Qiyoslash operatsiyalari - O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi termiz davlat pedagogika...

|
O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi termiz davlat pedagogika instituti pedagogika va san’at fakulteti
|
bet | 8/10 | Sana | 12.01.2024 | Hajmi | 3,82 Mb. | | #135983 |
Bog'liq bosimni o\'chashQiyoslash operatsiyalari
|
Ushbu standartning band raqami
|
Vizual tekshirish
|
8.1
|
Strelkani shkalaning nol belgisiga o‘rnatish (diagrammaning nol yozuvlar chizig'iga moslash)
|
8.2
|
O‘lchovning nol belgisida strelkani holatini tekshirish (diagrammaning nol yozuvlar chizig'iga moslash)
|
8.2
|
Asosiy xato va o‘zgaruvchanlikning aniqlash
|
8.3
|
Ko‘p nuqtali manometrlarni qiyoslash operatsiyalari
|
8.4
|
Nazorat strelka bilan bosim o‘lchagichlarni qiyoslash operatsiyalari
|
8.5
|
Bosim o‘lchagichlarni signally moslamasi bilan tekshirish operatsiyalari
|
8.6
|
O‘ziyozar manometrlarni qiyoslash operatsiyalari
|
8.7
|
5 Qiyoslash vositalari
5.1 Bosim o‘lchagichlarni qiyoslash uchun quyidagi namunaviy o‘lchash asboblari foydalanish kerak:
- yuqori o‘lchov chegarasi 1500 MPa gacha bo‘lgan, 2 aniqlik sinfiga ega bo‘lgan namunali manometrlar;
- yuqori o‘lchov chegarasi 0,25 MPa bo‘lgan 0,5 aniqlik sinfidagi namunaviy vakuum o‘lchagichlar;
- o‘lchov chegarasi -0,1 dan 60 MPa gacha bo‘lgan bosim kalibratorlarining ±0,025% xatosi;
- АЗД, АЗДГ, АЗДГМ, АЗДГПkabi avtomatik bosim o‘tkazgichlari;
- havo-1,6, havo-2,5, havo-6,3, havo kabi bosim o‘tkazgichlari
0,4V, havo-250 va havo-1600;
- o‘lchov chegarasi minus 0,1 dan 60 MPa gacha bo‘lgan namunali tenzometr va vakuum o‘lchagichlar
- raqamli turdagi ИПДЦ bosimini o‘lchash uchun komplekslar yoki raqamli voltmetrlar bilan to‘liq ИПД elektr bosim o‘tkazgichlarini o‘lchash;
- ГОСТ 28498 bo‘yicha 0,1 °С dan ko‘p bo‘lmagan xatolik bilan 15 °С dan 25 °С gacha bo‘lgan o‘lchov diapazoni bo‘lgan termometr;
- MPB-2 mikroskopi;
- ±0,1 Gts dan ortiq bo‘lmagan xatolik bilan chastota o‘lchagich;
ГОСТ 11161 bo‘yicha MKM-4, PMKM tipidagi suyuqlik mikromanometrlari;
- ГОСТ 11161 bo‘yicha MKV tipidagi suyuqlik mikromanometrlari;
- ГОСТ 11161 bo‘yicha MMN tipidagi suyuqlik mikromanometrlari.
- bosim hosil qilish uchun qurilma;
- kalibrlangan va namunali o‘lchash asboblarining ishchi muhitlari turli xil faza holatiga ega bo‘lgan holatlar uchun gaz-suyuqlikni ajratish kameralari: (gaz va suyuqlik) yoki (suyuqlik va gaz);
Suyuqlikni ajratuvchi kameralar ish bosimi 60 MPa gacha bo‘lgan maxsus maqsadli bosim o‘lchagichlari uchun o‘lchanadigan vositani siferblatlarda ("Kislorod uchun" va "Moy - xavfli" - kislorod uchun) ko‘rsatadigan suyuqliklarda tekshirilishi kerak. o‘lchangan muhit bilan reaksiyaga kirishish;
5.2 Qiyoslashda qo‘llaniladigan namunaviy o‘lchov vositalari metrologiya xizmati organlarida tekshirilishi yoki sertifikatlangan bo‘lishi kerak.
