Avtomatlashtirish va boshqaruv

|
Avtomatlashtirish va boshqaruv
|
bet | 1/2 | Sana | 16.12.2023 | Hajmi | 82,26 Kb. | | #120965 |
Bog'liq Sohaning texnologik o’lchashlari va asboblari” fanidan-fayllar.org (1)
Sohaning texnologik o’lchashlari va asboblari” fanidan
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK VA TEXLOLOGIYA UNIVERSITETI
“AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARUV” KAFEDRASI
“Sohaning texnologik
o’lchashlari va asboblari”
fanidan
Kurs loyihasi
Mavzu:Buyoqli sath o’lchagich xatoliklarining tahlili. (Qalqovuchli sath o’lchagichlar DUU4MA)
Bajardi: Toshmurodova S.
Qabul qildi: AxmatovA.A.
«Tasdiqlayman»
AB kafedra boshligʻi: Kadirov Yo.B.
Navoiy 2023
Kurs loyihasi
Fan: Sohaning texnologik oʻlchashlari va asboblari
Guruh: 11a-21TJA talaba: Toshmurodova Sitora Vazifa
Kurs ishi mavzusi: Buyoqli sath o’lchagich xatoliklarining tahlili. (Qalqovuchli sath o’lchagichlar DUU4MA) Berilgan: Qalqovuchli sath o’lchagichlar DUU4MA
1. N. R. Yusupbekov, B. I. Muxammedov, Sh. M. G’ulomov, “Texnologik jarayonlarni nazorat qilish”, Yusupbekov N. R., Igamberdiyev X. Z., Malikov A.
“Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari”
4. Ishning grafik qismi (ro’yxati)
1.Texnologik qism
2.Texnik qism
3. Hisobiy qism
5.Kurs ishi bayoni (tushuntirish bayoni)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Ish bayoni
|
Himoya
qilish
|
Reja bo’yicha
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haqiqatda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahbar:Axmatov A. A.
Komissiya a'zolari: Kadirov. Y.B
Boyeva. O. H Abdunazarova D.
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
|
Mundarija
Kirish..................................................................................................................4
1.Texnologik qism..............................................................................................5
2.Texnik qism.....................................................................................................9
3.Hisobiyqism...................................................................................................19
Xulosa...............................................................................................................25
Foydalanilgan adabiyotlar................................................................................26
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
KIRISH
So‘nggi paytda ishlab chiqarish, energetika, kimyo va boshqa sanoat sohalarida texnologik jarayonlarning jadal sur'atlar bilan rivojlanishini kuzatmoqdamiz. Ishlab chiqarish va issiqlik energetikasi sohasida birlamchi quvvatlarni oxirgi yillarda 1015 marta oshishi, texnologik jarayonlarni tezligini ham oshirmoqda, ulardagi o‘lchanayotgan parametrlar soni ham ortib bormoqda.
Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalarini zamonaviy o‘lchash vositalarisiz tasavvur qilish qiyin. O‘lchash texnologik jarayonlarni, qurulmalarni ishonchli ishlashini, ishlab chiqarish xavfsizligini, masalan, issiqlik elektr stansiyalarining ob'ektiv nazoratini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish samaradorligi va energiya tejamkorligi, ayniqsa katta quvvatli qurilmalarning muammolarini yechishda texnologik jarayonlar nazorati muhim ahamiyatga ega.
Har qanday o‘lchash natijasi, xatoligi, o‘lchash jarayonining parametrlaridan qat'iy nazar, o‘lchash vositasiga ham bevosita bog'liqdir. Issiqlik texnikasi qurilmalarining ishlashini, o‘lchashni bajarish, o‘lchash vositalari va usullarini bilmasdan turib o‘rganish mumkin emas. Turli o‘lchash vositalari mavjudligi o‘lchash texnikasini to‘g'ri tanlashni talab qiladi, u berilgan sharoitlarda nazoratni kerakli aniqligi bilan ta'minlaydi. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda o‘lchash aniqligi va o‘lchash vositalarining ishonchli ishlashi muhim ahamiyatga ega.
