Pt100 markali harorat o‘lchov qurilmasini o‘rnatish

|
Pt100 markali harorat o‘lchov qurilmasini o‘rnatish
|
bet | 17/18 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 0,55 Mb. | | #232176 |
Bog'liq STO\'A qarshilik termometri2.3 Pt100 markali harorat o‘lchov qurilmasini o‘rnatish uchun qo‘yiladigan talablar.
17-rasm. Temperature datchigini o’rnatish joyini tanlash.
O'rnatish joyini tanlash
klapan, quvur tayanchlari, nasoslar va boshqalarga o'rnatishga yo'l qo'yilmaydi;
quvurning yuqori qismida, agar quvurdagi mahsulot issiqlikka sezgir bo'lsa
(A)
quvurning pastki qismida boshqa isitish kabeliga nisbatan nosimmetrik (agar mavjud bo'lsa) (C)
quvurning pastki qismida, boshqa isitish kabellari o'rtasida to'liq o'rtada agar ikkita yoki undan ko'p bo'lsa (C)
18-rasm. Sezgir elementlarini o’rnatish
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
Sezgir elementlarini o’rnatish
sensorni mos keladigan o'rnatish moslamasi bilan sirtga mahkam o'rnating ikki joyda lentalar (D)
sensorni quvurga parallel ravishda mahkamlang (D);
harorat sensori kabelini oldini olish uchun yo'naltiringzarar. Uni quvurga mahkamlash tasmasi bilan mahkamlang
Sezgir elementlarini o'rnatishni yakunlash
Quvur va harorat sensori issiqlik izolyatsiyalangan va joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling
Issiqlik izolyatsiyasi korpusi keyin dizayn hujjatlariga muvofiq o'rnatilishi lozim. Issiqlik izolyatsiyasi qopqog'i orqali o'tish joyini izolyatsiya qilinadi.
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
Xulosa
Pt100 yordamida o'lchovlarning aniqligini oshirishning bir usuli-qarshilikning haroratga bog'liqligini individual koeffitsientlarini olish uchun ularni bitirishdir. Olingan koeffitsientlar, masalan, raqamli o'lchash tizimining xotirasida saqlanishi va o'lchovlar natijasida tegishli tuzatish kiritilishi mumkin. Biroq, bu usul kichik partiyalarda qabul qilinishi mumkin va bitiruv jarayonining yuqori mehnat zichligi tufayli ommaviy ishlab chiqarishda amalda qo'llanilmaydi. Bunday holda, aniq qarshilik termometrlaridan foydalanish yanada samarali echim bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, nozik transport vositasidan foydalanish haqiqati tizimning yuqori aniqligini kafolatlay olmaydi. Shu bilan birga, tanlangan sxemaning etarliligi hal qilinadigan muammoni hal qilish uchun transport vositasini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ulanish simlari va ulagichlarining uzunligi va sifati, samarali ekranlash, filtrlash, elementlarning malakali tuzilishi va tenglikni kabellari orqali elektromagnit moslashuvni ta'minlash kabi omillarning ta'sirini hisobga olish kerak. Kristall haroratining ADC konvertatsiya natijalariga ta'siri kabi juda aniq, ammo sezilarli xato manbai mavjud bo'lib, uning ta'siri kristalning haroratini o'lchash uchun qo'shimcha sensorni kiritish orqali hisobga olinishi mumkin. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, dizaynning turli jihatlarini hisobga olgan holda, faqat shunga o'xshash, kompleks yondashuv zamonaviy elektron texnologiyalar bozorida raqobatbatdosh ustunlikka ega bo'lgan tizimning aniqligi va qiymati bo'yicha muvozanatli yaratishga imkon beradi.
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
|
| |