8 Qiyoslashni o‘tkazish
8.1 Vizual tekshirish
8.1.1 Tashqi tekshiruv vaqtida korpus, rezbasi (ulanishning oldini olish va ulanishning mustahkamligini ta'minlamash), ish xususiyatlariga ta'sir qiluvchi ko‘rsatgich (sterlka), shishaning mexanik shikastlanishi yo‘qligi aniqlanishi kerak.
Shisha va siferblatning himoya qoplamasi toza bo‘lishi va ko‘rsatkichlarni to‘g'ri o‘qishga to‘sqinlik qiladigan nuqsonlardan xoli bo‘lishi kerak.
8.1.2 Korpusning ushlagich bilan aloqasi mustahkam bo‘lishi kerak, korpusning siljishini oldini oladi.
8.1.3 Ta'mirdan chiqarilgan bosim o‘lchagichlari manometrda yoki pasportda "ta'mirlash" (yoki "rem") yozuvi va ta'mirlash kompaniyasining nomi (yoki tovar nomi) bo‘lishi kerak.
8.1.4 Tashqi tekshirish vaqtida rad etilgan bosim o‘lchagichlari qo‘shimcha tekshiruvdan o‘tkazilmaydi.
8.2 Sterelkani shkalaning nol belgisiga o‘rnatish (diagrammaning nol mos yozuvlar chizig'i). O‘lchovning nol belgisida strelka holatini tekshirish (diagrammaning nol mos yozuvlar chizig'i)
8.2.1 Strelka nol belgisiga (diagrammaning nol mos yozuvlar chizig'iga) o‘rnatishdan yoki strelka nol belgisida (diagrammaning nol mos yozuvlar chizig'i) holatini tekshirishdan oldin bosim o‘lchagichi bo‘lishi kerak. Yuqori o‘lchov chegarasining (90 -100)% ichida, 1-2 min ichida bosim ostida saqlanadi.
8.2.2 Nol tuzatuvchisi bo‘lgan bosim o‘lchagichning ko‘rsatkichi, bosim bo‘lmaganda, shkalaning nol belgisining markaziga (diagrammaning nol mos yozuvlar chizig'i) o‘rnatilishi kerak.
8.2.3 Nol tuzatuvchisi bo‘lmagan bosim o‘lchagichning ko‘rsatkichi (strelkasi), bosim bo‘lmaganda, shkalaning nol belgisida (nol) joylashgan bo‘lishi kerak.
diagrammaning mos yozuvlar chizig'i) ruxsat etilgan asosiy xato chegarasidan oshmaydigan og'ish bilan, agar bosim o‘lchagich uchun hujjatlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo‘lmasa.
Eslatma. To‘xtash joyi bo‘lgan bosim o‘lchagichlari uchun strelka to‘xtash joyida bo‘lishi kerak. Ko‘rsatkichni to‘xtash joyidan ruxsat etilgan asosiy xato chegarasidan oshmaydigan qiymat bilan chetga surib qo‘yishga ruxsat beriladi.
8.3 Ichki xato va o‘zgaruvchanlikning ta'rifi
8.3.1 Bosim o‘lchagichning asosiy mutlaq xatosi SI mos yozuvlar bo‘yicha bosim o‘lchagichning o‘qishlari (yozuvlari) va haqiqiy bosim qiymati o‘rtasidagi farq sifatida aniqlanishi kerak.
8.3.2 Namunaviy o‘lchov vositalarini tanlash, tekshirish ishonchliligi mezonlarini hisobga olgan holda, texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar va texnik imkoniyatlarga asoslanib, korxonaning metrologiya xizmati tomonidan amalga oshiriladi.
8.3.3 Bosim o‘lchagichning xatosini aniqlash uchun namunaviy o‘lchash vositalarini tanlashda shart bajarilishi kerak:
Bu erda: tekshirilgan shkala belgilarida namunaviy o'lchov vositasining ruxsat etilgan mutlaq xatosining chegarasi;
D -tekshirilgan bosim o'lchagichning o'qishlari (yozuvlari) diapazoni;
- tekshirishda foydalaniladigan namunaviy o'lchov vositasi xatosining ruxsat etilgan maksimal qiymatining bosim o'lchagichning asosiy xatosining maksimal ruxsat etilgan qiymatiga nisbati (davlat va arbitraj tekshiruvi uchun ap (0,25) dan oshmasligi kerak);
a - bosim o'lchagichning asosiy xatosining normalangan qiymatdan foizdagi chegarasi (bosim va vakuum o'lchagichlar va bosim o'lchagichlari uchun o'lchov diapazoni yoki o'lchov diapazonlarining yig'indisi).
va D qiymatlari bir xil bosim birliklarida ifodalanishi kerak.
