Sharli oqim o'lchagichlari

Sharli oqim o'lchagichlari
To'p oqimi o'lchagichlari deyiladi, ularning harakatlanuvchi elementi - to'p
doimiy ravishda aylana bo'ylab harakatlanadi . Bu harakat yoki vintli hidoyat qanoti, burama bilan ta'minlanadi
suyuqlik oqimi yoki o'lchangan muhitning tangensial ta'minoti. Shaklda. 4.11da ushbu turdagi konvertorning diagrammasi ko'rsatilgan. Oqim,
hidoyat qanotida 1 buralib, ferromagnit materialning to'pi 5 ni harakatga keltiradi, bu esa quvurning aylanasi bo'ylab aylanishiga olib keladi. Oqim tezligiga mutanosib bo'lgan to'pning tezligi induksion transduser yordamida o'lchanadi 2. Chiqishdagi oqimni barqarorlashtirish uchun qattiq pichoqlar 4 ishlatiladi va cheklovchi halqa 3 to'pni quvur bo'ylab harakatlanishidan saqlaydi.
Guruch. 4.11. Koptok konvertori
Tangensial kirishga ega transduser shaklda ko'rsatilgan. 4.12. Ushbu turdagi asboblar odatda kichik oqim tezligini o'lchash uchun ishlatiladi va ularning tuzilishi nisbatan sodda. Bunday holda, markazdan qochma kuch ta'sirida to'p quvurning ichki yuzasiga bosiladi va uning eksenel harakati chegara bilan bloklanadi.
35
uzuk. Bu holda, albatta, to'pni sekinlashtiradigan mexanik ishqalanish kuchlari paydo bo'ladi va buning natijasida uning aylana tezligi oqim tezligidan bir oz kamroq bo'ladi. Ushbu kechikish mexanik slip uchun formulalar bo'yicha baholanadi va bunday asbobdan foydalanganda tegishli tuzatish kiritilishi kerak.
Guruch. 4.12. Tangensial kirishga ega transduser
TERMAL OQIM METROR
Termal oqim o'lchagichlarning umumiy xususiyatlari
Issiqlik oqim o'lchagichlari oqim o'lchagichlari deb ataladi, ularning printsipi issiqlik ta'sirining oqimga yoki ushbu oqimga joylashtirilgan jismga oqimga bog'liq ta'siridan foydalanishdir. Issiqlik o'lchagichlarining ko'p
turlari mavjud, ular isitish usuli, isitgichning joylashishi, oqim tezligi va o'lchangan signal o'rtasidagi munosabatlarning tabiati bilan farqlanadi.
Qoida tariqasida, o'tkazgich orqali o'tadigan elektr toki bilan isitish usuli qo'llaniladi. Ba'zan isitish elektromagnit maydon yoki suyuq issiqlik tashuvchisi yordamida qo'llaniladi, juda kamdan-kam hollarda - indüksiyon isitish.
Oqim bilan termal o'zaro ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra, oqim o'lchagichlarni kalorimetrik, termokonvektiv va issiq simli anemometrlarga bo'lish mumkin.
36
Machine Translated by Google
Kalorimetrik va termokonvektiv oqim o'lchagichlarda gaz yoki suyuqlikning harorat farqi (doimiy isitish quvvatida) yoki quvvat (doimiy harorat farqida) o'lchanadi. Issiq simli oqim o'lchagichlarda qizdirilgan tananing elektr qarshiligi o'lchanadi (doimiy oqim kuchida)
yoki oqim kuchi (doimiy qarshilik bilan). Kalorimetrik
va termokonvektiv oqim o'lchagichlar muhitning doimiy issiqlik sig'imi sharoitida massa oqimini o'lchaydi.
bu ularning mutlaq qadridir. Termokonvektiv uchun
oqim o'lchagichlari o'lchangan modda bilan aloqa yo'qligi bilan tavsiflanadi - bu ham ularning afzalligi. Ikkala usulning ham muhim kamchiliklari katta inersiyadir. Ulardan farqli o'laroq
issiq simli oqim o'lchagichlari juda sekin inersiyadir, lekin, qoida tariqasida, ular mahalliy tezlikni o'lchaydilar, ularning qiymatiga ko'ra ular oqim haqida xulosa chiqaradilar. Barcha usullarning berilgan xatolari odatda 1-3% oralig'ida bo'ladi.
|