Chuqurlik - Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Chuqurlik- zichlik yoki siqilish koeffitentini o'lchashda falt-concrete darajasining zondlash chuqurligi (0 dan 150 mm gacha). 25 mm gacha bo'lgan zondlash chuqurligiga kirganda, zichlikni o'lchash faqat asfalt- sirt qatlamlarida amalgacon.
TIR- asfalt-beton ruxsat etilgan maksimal zichligi (kg/m3). Shu yerda asfalt-betonning maksimal zichligi joriy qilingan. Agar TIR asfalt-beton mahsulotni ishlab chiqarish tizimi tomonidan tuzilgan hujjatlarda ko'rsatma bo'lsa, unda ko' yuk xavfsizlik zichlik o'lchagichga kiritiladi. TIR, laboratoriya, laboratoriya o'lchovlarini tekshirishga ko'ra yoki yotqizilgan va siqilgan maksimal zichlikka ko'ra ham o'rnatilishi mumkin.
asfalt-beton ishlab chiqarish.
KS- o'lchov natijalarini to'g'rilash uchun imkoniyatlar koeffitsienti. Kc koeffitsienti kalibrlash bog'liqligining keskinligini o'zgartiradi. Tasodifiylik darajasi formula bo'yicha olib borish:
bu yerda – asfalt-beton zichligining haqiqiy kuchi (standartlashtirilgan usul bilan harakat);
- zichlik o'lchagich ko'rsatkichlari bo'yicha asfalt-betonning zichligi.
B- o koeffitsienti, o'lchov natijalarini to'g'rilash uchun tekshirish. B koeffitsienti kalibrlash belgistikasini siljitadi. Tasodifan va ofset to'g'ridan-to'g'ri ishlashini qo'llashda asfalt-beton aniq aniqlash formula bo'yicha:
Dala qattiq zichlik o'lchagichni tezda kalibrlash bo'yicha soat ma'lumot 1-ilovada manzil.
Kalibrlash imkoniyatiZichlik o'lchagich 2 ta ega va 9 ta individual kalibrlash bog'liqligiga. asosiy kalibrlash bog'liqlarining har xil tuziladi asfalt- aralashmaton o'lchovlari asosida mahsulot va ishlab chiqarishda zichlik o'lchagichga kiritiladi. Individual kalibrlash bog'liqliklari mahsulotlariy koeffitsientlar uchun asos bo'lganlar asosida ishlab chiqarish.
II.TEXNALOGIK SXEMASI
2.1.PA-MG4 markali ASFALT-BETON zichlik o'lchagichni ishlash prinsipi va qo'llanilish sohalar.
Zichlik o'lchagichni ko'rinadigan axloqsizliksiz tekis, quruq asfaltga qo'ying. Asfaltda hech qanday o'simlar va chuqurliklar bo'lishi kerak. Asfaltdagi zichlik o'lchagich choyqalmagan holda ushlab turishi va boshqariladigan mahkam o'rnatilishi kerak.
Asfalt-betonning 25 mm bo'lgan zondlash chuqurligida o'lchashda, zichlik o'lchagich sensorining sirtga mosligi sifatiga alohida e'tibor kerak, chunki Sensor notekis sirt bilan aloqa qilganda paydo bo'ladigan bo'shliqlar zichligi o'lchagich tomon. idan zichlikka qarab qabul qilish.
(←) bosing va ko'rsatish ko'rinadi:
(tugmasini bosing, kursorni kerakli o'lchash rejimiga o'tkazing va (←) yoki MODE bosing.
Uzluksiz o'lchash rejimisifat nazorati onlayn zichlikni o'lchash uchun. Uzluksiz o'lchash rejimida ekran ko'rinishini ko'rsatadi:
O'lchov, arxivda saqlanishi mumkin buning uchun siz ENTER bosishingiz kerak.