Issiqlik va elektr energiyasini tejash masalalariga bizning davlatimizda katta ahamiyat berilayotganligi va so‘ngi paytlarda qator davlat ahamiyatiga ega qarorlar qabul qilinayotganligini inobatga olsak, ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatilayotgan o‘lchov asboblari orasida harorat o‘lchash vositalari muhim ahamiyatga egaligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. “Sohaning texnologik o‘lchashlari va asboblari” fani sanoatda, jumladan barcha korxonalarimizda keng qo‘llaniladigan o‘lchov asboblari bo‘lmish harorat, bosim, sarf, sath va gaz tarkibini tahlillagich qurilmalarini tuzilishi, ishlash prinsipi, ularni o‘lchash xatoliklari to‘g'risida amaliy va nazariy ko‘nikmalar hosil qilishga yordam beradi.
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
1. TEXNOLOGIK QISM
DUU4M qalqovuchli sath o'lchagichlari turli xil suyuqliklar darajasini, ko'p fazali suyuqliklarning interfeys darajalarini (neft - emulsiya - ishlab chiqarilgan suv va boshqalar), shuningdek haroratni o'lchash uchun mo'ljallangan. va boshqariladigan muhitning bosimi.
Moddalar sathini o‘lchash texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Sathni o‘lchash moddaning idishdagi miqdorini aniqlash va texnologik jarayonda ishtirok etayotgan ishlab chiqarish uskunasida sath holatini Sath deb texnologik apparatning ishchi muhit – suyuqlik yoki sochiluvchan jism bilan to‘ldirish balandligiga aytiladi.
Ishchi muhit sathi texnologik parametr hisoblanadi, u haqdagi axborot texnologik apparatning ish rejimini nazorat qilish uchun, ayrim hollarda esa ishlab chiqarish jarayonini boshqarish uchun zarur. Sathni o‘lchash vositalari sath o‘lchagichlari deb ataladi.
Suyuqlik va sochiluvchan nazorat qilishdan iborat.
Ishlash xarakteri jihatidan sathni o‘lchagichlar uzluksiz va uzlukli (releli) bo‘ladi. Releli sath o‘lchagichlar moddaning sathi ma'lum balandlikka yetganda ishlay boshlaydi, ular signalizatsiya maqsadida ishlatiladi va sath signalizatori deyiladi.
Bu asboblar ishlash prinsipi va tuzilishi jihatidan bir biridan farq qiladi.
Masalan, suyuqlik sathni o‘lchashga mo‘ljallangan asboblarning ko‘pi sochiluvchan moddalar sathini o‘lchash uchun yaroqsiz, usti ochiq (atmosfera bosim) idishlarda ishlatiladigan asboblar esa yuqori bosimda ishlaydigan idishlar uchun yaroqsizdir va hokazo. Sathni nazorat qilish asboblari shkalali va shkalasiz bo‘ladi. Shkalasiz asboblar, odatda, ikkilamchi asboblar bilan birga ishlaydi, yoki sathning chegarasi haqida mustaqil signal beradi
DUU4M qalqovuchli sath o'lchagichlari turli xil suyuqliklar darajasini, ko'p fazali suyuqliklarning interfeys darajalarini (neft - emulsiya - ishlab chiqarilgan suv va boshqalar), shuningdek haroratni o'lchash uchun mo'ljallangan. va boshqariladigan muhitning bosimi.
Sath o'lchagichlari neft va gaz, neft-kimyo, kimyo, energetika, metallurgiya, oziq-ovqat va boshqa sanoat korxonalarida atmosfera yoki ortiqcha (2,0 MPa gacha) bosimga ega bo'lgan qurilmalarda ishlab chiqarish ob'ektlarini avtomatlashtirish tizimlarida qo'llaniladi.
Sath o'lchagichlari davlat standarti R 51330.9 bo'yicha 1-sinf va 2-sinf zonalaridagi ob'ektlarga o'rnatiladi, bu erda T4 harorat guruhining Davlat standarti
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
R 51330.11 ga muvofiq IIB toifali havo bilan yonuvchi gazlar va bug'lar aralashmalari (DUU2M-02T, -10T datchiklar uchun) yoki harorat guruhi T5 (boshqa datchiklar uchun) Davlat standarti R 51330.9 ga muvofiq.
