Znak sprawy Postępowanie id 132227 data

Dotyczy: Zakup defibrylatora dla OSP Karpacz
|
znak sprawy
Postępowanie ID 132227
data
08.05.2018
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony defibrylator był zgodny z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej tj.
Pkt 5. „Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następujące: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualne przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia”.
Pkt 7. „Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba wyposażona w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod „ – fizyczne 3 elektrody z czego 2 dla dorosłych a 1 dla dzieci, czyli nie przycisk pediatryczny, klucz. Elektrody nie mogą być uniwersalne!
Pkt 8. „Wyposażony w baterie nieładowalne – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. Energią „
Pkt 9. 2. „Stopień ochrony – certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP 55 „
Minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów treningowych
Pkt 2. „Urządzenie nie jest równocześnie urządzeniem terapeutycznym” – zestawy szkoleniowe oparte o urządzenie kliniczne nie są zgodne z wymaganiami.
Ad.1
Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał:
pkt 5) dwa przyciski – uruchamiający urządzenie i wywołujący defibrylację;
pkt 7) 1 komplet elektrod - (2 szt.) dla dorosłych i dla dzieci w wieku od 8 lat z możliwością podłączenia zestawu dla dzieci do lat 8 i 25 kg wagi. Wymagana jest torba wyposażona w kieszeń na zestaw ratunkowy;
pkt 8) baterie nieładowalne o okresie żywotności min. 4 lata, min. 60 wstrząsów;
pkt 9.2) stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529, klasa bezpieczeństwa IP min. 55;
Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator półautomatyczny AED Plus firmy ZOLL Medical Corporation (USA), światowego lidera w produkcji defibrylatorów, o podanych niżej parametrach: defibrylator przenośny, dwufazowy, półautomatyczny, komunikacja i podpowiedzi głosowe w języku polskim, z unikalną funkcją informacji zwrotnej Real CPR Help™ monitoruje prawidłowość ucisków klatki piersiowej, głębokość i częstotliwość ucisków w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej po przez zintegrowany z elektrodami resuscytacyjnymi czujnik kompresji, podając informacje słowne „przyciśnij mocniej” lub „dobry ucisk”. Wbudowany metronom emituje sygnał dźwiękowy z częstością 100 / minutę wskazujący prawidłową częstość ucisków, bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera, dwufazowa fala defibrylacji, zapis EKG i rejestr zdarzeń w pamięci wewnętrznej, wyposażenie w elektrody służące do defibrylacji i monitorowania EKG, widoczny wskaźnik gotowości, pojemność baterii min. 300 pełnych wyładowań, interfejs użytkownika zawierający polecenia głosowe, dźwięki ostrzegawcze, wyświetlane. Komunikaty, możliwość wykrywania ruchu w czasie analizy EKG, wyświetlacz pokazujący stan urządzenia, możliwość ustawienia bieżącej daty i czasu, możliwość regulacji głośności komunikatów i podpowiedzi, wewnętrzna pamięć cyfrowa, pojemność – minimum 3,5 godzin zapisu EKG, najwyższa odporność na kurz i wodę, możliwość aktualizacji wytycznych za pomocą oprogramowania?
Parametry szczegółowe defibrylatora:
defibrylacja: rodzaj impulsu- dwufazowy, energia: 120 -200J (dorośli), 50-85J (dzieci), czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sek.,
możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana protokołu,
polecenia głosowe i tekstowe na wyświetlaczu prowadzące ratownika przez etapy pierwszej pomocy w języku polskim,
codzienny test prawidłowości działania aparatu ze stale widocznym wskaźnikiem autotestu
elektrody samoprzylepne: okres przydatności 60 miesięcy, długość kabla 86 cm
obsługa za pomocą 2 przycisków: włączenie urządzenia i wyzwolenie defibrylacji
piktogramy prowadzące osobę udzielająca pomocy przez pełny algorytm postępowania zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej/ Polskie Rady Resuscytacji,
przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna do 3,5 godz. zapisu EKG, transfer danych i raportów z interwencji do komputera z oprogramowaniem ZOLL Rescue Net Code Review (oprogramowanie nieodpłatne)
zasilanie: bateria PhotoFlash typ 123, długi czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia
najwyższa klasa ochrony przed zanieczyszczeniami kurzem i wodą: IP55,
temperatura pracy: min. 0-50ºC, przechowywanie -20 do +60ºC,
elektrody: dla dorosłych – 1 para, dla dzieci – 1 para, wraz z przewodem.
automatyczny codzienny test urządzenia i baterii
wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm Waga 3,1 kg
gwarancja 7 lat na urządzenie
Ad.2
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z gwarancją poniżej 8 lat, żywotnością elektrod krótszą niż 4 lata i wagą wyższą niż 1,5 kg.
|