Pt100 - O‘zbekiston respublikasi tog‘-kon sanoati va geologiya

|
O‘zbekiston respublikasi tog‘-kon sanoati va geologiya
|
bet | 12/18 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 0,55 Mb. | | #232176 |
Bog'liq STO\'A qarshilik termometri2.2. Pt100 markali harorat o‘lchov qurilmasining ekspluatatsiya qoidalari, tarkibiy qismlari, metrologik xarakteristikalari, o‘lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarini hisoblash.
Qarshilik termometrlarining texnik ma'lumotlari :
1-jadval.
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
QT ning turi
|
Sinfi
|
Qo‘llanilish intervali, °S
|
Ruxsat etilgan og‘ish
chegarasi ±Δt, °S
|
MQT
|
A V S
|
-50… 120
-200…200
-200…200
|
0,15 + 0,0015|t|
0,25+0,0035|t|
0,50 + 0,0065|t|
|
PQT
|
A V S
|
-200… 650
-200…850
-100…300 i 850…1100
|
0,15 + 0,002|t|
0,30 + 0,005|t|
0,60 + 0,008|t|
|
PQTU
|
—
|
0…600
|
0,25; 0,5 % (keltirilgan)
|
MQTU
|
—
|
-50… 180
|
0,25; 0,5 % (keltirilgan)
|
Metran- 286 chiqishi 4…20mA
|
—
|
0…500
(100 dan boshlab)
|
0,25 (raqamli signal)
0,3 (tokli signal)
|
Qarshilik termometrlari PT 100 portlovchi va portlamaydigan joylarda -200 dan 600 ° C gacha bo’lgan haroratni o’lchash uchun mo’ljallangan. Termometrlar harorat o’zgarishi bilan ularning qarshiligidagi platinaning qarshiligi o’zgarishiga asoslangan
Quyidagi diagramma PT 100 RTD sensorlari uchun harorat va qarshilik oralig’i o’rtasidagi munosabatni topish uchun havola vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. Haroratni o’nga ko’paytmalari chap o’qda topish mumkin, aniqroq o’qish uchun gorizontal o’q bo’ylab bir va to’qqiz o’rtasida harakatlanish kerak.
Masalan, PT 100 ning 126 ° C da qarshiligi 1483,30 Om ni tashkil qiladi.
Texnik xususiyatlari termoelektr – TSP-xxx5
2-jadval
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
Nominal statik xususiyatlar-NLC * r(t) funksiyasi: 50, 100, 500, 1000:
|
platina TSP: 50P; 100p; Pt100; Pt500; Pt1000 (TSP50, TSP100, TSP500, TSP1000)
|
Bardoshlik darajasi
|
A; B; C (quyida tavsifga qarang)
|
O'lchagan harorat oralig'i-Yew:
|
NXX 50m, 100m bilan
|
-50 … +180С
|
NLC 50P, 100p, Pt100, Pt500 Pt1000
bilan (Platinum TSP)
|
-50 … +500С
|
Mahsulotdagi elementlarning soni, dona
|
1 yoki 2 che (CHEPT yoki CHEMT)
|
GOST 14254 bo'yicha chang va suv ta'siridan himoya
|
IP54
|
GOST
guruhi
|
52931
|
bo'yicha
|
iqlim
|
ijrosi
|
D2 va P2
|
Himoya mustahkamlash materiallari
|
12X18N10T (zanglamaydigan po'lat)
|
GOST 12997 bo'yicha mexanik ta'sirlarga qarshilik
|
vibratsiyaga chidamli, N3 ijro guruhi
|
3-jadval
3-jadval.PT 100 qarshilik termometrida qarshilikning haroratga bog’liqlik
jadvali
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
8-rasm. Termometrning issiqlikka chidamli korpusi Termometrning issiqlikka chidamli korpusi obyektning haroratini o'lchash
jarayonida uni mexanik shikastlanishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan.
- platina yoki mis simdan tayyorlangan, spiral shaklida, keramik novda ustida joylashgan sezgir element;
– g’ovakli keramik silindr; 3 - keramika kukuni;
4 - zanglamaydigan po'latdan yasalgan himoya tashqi quvur; 5 - oqim o'tkazuvchi xulosalar;
6 - zanglamaydigan po'latdan yasalgan tashqi himoya trubkasi; 7 - olinadigan qopqoqli termometr boshi;
8 - chiqish simini ulash uchun terminallar; 9 - mahkamlash moslamasiga sim;
10 - ichki ipli filial quvurlari bo'lgan quvur liniyasiga o'rnatish uchun tishli
qisma
Aniqlik sinflari PT 100
IEC 60751 standarti Pt100 qarshilik termometrlarining aniqlik sinflarini va tegishli tolerantliklarni belgilaydi. Qisqacha aytganda, SKS Sensors® da ishlatiladigan simli o'ralgan rezistorlar uchun bardoshlik sinflari quyidagicha:
A sinf :
-100 ... +450 ° S harorat oralig'ida qo'llaniladi 0 °C = ± 0,15 °C, 100 °C = ± 0,35 °C
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
standart SKS Sensors®, 4-simli tavsiya etiladi
B sinf :
-196 ... +600 ° S harorat oralig'ida qo'llaniladi 0 °C = ± 0,3 °C, 100 °C = ± 0,8 °C
9-rasm. PT 100/1000 tipli WIKA qarshilik termometri
Pt100/Pt1000 tipidagi qarshilik termometrlari
Har bir o'lchash nuqtasi uchun optimal Pt100/Pt1000 qarshilik termometri taklif etiladi.
