Aylanadigan qanotli oqim o'lchagichlar

Aylanadigan qanotli oqim o'lchagichlar
Aylanadigan pichoqli qurilmalarning ishlash printsipi oqimning dinamik bosimidan ta'sirlangan pichoqning burilish burchagini o'zgartirishdan iborat. Oqim tezligi uning burilish burchagi yoki kompensatsion turdagi qurilmalarda qarshi ta'sir qiluvchi kuchning kattaligi bilan belgilanadi. Qarama-qarshi kuch turiga ko'ra, oqim o'lchagichlar og'irligi va kamonli qurilmalarga bo'linadi
balanslash, shuningdek, pnevmatik yoki elektr balanslash bilan kompensatsiya.
Bunday oqim o'lchagichlarning afzalliklari katta dinamik diapazon (15-20 gacha) va ikki tomonlama harakat qilish imkoniyatidir. Bundan tashqari,
ular yuqori haroratli suyuqliklar va gazlar yoki agressiv muhitning yuqori oqim tezligini o'lchashni juda osonlashtiradi. Ularning dinamik xususiyatlari ham juda yaxshi.
23
Machine Translated by Google
TURBINA OQIMI METROR
umumiy xususiyatlar
Turbinali yoki takometrik oqim o'lchagichlar va o'lchagichlar aylanadigan elementga ega bo'lib, aylanish tezligi oqim tezligiga bog'liq. Haqiqiy vaqtda aylanish tezligini o'lchash orqali biz oqim o'lchagichga ega bo'lamiz va aylanishlarning umumiy sonini (ma'lum vaqt oralig'ida to'plangan) o'lchash orqali biz o'tgan moddaning miqdori (hajmi yoki massasi) uchun hisoblagich olamiz. u orqali.
Bunday hisoblagichlar kommunal va energiya sohasida keng qo'llaniladi, chunki uning yordami bilan miqdorni ro'yxatdan o'tkazish uchun turbina milini hisoblash mexanizmi bilan tishli reduktor orqali ulash kifoya. Oqim o'lchagichni amalga oshirish uchun aylanish tezligi oqim tezligiga mutanosib signalga aylantirilishi kerak, shuning uchun ikki bosqichli konvertor talab qilinadi, bunda pervanel oqim tezligiga mutanosib tezlikda aylanadi va uning aylanish tezligi takometr qurilmasi tomonidan qabul qilinadi. Shuning uchun, takometrik poygalar
hodometrlar hisoblagichlardan kechroq paydo bo'lgan va u qadar keng tarqalmagan. Ushbu qurilmalarning afzalliklari nisbatan tezligi, o'lchov aniqligi va og'riqdir.
shovqin dinamik diapazoni.
Turbinli oqim o'lchagichlari diametri 4 dan 750 mm gacha bo'lgan quvurlar uchun, 250 MPa gacha bosim va -240 dan +700 ºS gacha bo'lgan haroratlarda ishlatilishi mumkin.
Turbinli oqim o'lchagichlarning asosiy kamchiliklari turbinaning o'qi (va o'qning o'zi) o'rnatilgan tayanchlarning eskirishidir, shuning uchun
ular mexanik aralashmalarni o'z ichiga olgan vositalar uchun mos emas. Bundan tashqari, yopishqoqlikning oshishi bilan ularning xarakteristikasi o'zgarishi mumkin, xususan, uning chiziqli qismi kamayishi mumkin. Shu bilan birga, o'lchangan muhitning moylanishi bunday oqim o'lchagichlarning ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turbinali oqim konvertorlari eksenel yoki tangensial pervanel bilan bo'lishi mumkin (4.1-rasm). Birinchi holda, pichoqlar spiral
chiziq bo'ylab joylashgan va eksa oqim o'qiga to'g'ri keladi. Ikkinchi holda, turbinaning aylanish o'qi oqimga perpendikulyar,
va pichoqlar to'g'ri va o'qga nisbatan radial tarzda joylashgan.
24
Guruch. 4.1. Har xil turdagi
pervanellar: kichik (a) va katta (b) diametrli eksenel; aks ettiruvchi plitalar bilan tangensial (c); ko'p oqimli suv hisoblagichlarida (g); yarim
silindrsimon pichoqli (e) va yarim sharsimon pichoqli (g) bir oqimli suv hisoblagichlarida
Turbina konvertorining xizmat qilish muddati, yuqorida aytib o'tilganidek, og'ir sharoitlarda ishlaydigan qo'llab-quvvatlash bloklarining aÿÿnma qarshiligi bilan belgilanadi. O'qlarning trunnionlari diametrining pasayishi bilan ishqalanish momenti ham, shu bilan birga transduserning ishlash muddati kamayadi. Odatda, eng katta yukni boshdan kechiruvchi rulman emas, balki oqimning dinamik bosimini sezadigan rulman. Shuning uchun eksa bo'ylab bosimni kamaytirish uchun chora-tadbirlar ko'pincha qo'llaniladi. Eng oddiy (lekin unchalik samarali emas) usul - pervanelni vertikal ravishda joylashtirish va oqimni pastdan olib kelish, keyin pervanelning og'irligi eksenel yukni qisman qoplaydi. Murakkab kompensatsiya sxemalari
turbinaning old tomonida harakat qiluvchi statik bosimni pasaytirishga yoki turbinaning orqasida oshirishga asoslangan. Bunday sxemalarning mumkin bo'lgan variantlari shaklda ko'rsatilgan. 4.2.
