24-ma’ruza: Suyuqlik va sochma materiallar sathini o‘lchash vositalarining montaj ishlari. Reja

24-ma’ruza: Suyuqlik va sochma materiallar sathini o‘lchash
vositalarining montaj ishlari.
REJA:
1.
Sath o‘lchagichlarni jihozlarga montaji.
2. Sath signallash vositalarining montaji va sozlash ishlari.
3. Ikki sath chegarasini o‘lchashning sozlash ishlari va uskunalari.
Sathni o'lchash tamoyillari.
Sath o'lchagichlari, datchiklar
va sath kalitlari
Sathni o'lchash - sath o'lchagich yordamida idishlardagi suyuq yoki quyma
moddalarning yuqori holatini aniqlash. Sathni o'lchagich va nuqta yordamida
uzluksiz sathda o'lchash (sathli gradatsiya), signalizatsiya moslamasi yoki sath
sensori yordamida diskret o'rtasida farqlang.
Uzluksiz o'lchash bilan sath analog signal
va raqamli signal yordamida
maksimal sath, balandlik, ovoz balandligi yoki boshqa birliklarning foizi sifatida
aniqlanadi.
Sath o'lchagich va sath sensori kombinatsiyasi
Sathli datchiklar va kalitlar o'lchagan materialning ma'lum
sathga yetganini
aniqlaydi, masalan, nasosning qurib ketishi yoki tankning toshib ketishining oldini
olish uchun. Sathli sensorning faollashishi o'rni almashtirishga olib keladi. Agar sath
kaliti tankning yon devoriga o'rnatilgan bo'lsa, nasosning ishlashiga e'tibor qaratib,
kalitning javob tezligini hisobga olish kerak.
Integratsiyalashgan o'rni bo'lgan sath o'lchagichdan iborat estrodiol sathdagi
o'lchash moslamalari ko'pincha xavfsizlik nuqtai nazaridan (oqish xavfi) tankning
yon devoriga o'rnatish mumkin bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Sathli o'lchagich
yuqoridan o'rnatiladi, ish sathsi o'lchagich suspenziyasi sathsini o'zgartirish orqali
o'rnatiladi. Sathli o'lchagichni o'rnatishning bunday usuli dizayn va o'rnatish
harajatlarini tejash imkonini beradi.
Sathni o'lchash turli vazifalarda qo'llaniladi. Sath o'lchagichni tanlash siz
o'lchashingiz kerak bo'lgan vositaga bog'liq: suyuq yoki quyma qattiq moddalar.
O'lchanadigan moddalarning fizik-kimyoviy xossalari,
ichki xavfsizlik Ex ia,
portlash xavfsizligi Ex d, to'lib ketishdan himoyalanish, tank xususiyatlari va
boshqalar ham hisobga olinishi kerak.
SENSORLI SATH O’LCHASH
Ma'lumki, suyuqlikka qaraganda zichligi past bo'lgan tanasi suzadi. Shunday
qilib, sathdagi signalizator suzgichi harakatni o'rni yoqadigan yoki potansiyometrni
harakatga keltiradigan qo'l yoki egiluvchan kabel orqali uzatadi.
Float hidoyat
trubasiga ham joylashtirilishi mumkin. Suzuvchi pozitsiyani induktiv sensor
yordamida yoki magnit o'rni yoki magnetostriktiv sensorni o'z ichiga olgan suzuvchi
magnit yordamida kontaktsiz aniqlash mumkin.
Vibratsiyali sathdagi sensor
Metall vilka yoki metall novda ko'rinishidagi sath sensori o'z-o'zidan rezonans
chastotasida tebranadi. Vilkalar yoki novda tebranishlari piezoelektrik transduser
yordamida amalga oshiriladi. Zichligi havo zichligidan yuqori bo'lgan o'lchangan
muhitga tushganda, tebranishlarning chastotasi va amplitudasi o'zgaradi.
Ushbu
o'zgarish qayd etiladi va elektron blok sathdagi sensorni ishga tushirish uchun signal
beradi. Vibratsiyali sathdagi sensor sozlash va texnik xizmat ko'rsatishni talab
qilmaydi, barcha suyuqliklar uchun, hatto cho'kindi, turbulentlik, havo pufakchalari
paydo bo'lganda ham qo'llaniladi, muhitning elektr xususiyatlariga bog'liq emas.
Bundan tashqari, tebranish sathli sensori quyma materiallarni o'lchash uchun
ishlatiladi.
Aylanadigan sensorli sath o’lchov asbobi
Dvigatel
milida aylanadigan pichoq, bir yoki bir nechta, ommaviy moddalar
bilan aloqa qilganda to'xtaydi, so'ngra elektr motor milining to'xtashiga javob
beradigan o'rni ishga tushiriladi. Pichoqning aylanish tezligi taxminan 1 rpm.
Elektromexanik sath o'lchash
O'lchov loti, kalibrlangan vazn bilan, silosga tushiriladi. Ommaviy moddaning
yuzasiga
yetganda, sath o'lchagichning sezgir elementidagi kuchlanish kuchi
pasayadi, buning natijasida elektr motorining aylanishi teskari tomonga o'zgaradi.
Lotning vazni asl holatida tiklanadi. Ochilmagan kabelning uzunligi silosdagi
quyma material sathsini hisoblab chiqadi. Ko'p elektromexanik sathdagi o'lchagich
yuqori siloslarda, ayniqsa kuchli chang hosil bo'lishi sharoitida qo'llaniladi.
Sath o'lchagichlarning gidrostatik bosim farqlari
Gidrostatik sathni o'lchash, shuningdek bosim farqi yordamida sathni o'lchash
muhitning
xususiyatlariga, uning nisbiy o'tkazuvchanligiga, ko'piklanishiga,
turbulentligiga va rezervuarning ichki qurilmalariga, masalan, tokchalar va
aralashtirgichlarga bog'liq emas. Bunday holda, o'lchangan
moddaning zichligi
o'zgarishi qabul qilinishi mumkin emas.
Gidrostatik bosim o'lchagichi
Ochiq suv omborlarida gidrostatik sathni o'lchash gidrostatik bosim miqdorini
aniqlashga asoslangan bo'lib, u suv sathidan yuqorida joylashgan suyuqlik ustuni
tomonidan ishlab chiqariladi. Shu tarzda o'lchangan bosim bosim sensori
biriktirilishidan yuqorida joylashgan suyuqlik ustunining balandligini aniqlaydi.
O'lchangan bosim suyuqlik sathsini aniqlaydi.
Bosim o'lchagichlari