8.3.4 Kuch, harorat va hokazo birliklarida qiyoslanayotgan qo'shimcha shkalalar bilan bosim o'lchagichlarni tekshirish faqat bosim shkalasida amalga oshirilishi kerak; bosim birliklarida bitiruvga ega bo'lmagan bosim o'lchagichlarni tekshirish faqat yuqoridagi birliklarning bosim birligi bilan nisbati mavjud bo'lganda amalga oshirilishi kerak.
8.3.5 Bosim o'lchagichlarni tekshirish quyidagi usullardan biri bilan amalga oshirilishi kerak:
8.3.5.1 Belgilangan bosim namunaviy O‘V bo'yicha o'rnatiladi va ko'rsatkich namunaviy O‘V bo'yicha hisoblanadi;
8.3.5.2 Qiyoslanadigan bosim o'lchagichning ko'rsatkichi (strelkasi) tekshirilishi kerak bo'lgan shkala belgisiga (diagrammaning mos yozuvlar chizig'iga) o'rnatiladi va haqiqiy bosim mos yozuvlar bo'yicha o'qiladi Bosim ko'rsatkichlari ularni tekshirish vaqtida o'lchagich 0,1 bo'linish aniqligi bilan amalga oshirilishi kerak. O'qishni o'qishda paralaksni yo'q qilish uchun ko'rish yo'nalishi terish yuzasiga perpendikulyar bo'lgan o'qning indeks uchidan o'tishi kerak. Agar strelka uchi bo'lsa, ko'rish yo'nalishi strelka tekisligida bo'lishi kerak.
8.3.6 Aniqlik sinfi 0,6 bo'lgan bosim o'lchagichlari shkalasi (diagrammasi) ning tekshirilgan nuqtalari soni kamida 8, aniqlik klassi 1 bo'lishi kerak; 1.6 va 2.5 5 dan kam emas, aniqlik klassi 4 ~ 3 dan kam emas va pastki va yuqori bosim chegara qiymatini o'z ichiga oladi.
8.3.7.1 Tekshiriladigan nuqtalar butun shkala (diagramma) bo'ylab taxminan teng taqsimlanishi kerak.
8.3.7.2 Yuqori o'lchov chegarasi 100 kPa bo'lgan vakuum o'lchagichlarni tekshirishda atmosfera bosimining qiymatiga qarab (90-95) kPa ga teng bo'lgan yuqori o'lchov chegarasiga mos keladigan bosim qiymatini belgilashga ruxsat beriladi qiyoslash vaqtida.
8.3.7.3 Bosim va vakuum o'lchagichlari va bosim o'lchagichlari uchun qiyoslanishi kerak bo'lgan nuqtalar nol bosimga mos keladigan belgini o'z ichiga olishi kerak.
8.3.7.4 O'lchovning manometrik va vakuum qismlari uchun alohida bosim va vakuum o'lchagichlarning tekshirilgan nuqtalari soni shkalaning tegishli qismining uzunligiga mutanosib ravishda taqsimlanadi.
8.3.7.5 Aniqlik sinflarining bosim va vakuum o'lchagichlarini tekshirishda 1.6; 2,5 va 4 o'lchovlarning yuqori chegarasi bilan ortiqcha bosim 0,5 MPa dan ortiq, aniqlik klassi 1 - 0,9 MPa dan va aniqlik klassi 0,6 - 1,5 MPa dan yuqori bo'lsa, shkalaning vakuum qismidagi ko'rsatkichlar hisobga olinmaydi, faqat bosim o'lchagichga 50 kPa dan oshmaydigan vakuum bosimi haqida xabar berilganda, shkalaning ushbu qismi yo'nalishi bo'yicha o'qlar tekshiriladi.
