I. Qiyoslash operasiyalari

157
2.1. Qiyoslashni o‘tkazishda quyidagi 2.1-jadvalda keltirilgan o‘lchash vositalari
va qo‘shimcha vositalari yordamida o’tkaziladi:
2.1-jadval
Qiyoslash vositalari
№
Nomi
Texnik xarakteristikalari
1
GOST 53228 bo’yicha
laboratoriya
tarozilari
Aniqlik klassi yuqori, maksimal tortish
qiymati 200 g.
2
МШ-10М tipidagi mikroshprislar
Sig’imi 10·10 sм
3
"Gazoxrom-101" tipidagi mikroshprislar
Sig’imi 1·10 sм
4
Gaz aralashmasining СО propan- azot
miqdori GSO 4432-88 bo’yicha
Propanning xajmiy miqdori 0,2%
5
Gaz aralashmasining СО propan-
geliy
miqdori GSO 3971-87 bo’yicha
Propanning xajmiy miqdori 0,12%
6
Gaz aralashmasining СО vodorod- azot
miqdori GSO 3910-87 bo’yicha
Vodorodning xajmiy miqdori 0,6% dan 1,0
% gacha
7
Бензол GSO 7141-95
Asosiy moddaning massa miqdori 99,92%
dan kam bo’lmasligi kerak
8
GOST 25828 bo’yicha normal etalon
geptan
Asosiy moddaning massa miqdori 99, 85%
dan kam bo’lmasligi kerak
9
GSO 7889-2001 bo’yicha linden
moddasi
Asosiy moddaning massa miqdori 99, 60%
dan kam bo’lmasligi kerak
10 GSO 7888-2001 bo’yicha mетафос
(parathion-metil) moddasi
Asosiy moddaning massa miqdori 99,40%
dan kam bo’lmasligi kerak
11 GSO 7495-98 bo’yicha mетафос moddasi Asosiy moddaning massa miqdori 99,5% dan
kam bo’lmasligi kerak
12 Geksan, k.t.
Asosiy moddaning massa miqdori 99,00 %
dan kam bo’lmasligi kerak.
13 Окtan, k.t.
Asosiy moddaning massa miqdori 99,80 %
dan kam bo’lmasligi kerak.
2.2. Qiyoslashni o‘tkazishda quyidagi 2.2-jadvalda keltirilgan qo’shimcha
materiallar va qurilmalardan foydalaniladi.
Jadval 2.2
Qiyoslash uchun qo’shimcha materiallar va qurilmalar
№
Nomi
Texnik xarakteristikalari
1
БАММ-1 tipidagi aneroid-barometr
O’lchash diapazoni 80 dan 110 кPа gacha oraliqda
bo’lishi kerak
2
МВ-4М tipidagi aspirasion psixrometr
-
3
ТЛ-4 tipidagi laboratoriya termometri O’lchash diapazoni 0 °С dan 55 °С gacha oraliqda va
aniqligi 0,1 °С
158
4
GOST 29251 bo’yicha 1-2-100-0,2
tipidagi byuretka
Sig’imi 100 sm va aniqlik klassi 2,0
5
GOST 1770 bo’yicha o'lchash
kolbalari
Kolbalarning sig’imi 25, 50, 100, 500
sm va aniqlik
klassi 2,0 bo’lishi kerak
6
GOST 1770 bo’yicha pipetkalar
Pipetkalarning sig’imi 0,1; 1,0; 2,0; 10,0 sm va aniqlik
klassi 2,0 bo’lishi kerak
7
GOST 9293 bo’yicha alohida
tozalikdagi azot
Asosiy moddaning massa miqdori 99,99 % dan kam
bo’lmasligi kerak
8
A markadagi gazsimon geliy
Asosiy moddaning massa miqdori 99,95 % dan kam
bo’lmasligi kerak
9
Oliy navli gazsimon argon
Asosiy moddaning massa miqdori 99,92 % dan kam
bo’lmasligi kerak
10 GOST 3022 bo’yicha A markadagi
texnik vodorod
Asosiy moddaning massa miqdori 99,99 % dan kam
bo’lmasligi kerak
11 GOST 17433 bo’yicha havo
Класс загрязненности IIfloslanish darajasi 1 ga teng
bo’gan
12 AOA-1 markadagi aktiv alyuminiy
0,25 dan 0,50 мм gacha bo’gan
fraksiyali
13 N-AW DMCS tipdagi xromaton
0,125 dan 0,160 мм gacha bo’gan fraksiyali
14 СаА (5 А) tipidagi molekulyar elak
0,2 dan 0,4 мм gacha bo’gan fraksiyali
SE-30 suyuq faza
-
Shishali yoki metall
gazoxromotografik kolonkalar
Uzunligi 1 dan 3 m gacha va ichki diametri 2 dan 3 mm
gacha bo’lgan
НР-5 tipidagi metil-silikonli (5%
фенил) kolonkalar
30 м 0,25 мм 0,25 мкм
2.3 Qiyoslash ko’rigi o’tkazilayotganda ushbu standartga o’zining metrologik
va texnik xarakteristikalari bo’yicha mos keladigan boshqa o’lchash vositalaridan
ham foydalanish mumkin.