Yagona rejimio'lchov o'lchashni aniqlash uchun o'ziga xosdir.
unga bosing, zichlik o'lchagich signal beradi va displey ko'rinadi:
Displeyning vaqtni yuzaga kelishi satrida chapdan o'ngga harakatlanuvchi chiziq bo'ladi va barning o'ng nazoratida to'rtburchakda o'lchov oxirigacha bo'lgan soniyalarda ko'rinadi.
Chiziqni ko'chirish vaqtida operator zichlik o'lchagichdan 1 metr masofada uzoq masofa kerak. O'lchovni aniqlash
Bu "Settings" rejimida amalga oshirish. O'lchovlar tugagandan so'ng, ovozli signal beriladi va zichlik o'lchagichning displeyi hisoblash ko'rinadi:
Displeyning yuqori chap zichda bitta o'lchov belgisi (1) ko'rsatkich. O'rtacha'lchovlarni amalga oshirish uchun shaxsiy maydonni tanlash. O'lchovlarni amalga oshirishda zichlik o'lchagichning tavsiya etilgan joylashuvi 5-rasmda ko' sahifa.
5-rasm- O'rtacha o'lchov bilan o'lchashni amalga oshirishda o'lchagichning zichligi.
Ush o'lchash rejimida, zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
O'rtacha belgisi (n) displeyning yuqori chap tomonida ko' rejim. Yagona o'lchov natijalariga 1 dan 5 gacha indekslar. O'lchovlarni o'tkazish yagona o'lchovlarni o'tkazishga o'xshaydiyu
Birinchi o'lchovni amalga oshirayotganda, zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
Agar ma' bir nuqtada o'lchovlarni takrorlash kerak bo'lsa, o'lchov miqdori zichlik o'lchagich displeyidan yoqolguncha 15 soniya o'lchashingiz kerak. hisoblash o'lchovlarni amalga oshirish uchun zichlik o'lchagichni 15 soniyadan kamroq vaqt ichida keyingi nuqtaga o'tkazish kerak va, kerak bo'lishi kerak, masalan, zichlik o'lchagichning ko'rinish tuzilishi bo'ladi:
2 .2 PA-MG4 markali ASFALT-BETONmarkali elektron gaz manometrimetrologik xarakteristikalari, o'lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo'l qo'yiladigan xatoliklarini baholash
O'lchangan kattaliklar indeksi bittaga oshadi. Barcha beshta yagona o'lchovlar shunday tarzda amalga oshirish.
ny. Beshta'lchov amalga oshirilgandan'ng, o'lchangan qiymatlar o'rtacha va zichlik o'lchagichning displeyi shunday ko'rinadi:
Avtomatik arxivlash rejimini nazorat qilish, o'lchovlar tugagandan so'ng o'lchov avtomatik ravishda avtomatik nazorat qilish. Natijalarni qo'lda arxivlash rejimida saqlash uchun ENTER tugmasini bosing.
"Settings" rejimida qanday ishlash kerak
Zichlik o'lchagichni sozlash menyusi uch sahifadan iborat. Sozlash rejimi kursorni() tugmalari yordamida siljitish orqali tanlanadi. sahifa sahifaga'tish kursor ekrandan (yuqoriga yoki o'zgartirish) harakat qilganda sodir bo'ladi:
Zichlik o'lchagich displeyining o'ng nazoratida ko'rsatgich mavjud, qachonuning kuchi foydalanuvchi hozirda qaysi sahifada aniqlash mumkin. Sozlash rejimini belgilashni sozlash uchun ENTER bosing.
2.3.2.2 O'lchashvaqti.O'lchovlar vaqtida foydalanuvchining zichlik o'lchagich yaqinida qo'shimcha o'lchov xatolariga olib kelishi mumkin. "O'lchov vaqti"i bandida vaqtni 1 dan 9 sekundgacha o'rnating, bu vaqt oralig'ida operator zichlik o'lchagichdan kamida bir metr masofada masofani bosib o'tish kerak (bitta o'lchov rejimi va o'rtacha o'lchash rejimi). Bu elementni tanlaganingizda, zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi, masalan:
O'lchov vaqtining yordamini o'lchash uchun ENTER kerak bosing,() tugmalaridan kerakli o'lchash vaqtini belgilang va belgilash uchun ENTER kerak bosing. Kiritilgan qiymatni bekor qilish uchun MODE bosing.