8.3.7 Qiyoslash paytida bosim asta-sekin oshiriladi va ko'rsatkichlar olinadi. Keyin bosim o'lchagich 5 daqiqa davomida o'lchovlarning yuqori chegarasiga teng bosim ostida saqlanadi. Shundan so'ng, bosim asta-sekin kamayadi va ko'rsatkichlar bosim ko'tarilgandagi kabi bosim qiymatlarida olinadi. Bosim o'zgarishi tezligi oshmasligi kerak
O'qish diapazoni (yozuv) soniyasiga 10%.
8.3.8 Strelkaning harakati silliq, siqilish va sakrashlarsiz bo'lishi kerak. Ko'rsatkich oynaga, shuningdek, boshqa qo'llarga (ko'p nuqtali manometrlarda) tegmasligi kerak.
Eslatma. Kattaligi me'yoriy-texnik hujjatlarda ko'rsatilgan qiymatlardan oshmasligi kerak bo'lgan tutilishlar va sakrashlarga ruxsat beriladi.
8.3.9 Bosim o'lchagich ko'rsatgichining uchi bo'ylab masshtab eng qisqa shkala belgilarini qiymat bilan qoplashi kerak o'lchov standartida o'rnatiladi.
8.3.10 Ko'rsatkich (strelka) ning to'g'ri va teskari zarbasidagi shkalaning har qanday belgisida (diagrammaning mos yozuvlar chizig'i) manometrning asosiy xatosining qiymati quyidagilardan oshmasligi kerak:
8.3.11.1 Ishlab chiqarish va ta'mirlashdan ishlab chiqarilgan bosim o'lchagichlarni kalibrlashda - 0,86
8.3.11.2 Ishlayotgan bosim o'lchagichlarni tekshirishda:
- (ap 0,2 ga teng; 0,25 va 0,33 bilan);
- (ap 0,4 va 0,5 ga teng),
bu erda - nazorat (qabul qilish) tolerantligining ruxsat etilgan asosiy xatolik chegarasiga nisbatining mutlaq qiymati.
8.3.11 O'lchovlarning yuqori va pastki chegaralariga to'g'ri keladigan qiymatlar bundan mustasno, shkalaning har bir tekshirilgan belgisi uchun o'qishlar (yozuvlar) o'zgarishi formulalar bilan belgilanadi. ),%:
8.3.12.1 8.3.7.1 da ko'rsatilgan usul bo'yicha tekshirilganda:
8.3.12.2 8.3.7.2 da ko'rsatilgan usul bo'yicha tekshirilganda:
bu erda: N1 va N01-bosimning oshishi bilan (oldinga zarba) mos ravishda tasdiqlangan va namunali O‘V ko'rsatkichlari;
N2 va N02 - bosimning oshishi (teskari zarba) bilan mos ravishda kalibrlangan va namunali o'lchov vositalarining o'qishlari;
N va P - bir xil bosim birliklarida ifodalanishi kerak.
8.3.12 O'zgarish, agar bosim o'lchagich hujjatlarida boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, ruxsat etilgan asosiy xato chegarasidan oshmasligi kerak.
8.3.13 Tekshiruvdan so'ng bosim nolga tushganda, ko'rsatkich bosim o'lchagich uchun texnik hujjatlarda ko'rsatilgan ruxsat etilgan qiymatdan oshmaydigan og'ish bilan shkalaning nol belgisida bo'lishi kerak. Ikkinchisi bosim hosil qiluvchi qurilmadan uzilgan va ish holatida bo'lishi kerak.
8.3.14 Tekshirish oxirida kislorod manometrini mahkamlagich bilan toza qog'oz ustida silkiting. Quritgandan keyin qog'ozda yog'li dog'lar topilsa, bosim o'lchagich rad etiladi va kislorodni ajratish kamerasini yog'sizlantirish kerak.
8.4 Ko'p nuqtali manometrlarning ishlashini qiyoslash
8.4.1 Ko'p nuqtali bosim o'lchagichlari uchun asosiy xato va ko'rsatkichlarning (yozuvlarning) o'zgarishi har bir ko'rsatgich (strelka) uchun alohida aniqlanishi kerak.
8.4.2 Ikki nuqtali bosim o'lchagichlarda bir xil bosimdagi ikkita o'qning to'g'ridan-to'g'ri va teskari zarbalarda o'qishlaridagi farq ruxsat etilgan asosiy xatoning ikki barobar chegarasidan oshmasligi kerak.
