichlari bir hil, etarlicha toza tomchi suyuqliklarning zichligini nazorat qilish uchun ishlatiladi.
Suzuvchi float printsipi - densimetrlar yoki doimiy massa gidrometrlari yordamida suyuqlikning zichligini o'lchash uchun asboblar guruhini ta'kidlash kerak. Densimetrlar umumiy maqsadli densimetrlarga (turli suyuqliklar, kislotalar, ishqorlar, tuzlarning suvdagi eritmalari va boshqalarning zichligini o‘lchash uchun), neft mahsulotlari zichligini o‘lchash uchun petrodensimetrlarga, laktodensimetrlarga, dengiz suvi densimetrlariga va akkumulyator zichligini o‘lchashga bo‘linadi. elektrolitlar eritmasining zichligi.
Metrologik maqsadiga ko'ra doimiy massali areometrlar ishchi, namunali va mos yozuvlarga bo'linadi. Hozirgi vaqtda avtomatik suzuvchi suzuvchi zichlik o'lchagichlari uchun ko'plab turdagi konstruktsiyalar mavjud bo'lib, ular turi (mexanik, elektr, pnevmatik) va o'qishlarni masofadan uzatish uchun qurilma (induktiv, potentsiometrik) transduserlar bilan farqlanadi. Bunday densitometrlarni korroziyaga chidamli materiallardan yasash orqali korroziy suyuqliklar bilan ishlashda foydalanish mumkin.
3.5.4-rasmda zamonaviy DenDI float zichligi o'lchagichining tashqi ko'rinishi ko'rsatilgan.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»
|