Bosim o'lchagichning aniqlik klassi qanday?

|
Bosim o'lchagichning aniqlik klassi qanday?
|
bet | 4/10 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 1,05 Mb. | | #240983 |
Bog'liq Differensial bosim o\'lchagich - Bosim o'lchagichning aniqlik klassi qanday?
Aniqlik klassi qurilmaning ODPP ni hisoblash bilan aniqlanadi. Qurilmaning asosiy ruxsat etilgan kamaytirilgan xatosi maksimal ruxsat etilgan mutlaq xatoning nominal qiymatga nisbatan foizi sifatida o'lchanadi. Foiz qanchalik yuqori bo'lsa, qurilma shunchalik aniq emas va aksincha.
1-sinf aniqligi nimani anglatadi?
Shunday qilib, 0 dan 30 V gacha bo'lgan o'lchov oralig'ida ishlaydigan voltmetr uchun 1,0 aniqlik klassi shkalaning istalgan joyidagi ko'rsatgich holatida ko'rsatilgan xato 0,3 V dan oshmasligini aniqlaydi.
Aniqlik klassi 1,5 nimani anglatadi?
Aniqlik klassi qurilmaning asosiy metrologik tavsifi bo'lib, o'lchov aniqligiga ta'sir qiluvchi asosiy va qo'shimcha xatolarning ruxsat etilgan qiymatlarini belgilaydi. Xatoni, xususan, quyidagilarga nisbatan normallashtirish mumkin:
o'lchov natijasi (nisbiy xatolik nuqtai nazaridan), bu holda, GOST 8.401-80 (GOST 13600-68 o'rniga) bo'yicha, aniqlik sinfining raqamli belgisi (foizda) aylana ichiga kiritilgan. asboblar shkalasining uzunligi (yuqori chegarasi) (berilgan xatoga ko'ra)
Ko'rsatkich asboblari uchun raqam sifatida yozilgan aniqlik sinfini ko'rsatish odatiy holdir, masalan, 1,5 yoki 2,5. Bu raqam qurilmaning ma'lum bir ish diapazonida o'lchangan miqdorning eng katta qiymatidan foiz sifatida ifodalangan qurilmaning mumkin bo'lgan maksimal xatosini beradi.
Masalan, 0-10 kgf / sm 2 o'lchov oralig'ida ishlaydigan DM 93-100-1-M bosim o'lchagichi uchun 1.0 aniqlik klassi shkalaning istalgan joyidagi ko'rsatgich holatida ko'rsatilgan xatolik 0,1 dan oshmasligini aniqlaydi. kgf / sm 2, Natijaning nisbiy xatosi o'lchangan bosimning qiymatiga bog'liq bo'lib, kichik bosimlar uchun qabul qilib bo'lmaydigan darajada yuqori bo'ladi.
Xususan, bu holda, bu shuni anglatadiki, bunday bosim o'lchagich bilan 0,01,0,2 kgf / sm 2 oralig'ida o'zgarib turadigan bosimni o'lchashga urinmaslik kerak, aniq natijaga erishib bo'lmaydi. Odatda ko'rsatkich asbobining shkalasining eng kichik bo'linmasining narxi asbobning o'zi xatosiga mos keladi.
Agar ishlatiladigan asbobning aniqlik klassi noma'lum bo'lsa, asbobning xatosi har doim uning eng kichik bo'linmasining yarmi narxi sifatida qabul qilinadi.
Ko'rinib turibdiki, o'lchovni o'lchovdan o'qiyotganda, bo'linish kasrlarini aniqlashga harakat qilish tavsiya etilmaydi, chunki o'lchov natijasi bundan aniqroq bo'lmaydi.
GOST 2405-88 ga muvofiq terishlarda dumaloq shkalaga ega .
diapazonining foizi sifatida ifodalanadi : ± 0,15%; ±0,25%; ±0,4%; ±0,6%; ±1%; ±1,5%; ±2,5%; ±4%. Aniqlik klassi 0,15 oralig'idan tanlanadi; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,5; 2,5; 4, berilgan asosiy xatoning chegaralariga muvofiq.
O'lchov diametri 40 bo'lgan an'anaviy texnik ko'rsatkichli bosim o'lchagichlari uchun aniqlik klassi; 50 mm odatda 2,5 yoki 4 ga teng.
Shkala diametri 60 (63) mm 1,5 bo'lgan bosim o'lchagichlari uchun; 2,5 yoki 4.
100 va 150 (160) mm shkalali bosim o'lchagichlari uchun aniqlik klassi 1,5 yoki so'rov bo'yicha 1.
Aniqlik sinflari 0,4; 0,6 aniqlik o'lchagichlar uchun odatiy va 0,15; 0,25 - namunali bosim o'lchagichlari uchun.
Yuqorida aytilganlarga asoslanib, "qaysi aniqlik klassi yuqori, 1 yoki 1,5?" Degan savolga javob berish mumkin, bu yuqori aniqlik darajasi 1.
Manometr bilan nima o'lchanadi?
Bu atamaning boshqa maʼnolari ham bor, qarang: Manometr, Manometr (boshqa yunoncha má nós “boʻsh” va mērĭŉ “oʻlchov ”) - yopiq joydagi suyuqlik yoki gaz bosimini oʻlchaydigan qurilma,
|
| |