Displayydagi ENTER qisqa bosish orqali

Displayydagi ENTER qisqa bosish orqali
Zichlik o'lchagichi o'lchov parametrlari haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatishi mumkin, masalan:
Agar o'rtacha o'lchovlar natijasi arxiv katakchasida saqlangan bo'lsa, zichlik o'lchagich displeyida zichlik va siqilish koeffitsientining o'rtacha ko'rsatkichga olib, masalan:
ENTER kerak bo'lgandan so'ng, o'lchov parametrlari zichlik o'lchagich displeyida ko'rinish. ENTER kerak yana bir marta bosganingizda, zichlik o'lchagich displeyida o'lchangan zichlikning barcha oraliq narxlari ko'proq, masalan:
sizning safar “ENTER” qisqa bo'lganingizda displeyda harorat va namlikning barcha oraliq qiymatlari ko'r, masalan:
“ENTER” tugmachasini yana qisqa bosish bilan displey qaytadan ko'r: o'rtacha zichlik; variantlario'lchovlar; zichlik va siqilish koeffitsientining oraliq qiymatlari; Harorat va namlikning oraliq qiymatlari va boshqalar.
Agar arxivda hech qanday yozuv bo'lmasa, zichlik o'lchagichning displeyi topilgan shaklni oladi:
Agar arxivda harakat harakat qilish kerak bo'lsa (→) bosish kerak:
Keyin() va ← (→) tugmalaridan qulf, hujayra parolini kiriting va “ENTER” tugmasini bosing. Zichlik o zbekchagichning displeyida raqam bilan arxiv katakchasining tarkibi ko ' .
Arxivni tozalash uchun (←) bosing. Zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
Kursorni kerakli qatorga olib borish uchun() tugmalaridan bosing va ENTER bosing.
Arxiv katakchasini o'chirish yoki butun arxivni tozalashda zichlik o'lchagich displeyida xabar ko'chirish:
Arxivni tozalash harakatini yoki bekor qilish uchun() tugmalaridan bosing va ENTER bosing.
Operatsion rejimi ekraniga qaytish uchun MODE tugmasini bosing. "Graduation" rejimida ishlash tartibi.
Kalibrlash bog'liqligi o'lchov tekshiruvining aniqligi va takrorlanishini ta'minlash uchun o' ishonchli. Har bir asfalt mumkinsi uchun har xil zondlash chuqurliklarida (25 mm va 150 mm) alohida amalga oshirish.
"Ush Rejimda Laboratoriya Va Zichlik o'lchagichdagi Yadrolar Yoki asfalt-Beton Namunalari Zichligini Parallel o'lchash dasturlari foydalanuvchisidan o'RNATA Ilgan Individual Kalibrlash Bog'liqliklarining Xususiyatlari Densitometrning Dasturiy Qurilmasiga Qayd Etiladi.
Zichlik o'lchagichi 9 ta individual kalibrlash bog'liqligini (1 ... 9) tartibga solishni beradi. Zichlik o'lchagichi nazorat qilinganda, 9 katakning har biriga asosiy bog'liqlik qilindi va shuning uchun individual kalibrlash bog'liqliklarini kiritish rF, KCr va STr qiymatlarini qabul qilish uchun asosiyni sozlashdan iborat (2-ilovaga qarang).
Es- Agar foydalanish zichligi o'lchashni arxivdan shaxsiy kompyuterga o'tkazgandan so'ng, Sm partiyasidagi asfalt-betonligining standart og'ishini hisoblamoqchi bo'lmasa, STr o'tkazish kalibrlash bog'ligining standart og'ishini kiritib di .
Kursorni elementga yordam uchun() tugmalaridan bosing va "Bitiruv" tugmasini bosing. Zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:() tugmalaridan kalibrlash munosabati bilan individual tugmachalarni bosing (1 9 gacha), masalan, <01> o'rnatish uchun kerak va ENTER kerak. Zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
Asfalt-betonning zichligi ikkita chuqurlikdagi prob diapazonida o'lchanganligi sababli, qaysi diapazonni belgilash kerak. Kursorni yetarli darajada mustahkamligiga yordam uchun() tugmalaridan bosing va ENTER bosing. Zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
Displeyning yuqori yuqori asfalt-betonning nomi, bu holda ASFBTI1, mahkamlash zondlash chuqurligi H >25 teskari ko' birinchi.