Ishonchli haroratni o'lchash uchun eng yaxshi sifat
Yuqori ishonchlilik
Haroratga bog'liq bo'lgan elektr qarshiligi qarshilik termometrining sensori uchun xarakterlidir. U harorat oshishi bilan ortadi va PTC (musbat harorat koeffitsienti) deb nomlanadi. Sanoat o'lchov talablariga muvofiq, o'lchash rezistorlari asosan ishlatiladi: Pt100 yoki Pt1000 sensori. IEC 60751 (DIN EN 60751) ushbu o'lchash rezistorlari va termometrlarining aniq xususiyatlarini belgilaydi. Sensorlarning xarakteristikalari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun IN 00.17 Texnik ma'lumotlarga qarang. Pt100 va Pt1000 sensorli qarshilik termometrlari sanoat versiyasi Sanoat qo'llanmalarida Pt100, Pt1000 sensorli qarshilik termometrlari odatda ulanish boshiga o'rnatiladigan o'lchov qo'shimchasi va tegishli himoya armatura sifatida ishlatiladi. Elektr aloqasi ulanish boshida amalga oshiriladi. O'lchov qo'shimchasi termometrning osongina almashtiriladigan qismi bo'lib, u mos materialdan tayyorlangan o'tkazgich yoki kabeldan iborat bo'lib, uning sezgir uchida
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
bir yoki bir nechta Pt100 yoki Pt1000 platina o'lchash rezistorlari mavjud. O'lchov nuqtasida termovelning mavjudligi jarayonni to'xtatmasdan qarshilik termometrini almashtirish, ta'mirlash yoki kalibrlash imkonini beradi.
Pt100 va Pt1000 datchikli qarshilik termometrlarining yana bir sanoat versiyasi kabelli termometrdir. Bunday holda, ulanish kabeli to'g'ridan-to'g'ri termometrning metall qismiga ulanadi. Pt100 va Pt1000 sensori ilovasi bilan qarshilik termometrlari Pt100 yoki Pt1000 sensorini tanlash dasturga bog'liq. Jarayon sanoatida Pt100 qarshilik sensorlari eng ko'p qo'llaniladi. Biroq, ba'zi hollarda Pt1000 sensoridan foydalanish afzalroqdir. Masalan, ikkita simli ulanish tufayli Pt1000 datchiklaridan foydalanish Pt100 datchiklariga nisbatan afzalliklarga ega, chunki o'lchash xatosi kabel uzunligiga bog'liq.
Batareya quvvati bilan ishlaydigan qarshilik termometrlari Pt1000 sensorining yuqori nominal qarshiligiga ega, bu esa asbobning energiya balansiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, batareyalar uzoqroq xizmat qilish muddatiga ega, natijada xizmat ko'rsatish oraliqlari uzoqroq bo'ladi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi. Pt1000 datchiklaridan foydalanilganda, quyi oqim elektronikasi Pt1000 signallarini qayta ishlashiga ishonch hosil qilish kerak. Zamonaviy harorat sozlagichlari yoki displey qurilmalari uchun bu muammo emas, chunki sensorli kirishni sozlash mumkin. WIKA har qanday turdagi qarshilik termometrini, Pt100 yoki Pt1000 sensori bilan ta'minlay oladi:
10-rasm. PT 100/1000 tipli WIKA Qarshilik termometri.
Hisobiy qism.
Qarshilik termometrining harorat koeffitsienti
Qarshilik termometrining harorat koeffitsienti haroratdan qarshilik qiymatining o'zgarishini tavsiflaydi:
α = (R100–R0)/(R100×100),
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
bu erda harorat koeffitsiyentining nominal statik xususiyatlardan PT 100 qarshilik qiymatlari, navbati bilan, verguldan keyin beshinchi belgiga yaxlitlanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, turli standartlarda turli TCS qiymati o'rnatilgan. GOST r 8.625-2006 ning muvofiqligini oshirish uchun ikkita qiymat ko'rib chiqiladi: α = 0,00391 °C–1 va α = 0,00385 °C–1 (IEC 60751 ga mos keladi).
|
|
| |