Jel göRÜNTÜleme sistemi tekniK Şartnamesi

|
Jel göRÜNTÜleme sistemi tekniK Şartnamesi
|
Sana | 29.12.2019 | Hajmi | 33,28 Kb. | | #6315 |
JEL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sistem jelleri görüntüleyebilme ve arşivleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Sistem kompakt olmalıdır.
Sistem üreticisi ISO 9001 standardını uygun üretim yapmalıdır.
Görüntüleme alanını ve fokuslamayı otomatik yapabilmelidir.
Karanlık odası Ultrasafe UV kalkanına sahip ve kapak açıldığında güvenlik amaçlı ışığı kesme özelliğine sahip olmalıdır.
Sistem hem UV transilluminator hemde Mavi Led ile yapılacak çalışmaları desteklemelidir ve cihaz her iki ışık kaynağına(UV ışık kaynağı, Mavi Led ışık kaynağı) sahip olmalıdır. Bu iki ışık kaynağı sistem ile birlikte verilmelidir.
Sisteme beyaz tabla dahil olmalıdır. Bu sayede protein jelllerin görüntülenmesi ve analiz edilmesi sağlanmalıdır.
Cihaz ile birlikte 2 adet midi boy elektroforez (özellikleri altta verilmiştir) ve bu elektroforezleri aynı anda çalıştırabilecek 1 adet güç kaynağı (özellikleri altta verilmiştir) jel görüntüleme ve analiz yazılımı kurulu olarak bir adet dizüstü bilgisayar (bilgisayarın özellikleri altta verilmiştir), en az 500 reaksiyonluk, sarı ve yeşil boya içeren PCR master mix (RTL), PCR çalışması için gerekli olan 1000 unit HOT Start TAQ DNA Polymerase, 1000 µmol 20mM of each dNTP Mix (1,25 ml) , 500µg 100 bp DNA Ladder Ready to Load (Loading Dye ve 100bp ile 3,000bp arasında 12 bant içeren), 50 ml 6x Loading Dye ve 20 paket(1000 adetlik) steril, DNAse/RNase and Endotoxin free 0,2ml tüp, 20 paket(1000 adetlik) steril, DNAse/RNase and Endotoxin free 0,5-10 ul pipet ucu, 20 paket(1000 adetlik) steril, DNAse/RNase and Endotoxin free 10-100 ul pipet ucu, 20 paket(1000 adetlik) steril, DNAse/RNase and Endotoxin free 100-1000 ul pipet ucu, 500 ml bio-view safe nükleik asit boyası verilmelidir.
Jel görüntüleme ve analiz yazılımı aynı marka olmalı, güvenlik için seri numarası, ürün anahtarı ve yükleme CD’si teslim edilmelidir.
Jel kesme için UV transilluminatör kapak açıldıktan sonra güvenli bir şekilde yazılım ile çalıştırılabilmelidir. UV kapak açık iken çalıştırmak istendiğinde sistem kapağın açık olduğu uyarısı ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
Cihaz ile birlikte üreticiye ait kurulumu ve kullanımı anlatan video ve resimli görsel anlatım CD’si verilmelidir.
Teklif veren firma Türkiye Yetkili Satıcı olduğunu bildiren Temsilcilik Belgesi veya Temsilcinin Bayisi olduğuna dair belgeyi eklemelidir.
Sistem her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz ayrıca 10 yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
Sisteme teknik servis müdahalesi gerektiği durumlarda, orijinal parça kullanımı ve yetkili serviste tamir edilmesini sağlamak amacıyla, teklif veren firma, üretici ya da yetkili ithalatçıdan alınmış yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
Kurulum sonrası yetkili satıcı tarafından kullanıcılara yerinde en az 1 gün eğitim verilmelidir.
Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır;
Kamera
Kamera renkli ve CMOS sensörlü (scientific Grade) Bilimsel Araştırmalara uygun olmalıdır.
En az 5 megapiksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.
Minimum 16 MB hafıza kaydı yapabilmelidir.