Sath o'lchagichlari o'lchov vositalarining davlat reestriga kiritilgan.
Sath o'lchagichlari portlashdan himoyalangan, texnik shartlar talablariga javob beradi, davlat standarti R 51330.0, GOST R 51330.10, PB 03 portlovchi atmosfera uchun elektr jihozlarini sertifikatlash qoidalariga muvofiq belgilangan tartibda kelishilgan va tasdiqlangan loyiha hujjatlari to'plami. -538-03 va PB 09-540-03 yong'in va portlash xavfli kimyoviy, neft-kimyo va neftni qayta ishlash sanoati uchun portlash xavfsizligi umumiy qoidalari, portlashdan himoya qilish turi "O'zo'zidan xavfsiz elektr zanjiri", himoya darajasi "portlash" ga ega. Davlat standarti R 51330.11-99 (IEC 60079-12-78) bo'yicha IIB toifali portlovchi aralashmalar uchun T4 harorat guruhi (DUU2M-02T, -10T datchiklar uchun) yoki T5 harorat guruhi (boshqa datchiklar uchun), portlashdan himoya belgisi "1ExibIIBT4 X" (DUU2M02T datchiklari uchun,-10T) yoki "1ExibIIBT5 X" (boshqa sensorlar uchun) GOST R 51330.0 ga muvofiq va Elektr o'rnatish kodeksining 7.3-bobi (oltinchi nashr) yoki boshqa me'yoriy-texnik hujjatlar talablariga muvofiq xavfli hududlarda foydalanish mumkin. xavfli hududlarda uskunalardan foydalanish.
"X" belgisi BTVI3 yoki BII3 (keyingi o'rinlarda "bloklar" deb yuritiladi) bilan to'liq sensordan foydalanish imkoniyatini, shuningdek, I turdagi floatda statik elektr hosil bo'lishining oldini olish zarurligini bildiradi (quruq bilan puflash orqali artish). havo taqiqlangan) portlovchi zonada.
Daraja o'lchagichlari avtomatlashtirish tizimlarini, shu jumladan "Albatros" YoAJ tomonidan ishlab chiqarilgan GAMMA-11 sanoat kombinatsiyalangan boshqaruvchisi bilan birgalikda qurish uchun mo'ljallangan.
1-rasm
Boshqariladigan muhit
Neft, neft mahsulotlari, erituvchilar, suyultirilgan gazlar, kislotalar, ishqorlar, boshqa agressiv va agressiv bo'lmagan muhitlar. Datchiklarning agressiv muhitga chidamliligi nazorat qilinadigan muhit bilan aloqa qilishda ishlatiladigan materiallar bilan cheklangan.
Qalqovuchli sath o'lchagichlarning qo'llanilishi
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
Suyuqlik darajasini o'lchash uchun ushbu ish printsipining darajadagi transmitterlari ishlatiladi.
To'g'ri o'lchash uchun suyuqlik imkon qadar bir hil bo'lishi kerak. Ammo 2 fazali suyuqlikni o'lchash kerak bo'lgan holatlar mavjud. Keyin 2 ta qalqovuchli dizayn ishlatiladi. Moslashuvchan trubkasi yoki diagrammadagi simi (4) bilan dizayn varianti chuqur o'lchovlar uchun mo'ljallangan katta qurilmalar uchun mos keladi, chunki uni tashish osonroq. Umuman olganda, qalqovuchli sath o'lchagichlarning ko'lami juda keng bo'lib, ular har qanday suyuqlikni o'lchash uchun ishlatilishi mumkin, idishdagi ichimlik suvi darajasidan kimyoviy moddalar miqdorini nazorat qilishgacha. Qalqovuchli sath o’lchagich kollektorlar va cho’ktirgichlar, suv omborlarida, daryolar va kanallarda ajralmas hisoblanadi.