Kursorni rf maydoniga ulanish uchun () tugmalaridan kerak va ENTER tugmasini bosing. rF maydoni miltillaganda uni kiritishni kiriting, masalan, 2090 kg/m3 va uni ENTER tugmasi bilan tuzating. Shunga o'xshash harakatlarni bajarib, Kcr va Str o'ziga xos koeffitsientini o'rnating.
Eslatma-Kalibrlash bog'liqligi nuqtalaridagi zichlik qiymatlari o'sish tartibida ishlab chiqilishi kerak.
1-banddagi qaramlikni saqlab tugallandi. Yangi kalibrlash bog'liqligi shaklga ega:
bu yerda rN – zichlik o'lchagich ko'rsatkichlari bo'yicha asfalt-beton o'rtacha zichligi, kg/m3;
rF – standartlashtirilgan yadro usulida namunalar yoki zichlikni o'lchash bo'yicha asfalt-beton o'rtacha zichligi, kg/m3.
2-bandda sozlashlarni amalga oshirish uchun kursorni maydonga (T.01) o'rnatish uchun() tugmalaridan foydalanish, uni miltillashi uchun ENTER tugmasidan qiymat va yangi qiymatni o'rnatish uchun() tugmalaridan kerak ( T.02) va uni ENTER. tugmasi bilan tuzating. keyin shu tarzda 2-band uchun rf va Ksr qiymatlarini kiriting.
1 va 2-bandlarda to'g'rilangan bog'liqlik shaklni oladi:
Zichlik o'lchagich 1500 ... 3500 kg / m3 oralig'ida 1 dan 9 gacha bo'lgan bir qator sozlash nuqtalari bilan asosiy qaramlikni oshirishga imkon beradi.
"Settings"Mode" bosish orqali sodir bo'ladi.
samaraliga qulaylik uchun zichlik o'lchagich kompyuterdan kalibrlash bog'liqligini aniqlash dasturi bilan ta'minlangan.
Dastur sizga yordam beradi:
− avtomatik yuklangan koeffitsientlarini densitometrga oshirish;
− asfalt-beton ishlab chiqarish nomini kiritish (14 belgigacha):
− olingan bog'liqlikning grafigini ko'rsatish. Kalibrlash dasturi bilan ishlashning tavsifi yordam faylida.
Kalibrlash dasturi bilan ishlashning tavsifi yordam faylida.
"Kompyuter bilan aloqa" rejimida ishlash tartibi
Kompyuter tizimiga qo'yiladigan talablar
Dasturni ishga tushirish uchun sizga talablarga javob beradigan tizim kerak bo'ladi:
- operatsion tizim Windows 2000, ME, XP, 7, 8, 8.1 Microsoft Corp;
- bitta bepul USB port.
Ma'lumotlar uchun standart USB port xotirasi. Ulanish uchun bepul USB port kerak. Zichlik o'lchagich bilan ta'minlangan kabelni kompyuterga, uning uchun esa tezkor zichlik o'lchagichga ulang.
Zichlik o'lchagich kompyuterga USB port orqali ulanganda, zichlik o'lchagich avtomatik ravishdagi kompyuter bilan aloqa rejimiga o'tadi.
Dasturning maqsadi, o'rnatilishi va olinishi
Dasturning maqsadi
Ma'lumotlarni uzatish dasturi SKB MChJning PA-MG4 asfalt-beton zichlik o'lchagichi bilan birgalikda ishlash uchun mo'ljallangan.
Stroypribor". Dastur zichlik o'lchagich arxivida tartibga solingan ma'lumotlarni kompyuterga o'tkazadi.
