Tayanchsoz va I bora lar - bet 11

|
Tayanchsoz va I bora lar
|
bet | 11/12 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 88,84 Kb. | | #243298 |
Bog'liq TJA5.15-rasm. Mtnibrana.lt
sath signalizatorining
skemasi.
qilingan egiluvchan membrana / ga ta’sir qiladi va prujina 3 ning kuchini yengib, uni siljitadi. Bu siljish korpus 5 ning ichida joylashgan mitti
almashlab ulagich 4 ning elektr kontaktlarining ulanishiga olib keladi. Kontaktlar membrana ustidagi sochiluvchan kontaktli yoki kontaktsiz ulagichga ta’siri prinsipida ishlaydi.
Kontaktli-mexanik (mayatnikli) sath signalizatorlari idishga tushayotgan sochiluvchan moddalarning ta’siri ostida sezgir elementning (sharnirli yoki egiluvchan osma ko‘rinishda ishlangan plastina yoki qalqovich) va uning kontaktli yoki kontaktsiz ulagichga ta’siri prinsipi bo‘yicha ishlaydi.
Vaznli sathoichagichlari sochiluvchan moddalarning bunkerga solinishi va undan to‘kilishi bir me’yorda bajariladigan hollarda ishlatiladi. 0 ‘zgartkich sifatida turli vaznli qurilmalar qoilanila I di. Vaznli sathoichagichlarda 0 ‘zgart- kich sifatida messdozalar ishlatilishi mumkin. Bu yerda, bunker tayanchiga ko‘rsatiladigan bosim o‘lchanadi. Bu holda bosim bunkerni modda bilan toidiri i sh funksiyasidan iborat. Bir xillashtirilgan chiqish signalli bosimni (yoki kuchni) oichashn)ing zamonaviy vositalaridan foydalanish bunday idishlardagi s ; athni nazorat qilishga va rostlab borishga imkon beradi. Hozirgi paytda datchik sifatida nominal yuklanish 10 dan 10000 kGk gacha boigan kuchni oichovchi tenzorezistorli datchiklardan foydalaniladi.
Oichashniing barcha elektrik usullari ichida sigimli usul ko‘proq qoila nilIadi. Turli xil sigimli sath signalizatorlari sanoatda bunkerlarni, idishlami va boshqa texnologik qurilmalarning toiishini signallash uchun keng qoilaniladi.
Idishlardagi sochiluvchan moddalarning yuqori va quyi sathlarini nazorat qilish uchun bitta (BKS-2.1) yoki ikkita (BKS-2.2) sath datchiklari bilan bir komplektdagi BXS-2 bloki asosida qurilgan sath signalizatorlari (rele) o‘zini oqladi. Nazorat bloklari uchqundan xavfsiz qilib ham chiqariladi (BKS- 24 turidagi).
Sathsignaliza ! torlariLI"! sifatida oichashn!ing rezonans sxemali (ko‘prikli emas)sigimlisignaliza I torlaridani foydalanishii'mumkin,ki masalan,[a lESU-1I, ESU-2 va boshqa turlaridan.
Bunday qurilmalarda elektrod 1 va bunker devori 2 (5.16-rasm) dan tuzilgan sigimli o ‘zgartkich induktivlik g‘altagi L bilan birga tebranish konturini tashkil etadi. Uning rezonans chastotasi o‘zgartkich sigimi bilan, ya’ni sathning qiymati bilan aniqlanadi. Kon- turning rezonans chastotasi bilan generator G ning kuchlanish chastotasi (sath- ning chegaraviy qiymatiga mos kelgan) ustma-uist tushsa, R rele signalizatsiya sxemasini ulaydi.
Akustik sath signalizatorlari zarra- chalar oicham1i 2 dan 200 mm gacha 5.16-rasm. Sigimli sath boigan sochiluvchan va boia 1 kli modda-
signalizatorining sxemasi. larning sathini kontaktsiz avtomatik sig-
nalizatsiyalash uchun qoila ni i l I adIi. EXO turidagi signalizator akustik o‘zgart- kichdan, uzatuvchi o‘zgartkichdan va releli chiqishdan iborat. Signalizatsiya oralig£iga bogi I iq holda turli xil akustik o‘zgartkichlar qoilaniladi. Sathdan qaytgan impulslar generatordan kelayotgan impulslardan vaqt oraligining farqi bilan belgilanadi. Keyin moslashish sxemasidan chiqish signali chiqish qurilmasiga keladi, u yerda rele qurilmasini ishga tushuruvchi o‘zgarmas tokning chiqish kuchlanishi shakllanadi.
Sath oichashni i n1g bir qator uslub va vositalari (radioizotopli, rezonansli, konduktometrik va boshq.) mavjud boiiib, ular qurilmasi murakkab boi- ganidan yoki oichanayot 1 gan muhitning tavsifiga ko‘p jihatdan bogiiqligidan, yoki oziq-ovqat mahsulotlariga ta’sir ko'rsatishi mumkin boiganligidan sanoatda amalda deyarli qoilanilmaydi, shunga qaramay ular yuqori metrologik xossalarga ega.
TAYANCH SO ‘Z VA IBORALAR
Moddalar sathini oich1ash; qalqovichli sathoichagi i chl I ari; gidrostatik sathoichagichlaIri; elektr s 1 athoichagi i chlari; ultratovushli sathoichagich- lari.
|
| |