Qalqovuchli sath o'lchagich - bu idishdagi suyuqlik darajasini o'lchash uchun qurilma.
Bunday o'lchov turli yo'llar bilan, shu jumladan qalqovuch yordamida amalga oshirilishi mumkin. Qalqovuchli sath o'lchagich shunday ishlaydi - qalqovuch qisman suyuqlikka botiriladi va uning holati o'lchanadi. Agar suyuqlik bir hil bo'lsa, u joylashuvidan qat'i nazar, xuddi shu tarzda cho'kib ketadi va o'lchovlarda xatolikka yo'l qo'ymaydi.
Suzuvchining holatini jismoniy tavsiflash uchun unga ta'sir qiluvchi kuchlarni - tortishish kuchini va ishoraga qarama-qarshiligini, lekin qiymati bo'yicha teng bo'lgan suzuvchi kuchni hisobga olish kerak. Gravitatsiyani suyuqlikdagi suzuvchi qismning hajmini u botiriladigan suyuqlikning zichligiga ko'paytirish orqali hisoblash mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, suyuqlikning zichligi o'zgarganda, suvga cho'mgan qismning hajmi
2-rasm o'zgaradi, bu esa ushbu turdagi o'lchovlardagi xatolarning asosiy sababidir. Ko'rinib turibdiki, bir hil suyuqlik ideal hodisadir va afsuski, tabiatda kuzatilishi mumkin emas, shuning uchun suyuqlik darajasini maksimal aniqlik uchun qalqovuch yordamida o'lchashda u eng engil materialdan yasalgan yoki ular uni bajarishga harakat qilishadi. tasavvurlar iloji boricha kattaroq.
Bu qalqovuchning cho'kishining kamayishiga olib keladi va shuning uchun qalqovuchli sath o'lchagich yordamida aniqroq o'lchovlar amalga oshiriladi.
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
Odatda qalqovuchli moslashuvchan mexanik aloqa orqali daraja ko'rsatkichiga ulanadi.
Bu shuni anglatadiki, qalqovuchning massasi juda kichik bo'lmasligi kerak, chunki daraja o'lchagichi pozitsiyani aniqlashi uchun yetarli kuchlanish ta'minlanishi kerak.
Bunga qo'shimcha ravishda, qalqovuch juda katta bo'lmasligi kerak - uning o'lchami bilan bir qatorda, butun float darajasi o'lchagichni oshirish kerak bo'ladi, bu ko'p hollarda istalmagan.
Suzuvchi sath o'lchagich suyuqlik darajasini o'lchash uchun mo'ljallangan qurilma bo'lib, u suyuqlikning yarmi suv ostida suzadi, ikkinchisi esa suyuqlik yuzasidan yuqorida turadi.Qalqovuch har doim o'lchangan suyuqlik bilan bevosita aloqada bo'lgan ichi bo'sh narsalardir. Ekvivalent o'zgarishning to'g'ridan-to'g'ri o'lchovi sifatida siz qalqovuchning vertikal harakatlaridan foydalanishingiz mumkin. Qalqovuch harakatlari doimiy darajani o'lchash yoki belgilangan nuqtalar bilan darajani aniqlashni amalga oshiradigan bir qator turli xil qurilmalarga uzatilishi mumkin
3-rasm
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
2. TEXNIK QISM
DUU4MA Qalqovuchli sath signalizatori
Sath o'lchagichlar (datchiklar-konvertorlar) qalqovuchli DUU4MA , konfiguratsiyaga qarab, turli suyuqliklar darajasini, ko'p fazali suyuqliklar (neft - emulsiya - ishlab chiqarilgan suv va boshqalar) muhitlarini ajratish darajalarini o'lchash uchun mo'ljallangan. nazorat qilinadigan muhitning harorati, bosimi, hajmi, zichligi va massasini o'lchash.