8.4.3 Ikki tomonlama bosim o'lchagichlarni tekshirish bir vaqtning o'zida ikkala o'qda ham amalga oshirilishi mumkin. O'qishlardagi farq maksimal ruxsat etilgan asosiy xatoning ikki barobaridan oshmasligi kerak.
8.4.4 Bosim o'lchagichlarni tekshirish tugallangandan so'ng, elastik sezgir elementlarning ishchi bo'shliqlari o'rtasida aloqa yo'qligini aniqlash kerak. Buning uchun o'lchovlarning yuqori chegarasiga teng bosim 3-5 minut davomida bosim o'lchagich armaturalaridan biriga beriladi. Bunday holda, o'qlardan biri yaratilgan bosimni ko'rsatishi kerak, ikkinchisi nolda qolishi kerak. Erkin armaturadan hech qanday ishchi suyuqlik oqib chiqmasligi kerak.
8.5 Nazorat ko'rsatkichi bilan bosim o'lchagichlarni qiyoslash operatsiyalari
8.5.1 Asosiy xato va o'zgarishlarni aniqlash manometrning boshqaruv ko'rsatkichi yuqori chegaradan tashqariga tortilgan holda amalga oshirilishi kerak.
8.5.2 Nazorat ko'rsatgichining sozlash kuchini aniqlash nazorat ko'rsatgichini ish ko'rsatgichiga olib kelish orqali bosim o'lchagich korpusini tekshirilgan shkala belgilarida oldinga siljish bilan bosish orqali amalga oshirilishi kerak. Ko'rsatkichlarni o'qish ishchi o'qda amalga oshiriladi.
O'zgartirish kuchining qiymati boshqaruv o'qi yoqilgan va yuqori o'lchov chegarasidan olib tashlangan holda oldinga siljish paytida ko'rsatkichlar orasidagi farq sifatida aniqlanadi.
8.5.3 Nazorat ko'rsatgichini o'rnatish moslamasi bo'lmagan bosim o'lchagichlari uchun ikkinchisi bosim o'lchagich ochilgan holda tekshirish jarayonida o'rnatilishi kerak.
8.5.4 Shkaladagi rang belgisi bo'lgan bosim o'lchagichlarning nazorat ko'rsatgichining sozlash kuchi faqat rang belgisidan yuqori o'lchov chegarasigacha bo'lgan shkala oralig'ida aniqlanishi kerak.
5.5.5. Harakat paytida boshqaruv strelkasi kadranga va ishchi o'qning pastki tekisligiga tegmasligi kerak va bosim o'lchagich korpusiga tegib o'zgartirilmasligi kerak.
8.5.6 Bosim o'lchagich uchun hujjatlarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, siljish kuchining qiymati 2 y dan oshmasligi kerak.
8.5.7 Tekshirish tugagandan so'ng, nazorat o'qi rangli belgiga qarshi o'rnatilishi kerak va u yo'q bo'lganda, shkalaning nol belgisiga yo'naltirilishi kerak.
8.6 Signal qurilmasi bilan bosim o'lchagichlarni tekshirish operatsiyalari
8.6.1 Bosim o'lchagich ko'rsatkichlarining xatosi va o'zgarishini aniqlash shkaladan tashqaridagi signal o'qlari bilan amalga oshirilishi kerak.
8.6.2 Signal qurilmasining ishlashidagi xato va o'zgarishlarni aniqlash ГОСТ 2405 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
8.6.3 Signal qurilmasining ishlashidagi asosiy xato va o'zgarishlar bosim o'lchagich uchun texnik hujjatlarda belgilangan standartlardan oshmasligi kerak.
8.7 O'ziyozar bosim o'lchagichlarini qiyoslash bo'yicha operatsiyalar
8.7.1 Tekshirish uchun taqdim etilgan o'z-o'zidan yoziladigan bosim o'lchagichlari tekshirishni ta'minlash uchun diagramma lentalari va disklari bilan birga bo'lishi kerak. Bunday bosim o'lchagichlar uchun "ko'rsatkich", "strelka", "shkala", "belgi" atamalari o'rniga "yozuv", "qalam", "diagramma lentalari va disklari", "diagramma lentalari va disklarining mos yozuvlari qatori" atamalari. ” qabul qilinadi.