O'chirish vaqti.Batareya quvvatini saqlash uchun densitometr kam quvvat iste'moli rejimiga ega (sensorli emitent o'chirilgan, densitometr displeyida "Ishlash rejimi" menyusi paydo bo'ladi) va o'z-o'zini o'chirish rejimi. Kam quvvat rejimi va o'z-o'zidan o'chirish rejimi ma'lum vaqtdan keyin sodir bo'ladi.
Kam quvvat rejimi "Energiyani saqlash" bandida ko' kuch vaqtdan so'ng avtomatik ravshanlanadi yoqiladi va zichlik o'lchagich "O'chirish" bandida ko' kuch vaqtdan keyin o'chiriladi, agar bu vaqt hech qanday o'lchov o' tkazilmagan bo'lsa. va zichlik o'lchagich tugmalari bosilmadi.
" O'chirish vaqti" bandini tanlaganingizda, zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi, masalan:
() tugmalaridan yordam, kursorni kerakli menyu bandiga olib boring va ENTER kerak. Vaqt oralig'ining yordamini o' boshqarish ENTER kerak bosing, kerakli vaqtni belgilash uchun() tugmalaridan foydalanish uchun ENTER bosing. Kiritilgan qiymatni bekor qilish uchun MODE bosing. Vaqt oralig'ini diapazonlarda o'zgartirish mumkin:
− 2 daqiqadan 59 minutgacha o‘chirish;
− 1 dan 58 minutgacha energiya tejash (“energiya energiya” vaqti har doim “o’chirish” vaqtidan kamroq, “o’chirish” vaqti va “energiya tejash” vaqti o’zining minimal farq bir daqiqa).
Soatni vaqt sozlash.Ushbu sozlash tartibida sana, joriy va vaqt vaqti o'z vaqtida qulay. "Soatni sozlash" parametrlarini tanlaganingizda, zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi, masalan:
Agar sanani o' Tugma kerak bo'lsa, ENTER kerak bosing. keyin, faol parametr yonib-o'chganda, kun, oy, yil, soat, daqiqa va soniyalarni o'zgartirish uchun() tugmalaridan kalit va o' parametrlar o'rtasida almashish uchun ENTER tugmasidan kerak.
Vaqtni keyin shu tarzda o'zgartirilishi mumkin.
Belgilangan sana va vaqtlik o'lchagichning zich ta'minotida uch yil, olinadigan so'ng CR-2032 batareyasini ishlab chiqarishning korxonasida saqlash kerak.
Arxivlash rejimi.Yagona o'lchov rejimida va o'lchov hisoblangan o'lchash rejimida o'lchovni arxivga yozib olish qo'lda, ENTER mumkin bo'lgan so'ng yoki avtomatik rejimda (o'lchov tugagandan so'ng, ENTER tugmasi bosilmaydi) amalga oshirish mumkin. Sozlamalar elementini belgilashda
"Arxivlash rejimi" zichlik o'lchagich displeyi ko'rinadi, masalan:
() tugmalaridan xavfsiz, o'lchov vositalarini arxivga yozib olish uchun kursorni kerakli rejimga o'tkazing. Tanlovingiz uchun ENTER bosing. Uch buyum elementidan chiqish uchun MODE bosing.
O'lchov rejimi.Ushbu tarzda bandida 2.3.1.5-bandga o'xshash tarzda amalga oshirish.
O'lchov parametrlari. Ushbu narsa bandida 2.3.1.6-bandga o'xshash tarzda amalga oshirish.
"Arxiv" rejimida qanday ishlash kerak
Display oxirgi saqlangan o'lchov natijalarini ko'rish, masalan:
Arxiv tarkibini ko'rish uchun() tugmalarini bosishingiz kerak.
|