DUU4MA Qalqovuchli sath o'lchagichlarining funksionalligi
suyuq mahsulotlar darajasini kontaktli avtomatik o‘lchash; – bir-biriga aralashmaydigan suyuqlik mahsulotlarini to'rt darajagacha ajratishning kontaktli avtomatik o'lchovi;
nazorat qilinadigan muhit haroratini o‘lchash;
boshqariladigan muhit bosimini o‘lchash;
tankning kalibrlash jadvaliga muvofiq boshqariladigan muhitning hajmini (ko'p suzuvchi sensorlar uchun boshqariladigan muhitning fazalarining hajmlari) o'lchash (ish sharoitida va 150Sga etkazilgan);
boshqariladigan muhitning zichligini o'lchash (ish sharoitida va 150S ga tushirilganda);
boshqariladigan muhitning massasini o‘lchash;
parametrlarning o'lchangan qiymatlarini ko'rsatish va sozlamalarni kiritish;
0…20, 0…5 va 4…20 mA oralig'ida to'rtta oqim signalini shakllantirish, ularning qiymati o'lchangan parametrlarning qiymatlari haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi; 1 dan 5 V gacha kuchlanishli chiqishlarni olish uchun etkazib berish to'plamidan rezistorlar ishlatiladi;
tashqi qurilmalarni dasturlashtiriladigan bog'lashlar, chegaralar va javob histerizisi bilan "quruq kontakt" tipidagi ikkita izolyatsiyalangan kalitlar yordamida boshqarish;
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
– Modbus RTU protokoli formatidagi ketma-ket RS-485 interfeysi orqali yuqori darajadagi kompyuter bilan aloqa.
DUU4MA qalqovuchli sath o'lchagich (4-rasm) doimiy chuqurlikdagi qalqovuchdan 1, uning ichiga o'rnatilgan halqa shaklidagi doimiy magnitdan 2 , uning bo'ylab sezgir elementlar zanjiri 4 o'rnatilgan yo'naltiruvchi trubkadan 3 iborat. Qalqovuch trubka bo'ylab harakatlanadi , suyuqlik sathning o'zgarishini kuzatish.
4-rasm
DUU4MA qalqovuchli sath o’lchagichning prinsipial sxemasi
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
5-rasm
DUU4MA qalqovuchli sath o'lchagichlarining tarkibi
DUU4 MA sath o'lchagichi BSD4 datchiki bo'lgan interfeys blokidan va datchiklardan biridan iborat:
ultratovushli daraja datchiki DUU2M 0 yoki 1 versiyalari, joriy darajadagi qiymatlarni o'lchashni ta'minlaydigan interfeys darajalari , harorat, bosim; – ultratovushli sath datchiki DUU6 , u joriy darajadagi qiymatlarni, haroratni, gidrostatik bosimni o'lchashni ta'minlaydi;
ultratovush sath datchiki DUU6-1 , u joriy daraja qiymatlarini, interfeys darajasini, haroratni, gidrostatik bosimni o'lchashni ta'minlaydi.
DUU4MA SATH o'lchagichlarining portlashdan himoyalangan versiyalari
DUU2M transduserini o'z ichiga olgan DUU4MA darajadagi transmitterlar Davlat standarti R 51330.9 bo'yicha 1-sinf va 2-sinf zonalaridagi ob'ektlarga o'rnatiladi, bu erda T4 harorat guruhining Davlat standarti R 51330.11 bo'yicha IIB toifali havo bilan yonuvchi gazlar va bug'larning aralashmalari mumkin. (DUU2M -02T, -02TA, -10T, -10TA datchiklari uchun) yoki T5 harorat guruhi (boshqa barcha sensorlar uchun); "A" harfini o'z ichiga olgan ishlab chiqish raqamlariga ega
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
DUU2M datchiklarini o'z ichiga olgan daraja o'lchagichlari, shuningdek, Davlat standarti R 51330.9 bo'yicha ob'ektlariga joylashtirish uchun mo'ljallangan.
6-rasm
DUU2M sensorini o'z ichiga olgan DUU4MA qalqovuchli sath o'lchagichlari portlashdan himoyalangan, sensorlar Davlat standarti R 51330.0, GOST R 51330.10 bo'yicha xavfsizlik talablariga javob berish orqali Bojxona ittifoqi TR TS 012/2011 texnik reglamenti talablariga javob beradi.