8.7.2 Diagramma qurilmasi ГОСТ 2405 talablariga javob berishi kerak.
8.7.3 O'zgarishlarni qayd etish xatosini aniqlash haydovchi talablarga muvofiq o'chirilgan holda amalga oshirilishi kerak. 8.3. qo'lda bir oz aylantirilsa, diagramma lentasida yoki diskda belgilar qo'yiladi.
8.7.4 Shkalasi bo'lgan bosim o'lchagichlari bir vaqtning o'zida shkalaga nisbatan qiyoslanadi.
8.7.5 Signal moslamasiga ega bo'lgan bosim o'lchagichlari ham talablarga muvofiq qiyoslanishi kerak
8.7.6 Diagramma chiziqlari va disklarining xatosi quyidagicha aniqlanadi:
8.7.6.1 Soat mexanizmi tomonidan boshqariladigan diagramma lentalari va disklari kursining xatosi xronometr bilan aniqlanadi;
8.7.6.2 Sinxron mikromotor tomonidan boshqariladigan diagramma lentalari va disklarning tortishish xatosi - tarmoq chastotasining 50 Gts nominal chastotasidan og'ishini tuzatishni kiritish bilan xronometr tomonidan.
Ishga tushirish. Strelkani vaqt chizig'ida bo'lganda, qalam bilan lenta yoki diskda belgi qo'yiladi va shu bilan birga xronometr ko'rsatkichlari o'qiladi. O'sha paytda, strelka oralig'i bilan ajratilgan vaqt chizig'ida bo'ladi vaqt strelka bilan ikkinchi belgi qo'yiladi va xronometr ko'rsatkichlarining ikkinchi o'qishi amalga oshiriladi.
Disklarda belgilar o'lchovlarning yuqori chegarasining mos yozuvlar chizig'ida qo'llaniladi.
Soatdagi t vaqt oralig'i quyidagicha qabul qilinadi:
- 24 soat davomida 3 minut davomida lenta yoki diskda ruxsat etilgan xato bilan:
- 24 soat davomida 5 minut davomida lenta yoki diskda ruxsat etilgan xato bilan:
bu erda - lenta yoki disk vaqt bo'linmasi narxining 0,2 barobariga teng vaqt oralig'i, min.
Soat mexanizmi bilan boshqariladigan manometrlar uchun 24 soatlik harakat xatosi formula bilan aniqlanadi:
bu erda: TD va T - mos ravishda lenta (disk) va xronometrga ko'ra vaqt oralig'i, min.
Sinxron mikromotor tomonidan boshqariladigan manometrlar uchun 24 soatlik harakat xatosi formula bilan aniqlanadi:
bu erda: f- t, Hz vaqtidagi oqim va tarmoq chastotasining o'rtacha qiymati.
f qiymati har soatda olinadigan 24 chastota o'lchagich ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblanadi, ta'minot kuchlanishi nominal qiymatdan 10% dan ortiq chetga chiqmasligi kerak.
8.7.7 Yozish moslamasini tekshirish quyidagicha amalga oshiriladi: bosim haydagich o'chirilgan holda, bosim o'lchagichda bosim hosil bo'ladi. Bosim o'lchovlarning yuqori chegarasiga ko'tarilganda va keyin bosim nolga tushganda, sobit lentalar va disklardagi yozuv chiziqlari ГОСТ 2405 ga muvofiq toleranslardan oshmaydigan og'ishlar bilan vaqt mos yozuvlar chiziqlariga to'g'ri kelishi kerak.
8.7.8 Qalamning harakati silliq bo'lishi kerak, yozish chizig'i uzluksiz bo'lishi va qalinligi 0,6 mm dan oshmasligi kerak.
9 Qiyoslash natijalarini ro'yxatdan o'tkazish
9.1 Agar davlat qiyoslash natijalari ijobiy bo'lsa, O'z DSt 8.003:2005 (A ilova) bo'yicha qiyoslash guvohnomasi beriladi va bosim o'lchagichga yoki pasportga (uning o'rnini bosuvchi hujjat) qiyoslash belgisi qo'yiladi.
9.2 Qiyoslash natijalari manfiy bo'lsa, O'z DSt 8.003:2005 (B ilovasi) bo'yicha o'lchov vositasidan foydalanishga yaroqsizligi to'g'risida xabarnoma beriladi
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi termiz davlat pedagogika instituti pedagogika va san’at fakulteti
|