IV BOB. Gazlarning tarkibi va xossalarini tahlil qilish usullari va asboblari

|
IV BOB. Gazlarning tarkibi va xossalarini tahlil qilish usullari va asboblariBog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.orgIV BOB. Gazlarning tarkibi va xossalarini tahlil qilish usullari va asboblari
4.1 Umumiy ma'lumot
Namlikni o'lchash usullari va vositalari, ya'ni. moddada suv molekulalarining mavjudligi o'rganilayotgan modda yoki muhitning fazaviy holatiga qarab uch guruhga bo'linadi:
1) gazlarning namligini o'lchash - havo yoki boshqa gazlardagi suv bug'ining tarkibini tavsiflovchi fizik miqdorlarni aniqlash;
2) Suyuqliklarning namligini o'lchash vazifalari suyuqlikdagi suv miqdorini vaqti-vaqti bilan yoki doimiy ravishda aniqlash sifatida ifodalanadi, agar suv asosiy komponent emas, balki faqat nopoklik (masalan, moy, moy, spirt, organik erituvchilar va boshqalar);
3) Qattiq fazadagi moddalarning namligini o'lchash moddadagi gigroskopik yoki erkin (kristallanish yoki so'rilgan) suv miqdorini aniqlash uchun amalga oshiriladi. O'lchov usuli va vositalari asosan o'rganilayotgan materialning turi va holatiga bog'liq: monolit, bo'lakli, qatlamli, bo'sh, yopishqoq va boshqalar.
Havo va boshqa gazlarning namligini bilish turli fizik-kimyoviy va biologik jarayonlarni boshqarish uchun zarur bo'lishi mumkin. Uning niyatiga bo'lgan ehtiyoj quyidagi maqsadlarga ko'ra tasniflanishi mumkin bo'lgan sabablar bilan bog'liq.
Uy konditsioneri. Qulaylik hissi bilan mos keladigan nisbiy namlik qiymatlari diapazoni juda keng va 35-70% ni tashkil qiladi. Namlik 35% dan past bo'lsa, nafas olish yo'llarining tirnash xususiyati paydo bo'lishi mumkin va 70% dan yuqori bo'lsa, teri nafas olishning zaiflashishi va tana uchun xavfli bo'lgan bo'linish terlari paydo bo'ladi. Yana bir mezon sifatida siz ma'lum iqlim sharoitlarini saqlash uchun zarur bo'lgan energiya sarfidan foydalanishingiz mumkin; Shunday qilib, konditsioner noto'g'ri sozlangan taqdirda yuqori namlikni saqlab qolish, bir xil qulaylik hissini saqlab, keraksiz energiya sarflanishiga olib keladi.
Sanoat konditsionerlari. Sanoatdagi namlik talablari ishlab chiqarish turiga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Ba'zi hollarda, masalan, to'qimachilik sanoatida doimiy sharoitlarni saqlash kerak, chunki namlikning o'zgarishi tolaning xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi (mexanik kuchlanish, elektr qarshilik va boshqalar) va ishlashga ta'sir qilishi mumkin. mashinalar.
Oziq-ovqat sanoatida turli mahsulotlar uchun optimal saqlash sharoitlari farqlanadi. Barqaror harorat (taxminan 0 ° C) va juda yuqori nisbiy namlik (85 - 90% va ba'zi hollarda undan ham yuqori) odatda maqsadga muvofiqdir, chunki saqlash sharoitlarini yuqori namlik tomon o'zgartirish mog'or paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin va namlikning pasayishi bug'lanish tufayli massa yo'qolishiga olib keladi.
Suv bug'ining iz miqdorini aniqlash. Ko'pgina texnologik jarayonlarda havoda ham, turli gazlarda ham (karbonat angidrid, oltingugurt geksaftorid, etilen, tabiiy gaz va boshqalar) iz miqdorida suv bug'ining mavjudligiga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki juda ko'p suv mavjudligi. bug 'bir qator holatlarga yoki kiruvchi nojo'ya reaktsiyaga yoki kondensatsiyaga olib kelishi mumkin. Nisbiy namlikning juda past qiymatlarini o'lchash uchun sanoat sensorlariga bo'lgan ehtiyoj ko'p jihatdan atom energetikasi, mikroelektronika, metallurgiya, issiqlik texnikasi va yuqori kuchlanishda seziladi. energetika.
Issiqlik almashtirgichlarning ishlashi. Issiqlik almashtirgichlarning ba'zi turlari suvning bug'lanishi (sovutish minoralari, skrubberlar) yoki suv bug'ining kondensatsiyasi (sovutgich batareyalari, konditsionerlarning evaporatorlari yoki issiqlik nasoslari) bilan bog'liq bo'lgan massa uzatishdan foydalanishga asoslangan. Ushbu transport usullari havo namligi bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun uni o'rnatishning issiqlik ko'rsatkichlarini aniqlash yoki jarayon davomida nazorat qilish uchun o'lchash kerak.
Quritgichning ishini nazorat qilish. Quritgichning chiqish joyidagi havo namligi uning energiya sarfini hisoblashda juda muhim parametrdir. Darhaqiqat, issiq havo bilan quritgichning energiya balansida, ba'zida issiqlik yo'qotishlarining 80% gacha chiqadigan havo bilan bog'liq. Shuning uchun quritish jarayonini minimal havo sarfi bilan amalga oshirish va havoni maksimal namlikda (lekin quritish tezligini kamaytirmasdan) tashqariga tashlash foydalidir.
|
| |