Datchiklar portlashdan himoya qilish turiga ega "O'z-o'zidan xavfsiz elektr zanjiri", portlashdan himoyalanish darajasi "Portlashdan himoyalangan" ("A" harfi bo'lmagan ishlab chiqish raqamlari bo'lgan datchiklar uchun) yoki "Maxsus portlashdan himoyalangan" (ishlab chiqish raqamlari bo'lgan datchiklar uchun) "A" harfi bilan) GOST R 51330.11 bo'yicha IIB toifali portlovchi aralashmalar uchun T4 harorat guruhi (DUU2M-02T, -02TA, -10T, -10TA datchiklari uchun) yoki T5 harorat guruhi (boshqa datchiklar uchun), portlash himoya belgisi "1ExibIIBT4 X" (DUU2M-02T, -10T datchiklari uchun) yoki "1ExibIIBT5 X" ("A" harfisiz ishlab chiqish raqamlari bo'lgan boshqa datchiklar uchun) yoki "0ExiaIIBT4 X" (DUU2M2TA datchiklari uchun, - 10TA) yoki "0ExiaIIBT5 X" ("A" harfi bilan ishlab chiqish raqamlari bo'lgan DUU2M boshqa datchiklar uchun) GOST R 51330.0 bo'yicha va 7-bob talablariga muvofiq xavfli hududlarda foydalanish mumkin.3 PUE (oltinchi
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
nashr) yoki xavfli hududlarda uskunalardan foydalanishni tartibga soluvchi boshqa normativ-texnik hujjatlar.
"X" belgisi portlashdan himoya qiluvchi blokli blokli datchiklardan "ib" darajasidagi ("A" harfisiz ishlab chiqish raqamlari bo'lgan datchiklar uchun) yoki "ia" darajasidagi portlashdan himoyalanish turiga ega bo'lgan to'plamda foydalanish imkoniyatini bildiradi. " (barcha ishlab chiqish raqamlari bo'lgan datchiklar uchun) IIB toifali portlovchi aralashmalar va o'z-o'zidan xavfsiz chiqish parametrlari uchun U O ≤14,3 V, I O ≤80 mA.
"A" harfi bilan ishlab chiqish raqamlari bo'lgan DUU2M datchiklari faqat portlashdan himoyalanish turi "O'z-o'zidan xavfsiz elektr zanjiri" darajasi "ia" va portlashdan himoyalanish belgisi [Exia]IIB bo'lgan ikkilamchi qurilmalarga ulanishi mumkin.
"X" belgisi, shuningdek, portlovchi zonada I suzuvchi (quruq havo bilan artib olish taqiqlanadi) va sensorning himoya qopqog'ida (agar mavjud bo'lsa) statik elektr hosil bo'lishining oldini olish zarurligini ko'rsatadi.
DUU6, DUU6-1 datchiklarini o'z ichiga olgan DUU4MA qalqovuchli sath o'lchagichlari Davlat standarti R 51330.9 bo'yicha 0, 1 sinf va 2 sinf zonalaridagi ob'ektlarga o'rnatish uchun mo'ljallangan, bu erda IIB toifali havo bilan yonuvchi gazlar va bug'larning aralashmalari hosil bo'ladi. Davlat standarti R bo'yicha 51330.11 harorat guruhi T5 inklyuziv bo'lishi mumkin.
DUU6, DUU6-1 datchiklarini o'z ichiga olgan DUU4MA sath o'lchagichlari portlashdan himoyalangan, sensorlarning Bojxona ittifoqi TR TS 012/2011 texnik reglamenti talablariga muvofiqligi Davlat standartiga muvofiq xavfsizlik talablarini bajarish bilan ta'minlanadi. R 51330.0, Davlat standarti R 51330.10. Datchiklar himoya turiga ega "ichki xavfsiz sxema", himoya darajasi
Davlat standarti R 51330.11 harorat guruhi T5 bo'yicha IIB toifali havo bilan gazlar va bug'larning portlovchi aralashmalari uchun "maxsus portlashdan himoyalangan", Davlat standarti R 51330.0 bo'yicha "0ExiaIIBT5 X" portlashdan himoya belgisi.