25
a b
Guruch. 4.2. Oqimning eksenel bosimini qisman tushiradigan turbinalar: a - markazning kirish uchiga ta'sir qiluvchi bosimni kamaytirish orqali; b - orqa tayanchga
dastlabki bosimni etkazib berish tufayli
Bosimning kompensatsiyasi foydalidir, chunki u rulmandagi ishqalanishni kamaytiradi va uning ishlash muddatini uzaytiradi. Ammo bu muammoni to'liq hal qilish rotorlari gidrodinamik kuchlar bilan muvozanatlangan qo'llab-quvvatlanmaydigan turbinali konvertorlar uchun dizaynlarni ishlab chiqishda yotadi. Bunday holda, bunga erishish mumkin
eksenel bosimni to'liq muvozanatlash.
Bunday qurilmaning dizayni rasmda ko'rsatilgan. 4.3.
Guruch. 4.3. Qo'llab-quvvatlanmaydigan turbinali konvertor
Oqimga perpendikulyar bo'lgan 4 o'qda ikkita turbina va konusning yon yuzasiga ega ikkita disk 3 va 5 o'rnatilgan. Suyuqlik oqimi paydo bo'lganda, transduserning chiqishida bosim farqi paydo bo'ladi, u o'qni disklar bilan ko'taradi va oqimga bo'linadi.
26
ikkita shoxcha, ikkala pervanelni oqim tezligiga mutanosib tezlikda aylantiradi. Yuqori diskda 3 o'rnatilgan magnit boshlar 2 aylanish jarayonida induksion konvertorda 1 oqim impulslarini hosil qiladi , ularning chastotasi turbinalar tezligiga mutanosibdir. Shunga o'xshash konvertorlar Angliya va Yaponiyada yaratilgan va ishlaydi.
Turbinaning oqim qismida suyuqlik harakatining uchta rejimi mavjud: laminar, o'tish va turbulent. Asosiy ish diapazoni, qoida tariqasida, turbulent oqim rejimiga mos keladi. Bunday holda, oqim tezligi va aylanishning burchak tezligi o'rtasidagi mutanosiblik o'ziga o'xshash mintaqada saqlanadi. Ko'proq yopishqoq suyuqlikka o'tish aylanish tezligining oqim tezligiga nisbati biroz oshishiga olib keladi. O'sish darajasi turbinaning konstruktsiyasiga bog'liq va pichoqlar soni va ularning ko'tarilish burchagi (pichoq harakati) kamayishi bilan kamayadi.
Yopishqoqlikning ta'sirini qoplash uchun turli dizayn sxemalari qo'llaniladi. Ulardan biri rasmda ko'rsatilgan. 4.4. Masalan, Rokvell firmasi bu maqsadda 6 - turbinaning 5 o'qida o'rnatilgan va oldingi yarmarkaning 1 ichidagi 3 -kamerada joylashgan rotor 4 dan foydalanadi. Yaxshi filtrlangan o'lchangan suyuqlik trubka 2 orqali doimiy ravishda 3 kameraga oqadi. Uning yopishqoqligi oshishi bilan rotorning aylanishiga qarshilik kuchayadi, bu "aylanish tezligi-" nisbati o'zgarishiga to'sqinlik qiladi.
iste'mol". Magnit debriyaj 7 pervanelning aylanishini hisoblash mexanizmi 8 bilan bog'liq bo'lgan o'q 9 ga uzatadi.
Guruch. 4.4. Rokvell turbinasi dizayni
27
Machine Translated by Google
Eksenel pervanellar yo'nalishga juda sezgir
oqim harakati, shuning uchun kiraverishda, ba'zan esa ularning koniga chiqishda Struktura suyuqlik yoki gaz oqimini boshqaradigan pichoqlar bilan jihozlangan. Ushbu pichoqlarning hujum burchagidagi bunday o'zgarish bilan, odatda, turbinaning tezligiga ta'sir qilish mumkin. od
Biroq, yo'riqnoma qanotli birikma mavjudligiga qaramasdan, turbinali hisoblagichlar mahalliy qarshiliklarga yaqin joyda o'rnatilmasligi kerak.
Fazoviy yo'nalishni o'zgartirish (vertikal yoki gorizontal o'rnatish) rulmanlarning ish sharoitlarini o'zgartiradi va shuning uchun kalibrlashga ta'sir qilishi mumkin. Biroq, turbinali oqim o'lchagichlarning ko'p dizaynlarida bu unchalik ahamiyatli emas.
Yuqorida aytib o'tilganidek, turbinali oqim konvertorining xususiyatlarining barqarorligi va uning uzoq xizmat qilish muddatini ta'minlash, ularning ishlashi juda qiyin sharoitlarda tayanchlarning ishonchliligi uchun katta ahamiyatga ega. Yuqori aylanish tezligi va ko'p hollarda tayanchlarning podshipniklarini moylash imkoniyatining yo'qligi tez eskirish va ishdan chiqishiga olib keladi. Shuning uchun, o'lchangan vositaning moylash xususiyatiga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, moylashning o'zgarishi turbinali konvertorning xususiyatlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
Har qanday mexanik aralashmalar ham qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu holda turbinali podshipniklar tezda ishdan chiqadi. O'lchangan muhitning harorati va bosimining o'zgarishi, asosan, gazlar uchun kalibrlash xususiyatiga ham ta'sir qiladi, chunki zichlikning o'zgarishi momentning o'zgarishiga olib keladi. Zichlikning pasayishi bilan pervanelning tezligi pasayadi va sezgirlik chegarasi zichlik nisbati kvadrat ildiziga teskari oshadi.
|