LUC-T seriyadagi ultratovushli datchiklar

|
LUC-T seriyadagi ultratovushli datchiklar
|
bet | 5/7 | Sana | 25.05.2024 | Hajmi | 0,78 Mb. | | #253555 |
Bog'liq satx
LUC-T seriyadagi ixcham ultratovush-datchiklari suyuqliklar va cho‘kma qattiq muhitning sathini kontaktsiz asosda o‘lchash uchun mo‘ljallangan (8.7 – rasm).
– rasm. LUC-T
seriyadagi datchiklar
LUC-T seriyasi turli elektr chiqishli (2 yoki 4 o‘tkazgichli ulanish)
uch turdagi datchiklardan va 0,25 m.dan boshlab muhit bo‘linish darajasigacha masofalarni o‘lchash diapazonlarini o‘z ichiga oladi.
LUC-Txx-x5: 4-o‘tkazgichli ulanish hollarida 4 mm.dan tuzilmali
material komponentli o‘lchashda kafolatlangan o‘lchash diapazoni
2 m.gacha tashkil etadi, suyuqlik sathini o‘lchashda-5 m.gacha (axborotli kanal orqali ta’minotli 2 o‘tkazgichli ulanishda-4 m.gacha).
LUC-Txx-x6: 4-o‘tkazgichli ulanish hollarida 4 mm.dan tuzilmali
material komponentli o‘lchashda kafolatlangan o‘lchash diapazoni 3,5 m.gacha tashkil etadi, suyuqlik sathini o‘lchashda- 8 m.gacha (axborotli kanal orqali ta’minotli 2 o‘tkazgichli ulanishda-7 m.gacha).
LUC-T30 (faqat 4-o‘tkazgichli ulanish): kafolatlangan o‘lchash
diapazoni 4 mm.dan materiallarning tuzilmali komponentlari o‘lchamlari bilan sochiluvchan materiallar sathini aniqlashda 7 m.gacha tashkil etadi, suyuqlik sathini o‘lchashda- 15 m.gacha tashkil etadi.
– rasmda LUC-T seriyali UTT-datchiklarini o‘rnatish va qo‘shish usullari ko‘rsatilgan.
Barcha datchiklar o‘lchashlar natijalariga harorat tebranishining ta’sirining kompensatsiyasi o‘rnatilgan tizimga ega.
LUC-T datchiklarining asosiy xususiyatini keltiramiz.
Maqbullashgan mahkamlash usullari to‘plami: rezbali birikma G 1/2" yoki 11/2" NPT turdagi.
Yorug‘lik diodli indikatorlar orqali datchik holatini
hisoblash imkoniyati.
Chiqishlarning turli bajarilish variantlari.
-LUC-T10: informatsion kanal orqali ta’minlangan 2- o‘tkazgichli ulanish, portlashdan himoyalanishni rusumlash EEx ia/ATEX II 2G;
-LUC-T20: informatsion kanal orqali ta’minlangan yoki 4- o‘tkazgichli ulanishli 2-o‘tkazgichli chiqish;
-LUC-T30: 4- o‘tkazgichli chiqish, portlashdan himoyalanishni rusumlash ATEX II 1/3 G 10 klass hududida o‘rnatish uchun (yonilg‘i changlari yoki tola).
Displeydan datchik ko‘rsatkichini uni o‘rnatgan joydan
sanash imkoniyati (qo‘shimcha buyurtma bo‘yicha keltiriladi).
Datchiklarning yiroqlashgan rostlanishi uchun HART-
protokol bilan mosligi.
PROFIBUS-PA raqamli sanoat kommunikatsion tarmog‘ini qo‘llab-quvvatlash.
Mazkur LUC-T seriya buyumlarining asosiy texnik tavsiflari 8.7 – jadvalda keltirilgan.
– jadval. LUC-T texnik tavsiflari
Suyuqlik sirtigacha masofada o‘lchash diapazoni
|
4 – o‘tkazgichli ulanishda 0,25…8 m
4 – o‘tkazgichli ulanishda 0,4…8 m
|
Nurlanish chastotasi diapazoni
|
LUC-Txx-x5: taxminan 70 kHz
LUC-Txx-x6: taxminan 50
kHz
3 Hz.gacha (datchik turi va uning chiqishiga bog‘liq)
|
Qo‘shish vaqti
|
2-o‘tkazgichli ulanish uchun
5 s atrofida
4-o‘tkazgichli ulanish uchun 1 s atrofida
|
Aniqlik
|
to‘liq o‘lchash diapazonidan
0,25 %
|
Gisterezis
|
uchun 3 mm
4- o‘tkazgichli ulanish uchun 2 mm
|
Faqat elektron qismi uchun
ishchi harorat diapazoni
|
-20…+60 0C
|
Saqlash harorati diapazoni
|
-40…+80 0C
|
Portlashdan himoyalash
|
LUC-T10(2-o‘tkazgichli portlashdan
himoyalangan chiqish): portlashdan himoyalanishni rusumlash EEx ia IIC T6, 1 klass hududida o‘rnatish
LUC-T20 (2- o‘tkazgichli va 4-
o‘tkazgichli andozaviy chiqish):
LUC-T30 (4- o‘tkazgichli chiqish): 10 klass hududida o‘rnatish (yonuvchi
changlar yoki tola hosil bo‘lishi)
|
Nazorat qilinayotgan muhit sirtining ruhsat
etilgan harorati
|
-40…+80 0C
|
O‘lchash hududida ruhsat etilgan
bosim
|
LUC-T10, LUC-T20: 3 bar
LUC-T30 (flanetslar yoki tutqichlar yordamida mahkamlash): 2,5 bar
|
|
| |