"X" belgisi portlashdan himoya qilish turi "O'z-o'zidan xavfsiz elektr zanjiri" darajasi "ia" va o'z-o'zidan xavfsiz chiqish parametrlari U O ≤14,3 V bo'lgan blokli
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
datchiklarni to'plamda ishlatish imkoniyatini bildiradi; I O ≤80 mA; P O ≤0,3 Vt, L O ≤22 mH ; C O ≤1,8 uF.
"X" belgisi, shuningdek, portlovchi zonada I suzuvchi (quruq havo bilan artib olish taqiqlanadi) statik elektr hosil bo'lishining oldini olish zarurligini ko'rsatadi.
Sath o'lchagichlarining bir qismi bo'lgan BSD4 bloki Bojxona ittifoqi TR CU 012/2011 texnik reglamenti talablariga javob beradi.
BSD4 bloki sensorning aloqa va elektr ta'minoti sxemalari uchun portlashdan himoya qilish turi "O'z-o'zidan xavfsiz elektr zanjiri" "ia" darajasiga, Davlat standarti R 51330.0 ga muvofiq "[Exia]IIB" portlashdan himoya belgisiga, parametrlarga ega. o'z- o'zidan xavfsiz chiqishlar U O ≤14,3 V; I O ≤80 mA; P O ≤0,3 Vt va binolarning portlovchi joylaridan tashqarida o'rnatiladi.
7-rasm
DUU4MA datchik-konvertorlarining boshqariladigan muhiti
Neft, neft mahsulotlari, erituvchilar, suyultirilgan gazlar, kislotalar, ishqorlar, boshqa agressiv va agressiv bo'lmagan muhitlar.
DUU2M, DUU6, DUU6-1 datchiklarining agressiv muhitga qarshiligi boshqariladigan muhit bilan aloqa qilishda ishlatiladigan materiallar bilan cheklangan: zanglamaydigan po'lat 12X18H10T, 1.4435 , DUU6-1), antistatik xususiyatlarga ega floroplast, fluoroplast-4, sferoplastik markali EDS -7AP (I turdagi suzuvchilar uchun).
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
Qalqovuch datchiklari darajasidagi konvertorlarning ishlash printsipi DUU
4MA
DUU2M, DUU6, DUU6-1 datchiklarining ishlash printsipi - ushbu katalogning tegishli bo'limlariga qarang.
BSD4 bloki quyidagilarni ta'minlaydi:
-o'lchangan parametrlarning qiymatlarini qayta ishlash (daraja, interfeys darajasi, harorat va bosim);
-hajm, zichlik va massani hisoblash;
-etti segmentli LED ko'rsatkichlarida o'lchangan (hisoblangan) parametr qiymatlarini ko'rsatish;
-chiqish axborot signallarini shakllantirish; tashqi qurilmalarni boshqarish; Shuningdek, datchiklar oziq-ovqat va yuqori darajadagi kompyuter bilan aloqa.
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
Himoya
darajasi
|
GOST 14254 bo'yicha IP68
|
GOS T 14254
bo'yicha IP20
|
Iqlim ko'rsatkichi
|
GOST 15150 bo'yicha OM1.5
|
GOST
15150 bo'yicha U
HL4
|
Atrof-muhit harorati
|
minus 45 dan +75 °S gacha*
|
+5 dan +45 ° S gacha
|
Atmosfera bosimining o'zgarishi chegaralari
|
84 dan 106,7 kPa gacha
|
84 dan 106,7 kPa gacha
|
Atmosfera
turi
|
III,IV(dengiz va
qirg'oq sanoati)
|
II
(sanoat)
|
Muddat
|
8 yil
|
8 yil
|
Og'irligi
|
12 kg
|
7,5 kg
|
0,4 kg
|
o'lchamlari
|
145x215x
(uzunligi 130+ChE)
|
215x1
45x
(uzunligi
121+ChE)
|
100x 75x112
|
Tankning kalibrlash jadvali qurilma klaviaturasidan yoki yuqori darajadagi kompyuterdan "BSD4 kalibrlash jadvali" dasturidan foydalangan holda kiritiladi (darajali o'lchagichni etkazib berish to'plamiga kiritilgan).