Dasturni o'rnatish Dasturni o'rnatish uchun siz amallarni saqlashingiz kerak:
− saqlash muhitini qurilma bilan birga kelgan korxona ta'minot (USB flesh-disk) bilan shaxsiy kompyuterga ulang;
− tayyorlangan muhitda “Dasturlar” jildini oching;
− zichlik o‘lchagich (PA-MG4) nomi yozilgan papkani topping va oching;
− Install.exe faylini ishga tushirish orqali o'rnatishni tuzatish. Yuklab olingandan so'ng, "Extract" bosing. O'rnatish tugallangach, dastur "Ishga yordam" menyusida - "Dasturlar" da mavjud bo'ladi.
– “Stroypribor” - “PA-MG4”.
Dastur usullari:
- har bir o'lchov uchun ma'lumotlarni ko'rish va "Eslatma" maydoniga xizmat ma'lumotlarini hisoblash;
- hisobotlarni chop etish;
– hisobotlarni Excelga eksport qilish;
- Surfer-ga ma'lumotlarni eksport qilish.
USB ulanishini sozlash
USB qurilmalarini o'rnatish uchun zichlik o'lchagichni USB port orqali kompyuteringizga u yaratish kerak. Aloqa dasturi bilan birga kelgan USB drayverini o'rnating. Avtomatik drayverni o'rnatish:
Windows OS yangi qurilmani aniqlagandan so'ng, drayverlarni o'rnatish ustasida (5-rasmga qarang) USB drayveri (X:/Programs/USB drayveri/) bilan jildni ko'rsatishingiz kerak va "Keyingi" kerak bosing (6-rasmga qarang) . ).
6-rasm - Uskunani yangilash ustasi oynasi USB drayverini qo'lda o'rnatish:
USB drayverini qo'lda o'rnatish:
− USBflesh-diskini dasturiy ta'minot bilan kompyuterga ulang;
− diskdagi “Dasturlar” jildini oching;
– “USB driver” jildini topping va oching;
– FTDIBUS.INF faylida sichqonchaning o'ng tugmasi bilan bosing
−ochiladigan menyudan “O'rnatish” bandini tanlash (7-rasmga qarang);
– ichida FTDIPORT.INF faylni o'ng kerak bosing
Ochiladigan menyudan "O'rnatish" ni tanlash; - Windows operatsiyasi qayta ishga tushirilmoqda.
2.3.5.4 Zichlik o'lchagichdan ma'lumotlarni qabul qilish
2.3.5.4.1 Kompyuterni yoqing va Start dasturini ishga tushirish
– “Dastullar” – “Stroypribor” – “PA-MG4”.
Zichlik o'lchagichni 2.3.5.2-bandga shaxsiy kompyuterga ulang.
2.3.5.4.3 "Ma'lumotlar" menyusida "Arxivni o'qish" bandini tanlash. Ekranda zichlik o'lchagichdan kompyuterga ma'lumotlarni uzatish jarayoni ko'rish.
7 – rasm O'rnatish uchun drayverni o'yin oynasi
8-rasm - drayverni qo'lda o'rnatish oynasi
Uzatilgandan, ma'lumotlar jadvalda ko'rsatilgan. Endi hajmi:
- keraksiz ma'lumotlarni o'chirish;
- eslatma qo'shing;
– Excelga eksport qilish;
– Surferga eksport qilish;
- hisobotni chop etish.
Dastur bilan ishlashning yordam tavsifi “Ishga yordamlar” - “Dasturlar” - “Stroypribor” - “Yordam” - “Yordam - “PA-MG4” faylida.
Ma'lumotlarni uzatishda, kompyuterda nosozlik yuzaga kelsa ekranida “Zichlik o'lchagich aniqlanmadi” degan bo'ladi. Zichlik o'lchagich ko'rilishga imkon to'g'ridan-to'g'ri ulanganligini va zichlik o'lchagichning shaxsiy kompyuter bilan aloqa rejimida ishonch hosil qiling. Bunday holda siz zichlik o'lchagichning ulanishini, kabelning yaxlitligini va zichlik o'lchagich ulangan kompyuterning USB portining funksionalligini ta'minlashingiz kerak va ma'lumotlarni qabul qilish uchun yana urinib ko'ring. Rejimdan chiqish uchun zichlik o'lchagichni kompyuterdan uzing.
01>
|