Technická specifikace přístroje k zadávací dokumentaci „Elektrochemické přístroje pro projekt Unicre“

|
Technická specifikace přístroje k zadávací dokumentaci „Elektrochemické přístroje pro projekt Unicre“
|
Sana | 29.12.2019 | Hajmi | 88,5 Kb. | | #6242 |
Elektrochemické přístroje pro projekt UniCRE – Příloha č. 2
Příloha č. 2
Technická specifikace přístroje k zadávací dokumentaci „Elektrochemické přístroje pro projekt UniCRE“
Voltametrický analyzátor - polarograf
Popis systému:
Analyzátor umožňující:
polarografická a voltampéromentická měření ve vodných i bezvodých elektrolytech
práci s elektrodami: rtuťová kapková elektroda a rotační disková elektroda včetně řídicího počítače a softwaru.
Minimální technické požadavky na přístroj:
Požadavky
|
Vyjádření uchazeče
|
Rtuťová kapková elektroda umožňující pracovat jak v režimu DME (rtuťová odkapávající elektroda), tak i HMDE (visící rtuťová kapková elektroda).
|
|
Polarografické a voltametrické techniky polarizace pracovní elektrody: DC (klasická, „stejnosměrná“), DP (diferenční pulzní), případně NP (normální pulzní).
|
|
Metody měření: přímá polarografie (voltametrie), anodická a katodická stripping voltametrie.
|
|
Použitelný rozsah potenciálů: -4V až +4V
|
|
Proudový rozsah: minimálně od ± 1nA do ± 10A
|
|
Možnost naprogramovat a uložit do paměti přístroje minimálně 20 analytických metod
|
|
Řídicí PC s příslušným softwarem – řízení požadovaných analytických technik, zpracování dat, archivace dat v PC a na síti, tisk výsledků a křivek z měření.
|
|
Možnost regulace úhlové rychlosti RDE (rotační diskové elektrody)
|
|
Řízení rtuťové kapkové elektrody nejlépe pneumatické
|
|
Spotřební materiál – dodat v rámci VŘ současně s přístrojem
Kromě standardně dodávaného spotřebního materiálu dodá uchazeč dále:
Víceúčelová rtuťová kapková elektroda: 1 ks
Polarografické kapiláry: 10 ks
Polarografické kapiláry silanizované: 10 ks
Referentní Ag/AgCl elektroda: 2 ks
Elektrolytický můstek pro referentní elektrodu: 2 ks
Tělo pomocné elektrody: 2 ks
Pomocná elektroda Pt: 1 ks
Pomocná elektroda GC (glassy carbon, skelný uhlík): 1 ks
Rotační disková elektroda /RDE/ (tělo): 2 ks
RDE - GC disk: 2 ks
RDE - Au disk: 2 ks
RDE – Ag disk: 2 ks
Hodnocení technické úrovně:
U tohoto přístroje se hodnotí jednak splnění minimálních technických požadavků na přístroj, uvedených v bodě 1 a jednak kritéria v následující tabulce.
Podrobný způsob hodnocení přístroje je popsán v příslušné kapitole zadávací dokumentace.
|
Ukazatel
|
Váha
|
Popis hodnocení
|
B1
|
Použitelný rozsah potenciálů, V
|
40 %
|
± 4,5 50 b.
> ± 4,5 100 b.
|
B2
|
Režim SMDE u rtuťové kapkové elektrody
|
10 %
|
Ano 100 b.
Ne 0 b.
|
B3
|
Možnost archivace dat v databázovém souboru
|
20 %
|
Ano 100 b.
Ne 0 b.
|
B4
|
Dodání aplikačních metod s přístrojem, ks
|
30 %
|
Ne 0 b.
≤ 30 30 b.
> 30 100 b.
|
Aplikační metodou je míněn písemný dokument identifikovatelný názvem a evidenčním číslem, v papírové nebo elektronické podobě, ve kterém výrobce nebo dodavatel přístroje uvádí konkrétní experimentální podmínky pro stanovení určitého analytu(ů) v určitém typu matrice.
Po instalaci:
Předvedení funkce přístroje na vzorku v anorganickém elektrolytu (Pb2+ v 0,1M HCl) a organickém elektrolytu (elementární síra v acetátovém pufru a rozpouštědlu methanol-toluen 1:1)
|
| |