-rasm. Halqa kamerali termomagnit gaz analizatorining sxemasi

|
-rasm. Halqa kamerali termomagnit gaz analizatorining sxemasiBog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org4.4.1-rasm. Halqa kamerali termomagnit gaz analizatorining sxemasi
|
Shisha ko'prikda yupqa platina simdan yasalgan ikki qismli isitiladigan o'rash o'ralgan. O'rash qismlari muvozanatsiz ko'prikning ikkita qo'li bo'lib, o'lchov elementlari sifatida xizmat qiladi. Boshqa ikkita qo'l Manganin rezistorlari R1 va R2.
Gaz aralashmasida kislorod mavjud bo'lganda, oqimning bir qismi ko'prikka shoxlanadi, u erda chapdan o'ngga (yuqori magnit maydon kuchidan pastroqqa) gaz oqimi hosil bo'ladi. Olingan konveksiya gaz oqimi issiqlikni R3 o'rashidan R4 ga o'tkazadi, buning natijasida bo'limlarning harorati (R3 sovutiladi, R4 isitiladi) va ularning qarshiligi o'zgaradi. Qarshilikdagi farq funktsional jihatdan o'rganilayotgan gaz aralashmasidagi kislorod kontsentratsiyasi bilan bog'liq. Ko'prikning nomutanosibligi ikkilamchi asbob bilan o'lchanadi, uning shkalasi kislorod kontsentratsiyasi birliklarida sozlangan. O'lchov ko'prigi barqarorlashtirilgan quvvat manbaidan to'g'ridan-to'g'ri oqim bilan quvvatlanadi. Rezistor R5 ko'prikka besleme oqimini tartibga solish uchun ishlatiladi.
Doimiy haroratni ta'minlash uchun sensorni termostat bilan o'rnatish kerak. Kislorodning yuqori kontsentratsiyasida termomagnit konvektsiya tezligi shunchalik yuqori bo'ladiki, o'lchov o'rashining bo'limlari orasidagi haroratni qayta taqsimlash buziladi va qurilmaning sezgirligi pasayadi. Agar kislorod ko'p miqdorda bo'lsa, u holda gaz analizatorlari qo'llaniladi, ularda termomagnit oqim tezligini kamaytirish uchun issiqlik konvektsiyasining teskari yo'naltirilgan oqimi yaratiladi. Shu maqsadda sensorning o'lchash jumperi vertikal ravishda joylashtiriladi, shunda magnit maydondagi trubaning uchi tepada joylashgan. Qurilmaning sezgirligini oshirish uchun magnit maydon kuchi kamayadi va o'lchov o'rashining harorati oshiriladi.
Bunday gaz analizatorlari kislorodning 20% dan 100% gacha bo'lgan tozaligini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Qurilmaning asosiy xatosi ± 5% ni tashkil qiladi. Termomagnit o'lchash usulidagi xatolarning asosiy manbalari atrof-muhit haroratining o'zgarishi bo'lib, bu gaz aralashmasining hajmli magnit sezgirligiga ta'sir qiladi.
Gaz aralashmasining magnit sezgirligini o'lchashning eng keng tarqalgan usuli bu termomagnit konvektsiyaga asoslangan usuldir.
Shaklda. 4.4.2. kislorod o'lchagichning sezgir elementi diagrammasi va tashqi magnit konvektsiyaga ega konvertordagi magnit qutblari orasiga joylashishini ko'rsatadi. Nozik element - platina sim 1 shisha kapillyarga o'ralgan 2 shisha bilan qoplangan 3. Spiralning uchlari oqim o'tkazgichlariga lehimlangan 4. Naychadan 7 oqib o'tadigan kislorodli gaz magnit maydonga tortiladi va qiziydi. R1 rezistoridan yuqoriga ko'tariladi, uning magnit sezgirligi pasayadi. Sovuq gaz isitiladigan gazni itarib yuboradi, magnit konveksiya oqimini yaratadi, sovutish rezistori R1. Issiqlik uzatish uchun bir xil sharoitlarni ta'minlash uchun R2 rezistori magnit bo'lmagan mis blok 6 ichiga joylashtiriladi.
Magnit gaz analizatorlarining afzalliklari orasida aniqlanmaydigan gaz komponentlarini olib tashlash zarurati yo'qligi kiradi.
|
| |