Załącznik nr 6 do siwz nr sprawy Szp/fz – 51/2019

Oferowany model ………………………………………………………….........................
Producent …………………………………………………………………………................
Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............
Rok produkcji …………………………………………………………………….................
Lp
|
Parametry i warunki graniczne
|
Ilość
(24 miesiące)
|
Opis parametrów oferowanych *
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Elektrody diagnostyczne 4-pierścieniowe niesterowalne
Średnica: 4-6F
Ilości biegunów: 4
Spacing: min. 4 różne
Długość: 120cm
Krzywizny: min. 6
|
400 szt.
|
|
2.
|
Elektrody diagnostyczne 10-pierścieniowe niesterowalne
Średnica: 5-6F
Ilości biegunów: 10
Spacing: min. 3 różne
Długość: 110-120cm
Krzywizny: min. 3
|
400 szt.
|
|
3.
|
Elektrody diagnostyczne 10-pierścioniowe sterowalne
Średnica: 5-7F
Ilości biegunów: 10
Spacing: min. 4 różne w tym 2-5-2
Długość: 110-115cm
Krzywizny: min. 5
Tip elektrody: 1 i 2 mm
Dostępność elektrody dwukierunkowej.
|
100 szt.
|
|
4.
|
Elektrody diagnostyczne 20-pierścioniowe sterowalne typu hallo do mapowania prawego przedsionka
Średnica: 7F
Ilości biegunów: 20
Spacing: min. 4 różne w tym 2-8-2-(60)-2-8-2
Długość: 90-115cm
Krzywizny: min. 2
|
80 szt.
|
|
5.
|
Elektroda spiralna do mapowania serca 10 lub 20 biegunowa dwukierunkowa asymetryczna wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni
-średnica 7,5 F
-ilość pierścieni 10
-minimum 2 rodzaje spacingu między pierścieniami
-długość użytkowa elektrody 90-115 cm250
-dwukierunkowa płaszczyzna przygięcia elektrody o 180 stopni
-dostępna elektroda asymetryczna
|
120 szt.
|
|
6.
|
Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa 4mm w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni
-dostępne średnice 8F
-spacing 1-4-1
-dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne
-długość minimum 110 cm
|
250 szt.
|
|
7.
|
Elektroda ablacyjna klasyczna dwukierunkowa 4mm i 8mm
-średnica 7F, dostępna średnica 5F
-dostępne 2 różne rozstawy elektrod
-szerokość pierścieni na elektrodzie – 2 mm
-dostępne elektrody dwukierunkowe
-długość elektrody minimum 110 cm
|
50 szt.
|
|
8.
|
Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni
- średnica 8F
- spacing 2-2-2
-dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe asymetryczne
-długość minimum 110 cm
- wielkość tip-u 3,5 mm
|
100 szt.
|
|
9.
|
Elektrody diagnostyczne mapujące, wielopolowe (umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii) typu packa
- długość elektrody 105cm
- krzywizna D-F
- ilość elektrod 16+2
- rozstaw elektrod 3mm
|
25 szt.
|
|
10.
|
Introducer z zastawką i portem bocznym rozszerzaczem i prowadnikiem
-w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz
-minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm
-średnica 8-8,5F
-dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka
|
600 szt.
|
|
11.
|
Igły do punkcji w całości wykonane ze stali, kompatybilne z introducerami krótkie i długie,
- dostępne 4 różne długości
-dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru
|
400 szt.
|
|
12.
|
Introducer sterowalny epi- i/lub endokardialny z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem i prowadnikiem
- średnica 8,5F, minimum 3 krzywizny do wyboru i minimum 3 długości
- koszulka dwukierunkowa, asymetryczna
- dostępna koszulka dedykowana do zabiegów EPI
|
100 szt.
|
|
13.
|
Dreny do pompy chłodzącej
|
150 szt.
|
|
14.
|
Patche dyspersyjne do generatora RF Ampere
|
400 szt.
|
|
15.
|
Kable łączące elektrody diagnostyczne z oferowanym systemem oraz ablacyjne łączące z Generatorem RF Ampere
|
50 szt.
|
|
16.
|
Kabel łączący elektrodę diagnostyczna typu packa z systemem
|
5 szt.
|
|
17.
|
Elektrody do nawigacji 3D, kompatybilne z systemem EnSite Precision będącym na wyposażeniu pracowni
|
150 szt.
|
|