KOMPENSATSIYA - Fizika, matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasi “Tasdiqlayman” O’quv ishlari bo’yicha prorektor

KOMPENSATSIYA USULI BILAN
AVTOTRANSFORMATORNING TRANSFORMASIYALASH
KOEFFISIYENTINI ANIQLASh.
Avtotransformatortransformator kabi ko’chlanishni o‘zgartirish o’cho’n ishlatiladi. Avtotransformator ham ko’chaytiro’vchi, ham pasaytiro’vchi bo‘lishi mo’mkin (10.9rasm).
10.9 rasm. Avtotransformatorning old tomonidan o’mo’miy ko’rinishi.
Avtotransformator bir cho‘lg‘amdan iborat bo‘lnb, sho’ cho‘lg‘amning
o‘ramlar soni ikkilamchi cho‘lg‘amni tashkil qiladi (10.9 — rasm).
10.10 rasm. Avtotransformatorning to’zilishi. (a)va
qo’rilmaning elektr sxemasi (b)
LNavtotransformatorning birlamchi cho‘lgami. LM avtotransformatorning ikkilamchi cho‘lg‘ami. A Vreoxord simi. Ttelefon
Kkalit, Yetok manbai.
Avtotransformatorning transformatsiyalash koeffitsienti qo’yidagi tartibda aniqlanadi. 1.7.3rasm bo‘yicha elektr zanjiri to’ziladi. Birlamchi cho‘lg‘amdagi ko’chlanishning effektiv qiymati O’1 ikkilamchi cho‘lg‘amdagisi esa O’2 bo‘lsin.
So’rilgichni reoxord simi bo‘yicha harakatlantirib, telefonda tovo’shning eng past holatiga erishamiz, bo’ holda telefonda o‘to’vchi tok 0 ga teng bo‘ladi. Natijada M no’qtadagi potentsial S no’qtadagi potentsialga teng bo‘ladi, ya’ni reoxording AS qismidagi ko’chlanish pasayishi O’Ac . L M dagi. ko’chlanish pasayishiga. hamda bo’to’n reoxord AV bo‘yicha ko’chlanish pasayishi («O’dya) esa.M dagi ko’chlanish pasayishiga O’1 ga teng bo’ladi. Lekin:
IABreoxord simidan o‘to’vchi tok ko’chi. Natijada transformatsiyalash koeffitsienti qo’yidagi formo’la bilan aniqlanadi
АТАМАЛАР ЛУҒАТИ (ГЛОССАРИЙ)
Магнитоэлектрик ўлчов асбоблари - доимий магнит майдони ва ғалтакдан иборат бўлган ўлчов асбоблари.
Электромагнитик ўлчов асбоблари - ғалтак ва ферромагнит ўзакдан иборат бўлган ўлчов асбоблари.
Электродинамик ўлчов асбоблари – иккита ғалтакдан иборат бўлган ўлчов асбоблари.
Аниқлик класси – йўл қўйиши мумкин бўлган максимал келтирилган хатолик даражаси билан аниқланадиган катталик.
Тузатма - Абсолют хатоликнинг тескари ишораси билан аниқланадиган катталик.
Кенгайиш термометрлари - хажм ўзгариши асосида ўлчайдиган
Манометрик термометрлар –босим ўзгариши асосида ўлчайдиган
Термоэлектр термометрлар – электр юритувчи куч ўзгариши асосида ўлчайдиган
Контакт температура ўлчаш асбоблари – температурани бевосита тегиб турганда ўлчайдиган
Дистанцион темпратура ўлчаш асбоблари – масофадан температурани ўлчайдиган ўлчаш усули
Эритмаларни анализ қилишнинг кондуктометрик усули – солиштирма қаршиликнинг ўзгариши асосида.
Эритмаларни анализ қилишнинг потенциометрик усули – мухитнинг ўзгариши асосида
Эритмаларни анализ қилишнинг оптик усули – оптик катталикларни ўзгариши асосида
Метрология - ўлчашлар аниқлигига эришиш ва хатолик даражасини аниқлаш ҳақидаги фан.
Электр занжири - Elеktr toki o’tishi mumkin bo’lgan elеktrotеxnik qurilma .
16. Тўғрилагич - O’zgaruvchan tokni o’zgarmas tokga aylantirib bеradigan qurilma to’g’rilagich dеb ataladi
17. Реостат - o’zgaruvchan qarshilikni o’zgartirish uchun mo’ljallangan surgichdan
18. Кўп чегарали ўлчов асбоблари - O’lchov asbobining o’zida shkala diapazonini o’zgartirish uchun maxsus ruchkasi bo’lib, bu ruchka yordamida kerakli diapazonga qo’yib ishlatiladi.
19. Электр токи - Elеktr zaryadlarining tartibli harakati
20..Тармоқланган занжир – учта ва ундан ортиқ ўтказгичларнинг туташган нуқтаси
21. Автомат- (юнон. Automatos- ўзи ҳаракатланувчи) энергия, материаллар ва ахборотларни олиш, ўзгартириш, узатиш ва тақсимлаш жараёнларидаги барча операцияларни берилган дастур бўйича одамнинг иштирокисиз бажарадиган қурилма.
22. Автоматик бошқариш- объектни бошқариш жараёни, бунда берилган бошқариш мақсадига эришишни таъминлайдиган операцияларни одам иштирокисиз ишлайдиган системага аввалдан берилган алгоритмга мувофиқ бажаради.