Qurilmaning doimiy xotirasida saqlanadigan kalibrlash jadvalining o'lchami 3000 ballgacha.
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
8-rasm
Qalqovuchli DUU4MA sath signalizatorining tuzilish sxemasi
DUU4MA daraja o'lchagichlarning texnik tavsiflari
Maqsad: balandligi 25 m gacha bo'lgan idishdagi ko'p fazali suyuqliklarning holatini (darajaning holati, muhitning ajralish darajalari, bosim va harorat) portlashdan himoyalangan doimiy monitoring, shu jumladan xlorid kislotasi), gidroksidi, boshqa agressiv bo’lmagan -2 MPa gacha bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha bosim ostida bo'lgan minus 45 dan 650C gacha * haroratli agressiv muhit. Funktsional:bir vaqtning o'zida boshqariladigan muhitning to'rttagacha parametrini (umumiy daraja (1 mm aniqlik bilan), muhitni ajratish darajasi / darajalari, ortiqcha bosim va harorat) o'lchash qobiliyati, dasturlashtiriladigan ko'p nuqta funktsiyasini amalga oshiruvchi boshqaruv harakatini shakllantirish; quvvat o'lchovi bo'yicha suyuqlik fazalarining joriy hajmlarini aniqlash uchun ikkita quvvat kalitiga ega signalizatsiya qurilmasi. Ishlash printsipi: magnitostriktiv ta'sirga asoslanib, media ajratish darajalari / darajalari holatini nazorat qilish zichlikdagi sozlanishi suzuvchilar yordamida amalga oshiriladi.
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
Jarayonni ulash: kamida 100 mm diametrli gardish ustidagi idishning tepasida vertikal o'rnatish. Oddiy o'rindiq (payvandlangan yeng), UDSF to'plami.
Jarayonni boshqarish tizimlariga integratsiya: to'rt kanallidasturlashtiriladigan analog (joriy) interfeys, raqamli interfeys RS-485, Modbus RTU.
Xususiyatlari: asosiy (DUU2M datchiki) va ikkilamchi (BSD4 blok) qurilmalardan iborat, ikkilamchi qurilmagacha bo'lgan masofa 1,5 km dan oshmaydi, ko'piklanish va yopishishga chidamli.
Amaldagi materiallar: po'lat 12Kh18N10T, KhN65IIVU va floroplast - 4.
Portlashdan himoya qilish turi: o'z- o'zidan xavfsiz elektr davri.
Qo'llanilishi: 0, 1 va 2 toifadagi xavfli hududlarda ham.
Qo'shimcha funktsiyalar: minus 55 °C dan atrof-muhit harorati va 4 MPa gacha bo'lgan ortiqcha bosim uchun maxsus versiyalar.
3. HISOBIY QISM
|
|
|
|
|
|
|
NDKTU EMF 60711400 TJA
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
|
O’lcham
|
Varoq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Vaqti
|
|
Bu asboblar bilan idishdagi suyuqlik sathi o‘lchanadi. Asbobning sezgir elementi — qalqovich suyuqlik sirtida qalqib turadi va suyuqlik sathi balandligidagi o‘rni unga ta'sir qiladigan kuchlar muvozanatiga bog‘liq bo‘ladi. Arximed qonuniga muvofiq, qalqovich og‘irligi uning suyuqlikka botgan hajmidagi suyuqlik og‘irligiga teng bo‘ladi. Undan tashqari, qalqovichni o‘rab olgan suyuqlik ustidagi muhit havo bo‘lmay, zichligi r0 ga teng bo‘lgan modda bo‘lsa, unda qalqovich hajmidagi bu modda og‘irligi ham qalqovichni pastga bosadi, uning suyuqlikka botishini oshiradi. Bu ikki kuchga qarshi yo‘nalgan, qalqovichni yuqoriga ko‘taradigan kuch G‘ ni quyidagicha hisoblash
mumkin:
|
|
| |