-rasm. VTM-MK namlik o'lchagichning funktsional diagrammasi

|
-rasm. VTM-MK namlik o'lchagichning funktsional diagrammasiBog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org6.4.4-rasm. VTM-MK namlik o'lchagichning funktsional diagrammasi
1 - shpritsli dispenser; 2 - qurituvchi; 3 - desorbsion ustun; 4 - sezgir element; 5 - elektr ta'minoti; kuchlanish bo'luvchi; 6 - kuchlanishni ajratuvchi; 7 - mikrokontroller; 8 - indikator qurilmasi; 9 - kapan.
Dielektrik (kapasitiv) usul
Usul kondansatkichning sig'im xususiyatlarini o'lchashga asoslangan bo'lib, uning plitalari o'lchangan suyuqlikka joylashtiriladi. Bu usul asosan qattiq materiallarning namligini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bu usul asosan yuqori namlikni o'lchash uchun ishlatiladi. Kapasitiv usul asosida organik suyuqliklarning namligini aniqlash uchun asboblar ishlab chiqariladi. Neft va moylar uchun namlik miqdorining EASZ-1 oqim analizatorlari xom neft va moylarning suv-neft ulushidagi suvning hajm ulushini o'lchash uchun mo'ljallangan (6.4.5-rasm va 6.4.6-rasm). .
6.4.5-rasm. - EASZ-1 moy va moylar uchun namlik miqdori analizatorining umumiy ko'rinishi
6.4.5-rasm. Ruxsatsiz kirishga qarshi muhrlash sxemasi
Analizatorlarning ishlash printsipi dielektrik bo'lib, suv va moyning dielektrik doimiylari orasidagi farqni o'lchashga asoslangan.
Analizatorlar birlamchi transduserdan (sig'imli hujayra) va birlamchi transduser signalining quvvatini va qayta ishlanishini ta'minlaydigan elektron transduserdan iborat: analog chiqish signalini (4-20 mA), shuningdek raqamli signalni shakllantirish. Elektron blokning korpusida ikkita ulagich mavjud: joriy halqaga va kompyuterga ulanish uchun. Harorat ta'sirini hisobga olish uchun harorat sensori ishlatiladi.
6.4.1-jadval. EASZ-1 in-line moy va moy namlik analizatorining metrologik va texnik tavsiflari berilgan.
6.4.1-jadval. Metrologik va texnik xususiyatlar
Metrologik va texnik xususiyatlar
Suvning hajm ulushini o'lchash diapazoni,%
|
0-г 3,0
0+ 10
0-е-25
|
Suvning hajm ulushini o'lchash natijalarining asosiy mutlaq xatosining ruxsat etilgan qiymatlari chegaralari (yog'ni suv bilan to'liq aralashtirish bilan),%, ko'p emas
|
±0,2
|
Har 10 ° S uchun tahlil qilinadigan muhit haroratining o'zgarishidan suvning hajm ulushini o'lchash natijalarining qo'shimcha mutlaq xatosining ruxsat etilgan qiymatlari chegaralari. haqida. baham ko'ring. %, boshqa emas; boshqa ... bo'lmaydi; Endi yo'q
|
±0,2
|
Suvning hajm ulushini o'lchash natijalarining qo'shimcha mutlaq xatosining ruxsat etilgan qiymatlari chegarasi, tahlil qilinadigan muhitdagi xlorid tuzlari miqdorining hajmi ulushi (1-10)% oralig'ida o'zgarishidan. , jild. ulush,%, ko'p emas
|
±0,2
|
DC ta'minot kuchlanishi. V
|
24
|
Quvvat iste'moli. Seshanba boshqa emas; boshqa ... bo'lmaydi;
|
10
|
Analog chiqish signali diapazoni, ml
|
4-20
|
Umumiy o'lchamlar, mm. boshqa emas; boshqa ... bo'lmaydi;
|
220x110x80
|
Og'irligi, kg boshqa emas; boshqa ... bo'lmaydi;
|
12
|
Ishlash shartlari
Tahlil qilinayotgan muhitning harorat diapazoni. ° C
|
0 4-40
|
Maksimal ish bosimi. MPa
|
0.6
|
Atrof-muhit harorati oralig'i. ° C:
|
минус 20 + 60
|
Analizatorlar to'g'ridan-to'g'ri quvurlarga o'rnatiladi. Analizatorlarni ishga tushirishdan oldin, ular ish joyidagi moy yordamida kalibrlanishi kerak. Bundan tashqari, ish joyidan neft uchun ham tuzatish harorat koeffitsientlarini belgilash kerak.
Raqamli o'lchov ma'lumotlarini asosiy kompyuterga uzatish RS-232 aloqa porti yoki HART protokoli orqali amalga oshiriladi. Analizatorlar Ex ibIIBT4X portlashdan himoyalangan dizaynga ega.
EASZ-1 namlik analizatorlari xom neftning suv-neft qismidagi namlik miqdorini o'lchash uchun maxsus ishlab chiqilgan o'rnatilgan dasturiy ta'minotga ega. Metrologik tavsiflarni standartlashtirishda dasturiy ta'minotning ta'siri hisobga olindi.
EASZ-1 namlik analizatorlari qasddan yoki qasddan o'zgarishlardan dasturiy himoyaga ega bo'lib, ular dastur yordamida analizator yoqilganda tashqi kompyuterda dasturiy ta'minotni tekshirish summasini ko'rsatish tizimini o'rnatish orqali ishlab chiqaruvchi tomonidan amalga oshiriladi (http://www.zelentech.com). /downloads). MI 3286-2010 bo'yicha "C" himoya darajasi.
Biroq, bu qurilmalarning ba'zilari murakkab va qimmat qurilmalar, boshqalari ma'lum bir vazifa uchun mo'ljallangan, ular universal emas. Shu sababli, ushbu qurilmalar amalda keng qo'llanilishini topmadi.
Turli xil qurilmalar orasida ishlab chiqarishda yoki ilmiy tadqiqotlarda har qanday vaziyatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan birini tanlash mumkin emas. Har bir qurilma u yoki bu aniq vazifani hal qiladi. Boshqa ko'plab usullar mavjud, xususan, sorbsiya-chastotasi va sorbsiya-sig'imi. Bugungi kunda ular gazlardagi namlik miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi. Ma'lumotlarga ishonish uchun asos bor, organik suyuqliklarning namligini o'lchash usullaridan foydalanish mumkin. Nozik elementda sorbent mavjudligi organik suyuqlikdagi namlikni aniqlashning sezgirligini oshiradi, ayniqsa namlikning past konsentratsiyasida.
|
| |