Karanlık oda
UV ışığı engellemeyen gözetleme penceresi bulunmalıdır.
Transilluminator ile birlikte bütünleşik sistem olmalıdır.
Emisyon Filtreler
EtBr Kırmızı 570-640 nm aralığında filtre ile birlikte teslim edilmelidir.
Transilluminator
312 nm dalga boyunda çalışabilmelidir.
Güvenli boyalar için Mavi LED aydınlatmaya sahip olmalıdır.
Filtre boyutları en az 21x26 cm olmalıdır.
Transimulatör homojen ışık dağılımı sağlamalıdır.
Transimulatör yüksek kaliteli reflektör teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
Sistem aşırı ısınmayı önlemek için ventilasyon sistemine sahip olmalıdır.
Elektroforez
Yekpare enjeksiyon sistemi ile üretilmiş olmalıdır.
Orta boy 1 adet yatay 1 adet dikey elektroforez 260 mm * 175 mm* 90 mm ölçülerinde olmalıdır.
Tampon hacmi en fazla 500 ml olan, En çok örnek yüklemesi 70, 140 ve 210 örnek olan 3 tepsisi, tarakları ile ve Jel büyüklüğü en az 150 cm * 70 mm, 150 * 100 mm ve 150 mm * 150 mm elektroforez olmalıdır.
Güç kaynağı microprocessor kontrollü, Sabit voltaj ve sabit akım operasyonlarında kullanılabilen, en az 10 program hafızası olan, en az 6 basamaklı multi step programlama yapılabilen, en az 4 çift çıkışlı, zamanlama ve alarm özellikleri olan, çıkış voltaj gücü 2-300V/1V, çıkış akım gücü 1-700mA/1mA, çıkış gücü 150 W çıkış adedi 4 olan 1-999 dakika arasında alarm uyarılı, çalışma algılama, kaçak tespiti, ani yük değişimi algılama, aşırı sıcaklık koruması, aşırı yük algılama ve fiş – priz arızalarını algılama güvenlik sistemlerinin tümüne sahip olmalıdır.
Görüntü ve Analiz Yazılımı
Yazılım DNA, RNA ve protein jelleri görüntülemeye ve analiz etmeye uygun olmalıdır.
Yazılım ile aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir;
Kamera ve board seçimi, saturation dedeksiyonu, entegrasyon kontrolü, toplam ve starfield çıkarımı
Monokrom, renkli ve taranmış görüntüleri yakalama
Parlaklık, kontrast, zoomlama ve renklendirme
Görüntünün keskinleştirilmesi, kabartılması, çevrilmesi, döndürülmesi ve kısaltılması
Bilinen farklı dosya formatlarında arşivleme
Deney kayıtları yaratma
Çoklu parametreli otomatik line bulma ve band dedeksiyonu
Düzensiz ışık, düzgün olmayan jeller ve kameranın düzensiz görüntü yakalama durumlarında arka plan ayarlaması
DNA,RNA veya protein çiftlemelerinde tekrar yüklemeli kalibre etme
DotBlot analizi
Alan yoğunluğu hesaplama
Dizüstü Bilgisayar
İşletim sistemi Windows 8.1 Single, 4. Nesil Intel® Core i7-4700HQ Dört Çekirdekli işlemci olmalı
Intel Core i7, i7-4700HQ - 2.4 GHz Turbo Boost ile 3.4 GHz'e kadar olmalı
10.1 Full HD ekran ve ekran çözünürlüğü 1920x1080 olmalı
Nvidia Ekran kartı 4 GB – Paylaşımsız, Grafik işlemcisi Nvidia Geforce GTX850M 128 Bit olmalı
Sistem belleği DDR3 16 GB, USB portu 3 x USB 3.0 olmalı
Hard disk kapasitesi 1TB /1.5 TB, Optik sürücüsü Blu-ray sürücü (RW), Pil kapasitesi 4-cell Li-lon Pil olmalı
|
| |