Shakllantirish, o'zgartirish va qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan impuls qurilmalarining bir turi. Raqamli elektronika qurilmasiga misol ilgari muhokama qilingan puls hisoblagichi - bet 8

a=sE
1 , va parallel zanjir uchun (158-rasm, b)
RVA+RX+RD
mos ravishdaa=sE
Rx .
RVA RX+ RD( RVA+ RX)
Berilgan formulalardasVaRVAmos ravishda sezgirlik va MI ga qarshilik,RD- qo'shimcha rezistorning qarshiligi. Agar
bundan mustasno barcha miqdorlarning qiymatlari deb faraz qilaylikRx, doimiy bo'lsa, u holda MI o'qining burilish burchagi faqat qiymat bilan belgilanadiRx. VA MI shkalasi to'g'ridan-to'g'ri qarshilik birliklarida sozlanishi mumkin.
Yuqori qarshiliklarni o'lchash uchun ketma-ket zanjirli ohmmetrlar ko'proq mos keladi va kichik bo'lganlarni o'lchash uchun parallel bo'lganlar ko'proq mos keladi.
Ikkala davr uchun ohmmetr shkalasi notekis. Bundan tashqari, ketma-ket zanjirda, parallel sxemadan farqli o'laroq, shkala nol tekislanadimaksimal burchak bilan MI strelka og'ishlari.
Ko'rib chiqilayotgan turdagi ohmmetrlarning asosiy kamchiliklari MM ko'rsatkichlarining quvvat manbai EMF qiymatiga bog'liqligidir.
Shuning uchun, o'lchashdan oldin, MI ko'rsatkichining to'g'ri o'rnatilishini tekshiring va agar kerak bo'lsa, qo'shimcha qarshilik yordamida uning o'rnini sozlangRDyopilganda (rasm.158, a) va ochiq
(guruch.158, b) K kalitining holati.
Ampermetr-voltmetr usuli
Bu usul doimiy va o'zgaruvchan tok rezistorlarining qarshiligini o'lchash uchun bilvosita usuldir. Ampermetr va voltmetr mos ravishda qarshilikdagi oqim va kuchlanishni o'lchaydi.Rx, uning qiymati keyinchalik qonunga muvofiq hisoblanadi
Oma:RX=U/I. Ushbu usul bilan qarshilikni aniqlashning aniqligi asboblarning aniqligiga ham, ishlatiladigan kommutatsiya sxemasiga ham bog'liq (1-rasm).159).
Guruch.159. Ampermetr-voltmetr usuli yordamida o'lchash sxemasi
Nisbatan kichik qarshiliklarni o'lchashda (qiymatlari1 Ohm) sxemasi shakl. 159, lekin afzal, chunki to'g'ridan-to'g'ri o'lchanadigan qarshilikka ulangan voltmetr
RX, va oqimI, ampermetr bilan o'lchangan, o'lchangan oqimning yig'indisiga teng qarshilikIXva voltmetrdagi oqimIV, ya'niI=IX+IV. Chunki IX>>IV, BuI≈IX.
Nisbatan yuqori qarshiliklarni o'lchashda 1-rasmdagi sxema
afzalroqdir.159, b, chunki ampermetr to'g'ridan-to'g'ri qarshilikdagi oqimni o'lchaydiRX, va kuchlanishU, o'lchangan
voltmetr, ampermetrdagi kuchlanishlar yig'indisiga tengUAva o'lchanadigan qarshilikUX, ya'niU=UX+UA. ChunkiUX>>UA, BuU≈UX.
Ko'prik o'lchash sxemasi
Agar biz ko'prik qo'llarining qarshiligini sof faol deb hisoblasak, u holda qarshilik qarshiligini o'lchash uchun ko'prik sxemasi shaklda ko'rsatilganiga to'g'ri keladi.157. Shu bilan birga,RX=R1=R2(R3/R4).
Odatda ko'prik rezistorning qarshiligini o'zgartirish orqali muvozanatga keltiriladiR2, munosabatR3/R4keng ko‘lamli bo‘ladi hisoblashda multiplikatorRX.
Ko'prik sxemasi to'g'ridan-to'g'ri va o'zgaruvchan tokda rezistorlarning qarshiligini o'lchash imkonini beradi.
Kondensatorni o'lchash va induktorlar
Kondensatorlar va induktorlarning parametrlarini o'lchash amaliyotida ideal elementlarga ega ularning ekvivalent sxemalari qo'llaniladi. Bunday holda, haqiqiy kondansatör odatda sig'im bilan almashtiriladiC, unga ketma-ket yoki parallel ulangan yo'qotish qarshiligi RP, va bobin ketma-ket o'zgartiriladi
induktiv aloqaLva yo'qotish qarshiligiRP.
Haqiqiy lasanda oqim kuchlanishdan burchak bilan fazada orqada qoladi s<900. 90 gacha qo'shimcha0burchak yo'qotish burchagi deb ataladi va odatda harf bilan belgilanadid(s+d=900). Yo'qotish tangensi aniqlanadi formulatgd=RP/ōLva qancha ko'p bo'lsa, yo'qotish qarshiligi shunchalik katta bo'ladi g'altakda. O'zaro qiymattgd, lasanning sifat omili deb ataladi QL=1/tgd=ōL/RP.
Dielektrik yo'qotish burchagi tushunchasi xuddi shunday kondansatör uchun kiritilgan. Agar yo'qotish qarshiligi sig'im bilan ketma-ket ulangan bo'lsa, u holdatgd=RPōC, agar parallel bo'lsa, u holdatgd=1/(RPōC).
Shunday qilib, sariqlar uchun o'lchovlar uchun asosiy parametrlar indüktans va sifat omili, kondansatörler uchun esa - sig'im va dielektrik yo'qotish tangensi.
Agar kondansatkichlar va induktorlardagi yo'qotishlar etarlicha kichik bo'lsa, ularni
e'tiborsiz qoldirish mumkin bo'lsa, u holda sariqlarning induktivligini va kondansatkichlarning sig'imini ampermetr-voltmetr usuli yordamida o'lchash mumkin. Unda
holōLX≈U/I;ōCX≈I/U.
Agar yo'qotishlarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmasa, u holda ko'prik o'lchash sxemalari qo'llaniladi.
Shaklda.160 va sig'imni o'lchash uchun ko'prik sxemasiga misol keltirilgan
va kondansatörning dielektrik yo'qotish tangensi. Bu erda quyidagi belgilar qo'llaniladi:CX,RX- o'rganilayotgan kondensatorning parametrlari; C0,R0VaR2,R3- kondansatkichning standart yoki ish o'lchovlari parametrlari va
rezistorlar. Ko'prik qo'lining qarshiligi
|