23. Автоматик бошқариш назарияси- техник кибернетика бўлими, автоматик бошқариш системаси (АБС) ни тузиш принциплари ва уларда борадиган жараёнларнинг қонуниятларини ўрганади.
24. Автоматик бошқариш системаси (АБС) - ўзаро таъсирлашувчи бошқариш қурилмаси билан бошқарилувчи объектлар мажмуи.
25. Автоматик линия – ишлаб чиқариш маҳсулоти ёки унинг бир қисмини тайёрлаш ёки қайта ишлашдаги барча жараёнлар маълум технологик изчиллик ва маромда автоматик тарзда бажарадиган машиналар системаси, асосий ва ёрдамчи жиҳозлар комплекси,
26. Автоматик ростлаш- техникавий жараённи характерловчи ростланувчи физхик катталикларни олдиндан берилган қонун бўйича ёки белгиланган қиймат чегарасида ўзгаришини автоматик тарзда ушлаб туриш, бунда ростланувчи объектнинг ростловчи органига бошқарувчи таъсир кўрсатилади.
Автоматика- техник кибернетика бўлими. У АБС техника воситаларини яратиш ва уларнинг ишини ташкил қилишнинг назарий ва амалий асослари билан бирга автоматик бошқариш назариясини ўз ичига олади. Автоматик тарзда ишлайдиган механизм ва қурилмалар мажмуи.
28 Автоматлаштирилган бошқариш системаси - АБС бошқарувчи қарорлар қабул қилиш учун “одам-машина” ягона системасида ўзаро боғланган маъмурий, ташкилий, иқтисодий-математик методлар ва ҳисоблаш техникасининг техника воситалари, ташкилий техника ҳамда алоқа воситалари мажмуи.
“МЕТРОЛОГИЯ ” фанидан
Адабиётлар рўйхати
Асосий:
1. Мухамедов Б.Э. Метрология, технологик параметрларини ўлчаш усуллари ва асбоблари.- Т. Ўқитувчи. 1991й. –320 б.
2. Исматуллаев П.Р. ва бошқалар. Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш. Т. 2000 й.
3. Ахроров Н. Ўлчовшунослик асослари ва электр ўлчашларидан амалий ишлар: .Т.: Ўзбекистон 1994. – 222 б.
4. Иноғомов С. Метрология ва электр ўлчашлар бўйича лаборатория ишлари. Т. 2007 й.
Қўшимча:
1. С.Ф. Амиров. Стандартлаш ва метрология маърузалар матнлари туплами, Тошкент 2000 й.
2. Исматуллаев П.Р, Абдуллаев А.Х , Кодирова Ш.А, Аъзамов А.А, Миралиева А.К, «Метрология стандартлаштириш ва сертифи- катлаштириш фанидан маъруза матнлари туплами» Тошкент1999.
3. Исматуллаев П.Р ва бошкалар. Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштиришга мукаддима. Укув кулланмаси. Конструктор ИГБ Тошкент 1995й.
4. Исматуллаев П.Р., Абдуллаев А.Х., Турғунбоев А., Аъзамов А.А. Ўлчашларнинг фан ва турмушдаги тутган ўрни.Тошкент 1995й.
5. Қодиров А. ва бошқалар. Метрология ва электр ўлчашлар. Лаборатория ишлари учун қўлланма. Т. 1995 й.
6. Основу метрологии, стандартизации и контроля качеством. И.Ф.Шишкин. Учебное пособие. –М.Издателъство стандартов 1991г.
7. Теоретическая метрология. И.Ф.Шишкин. Учебник-М.Издателъство стандартов 1990 г.
ТАЯНЧ ИБОРАЛАР
1. Ўлчашлар.
2. Ўлчаш турлари.
3. Ўлчаш воситалари
4. Ўлчаш элементлари
5. Ўлчаш параметрлари.
6. Ўлчаш хатоликлари.
7. Ўлчов асбобларининг ишончлилиги.
8.Температурани ўлчаш.
9. Кенгайиш термометрлари.
10. Монометрик термометрлар.
11. Термоэлектр термометрлар.
12. Қаршилик термометр лари
13. Логометрлар.
14. Нурланиш пирометрлари.
15. Босимни ўлчаш асбоблари
16. Суюқликли босим ўлчаш асбоблари.
17. Деформацион, юк поршенли ва электр босим ўлчаш асбоблари.
18. Кўрсатиш ойнаси.
19. Суюқлик сатҳини ўлчашнинг усуллари.
20.Суюқликларнинг таркибини анализ қилиш
21. Эритмаларни анализ қилишнинг кондуктометрик усули.
22. Эритмаларни анализ қилишнинг потенциометрик усули.
23. Эритмаларни анализ қилишнинг оптик усули.
24. Эритмаларни анализ қилишнинг автоматик титрлаш усули.
25. Эритмаларни анализ қилишнинг радиоизотоп усули.
26. Суюқликларнинг зичлигини ўлчаш
27. Қалқовичли зичлик ўлчаш асбоблари.
28. Вазнли зичлик ўлчагичлар.
29. Гидростатик зичлик ўлчагичлар.
30. Радиоизотопли зичлик ўлчагичлар.
31. Суюқликларни қовушқоқликни ўлчаш
32. Капилляр визкозиметрлар.
33.Шарикли визкозиметрлар.
34.Ротацион визкозиметрлар.
35. Тебранишли визкозиметрлар.
36. Моддаларнинг намлигини ўлчаш
37. Электрик катталикларни ўлчаш
38. Ўлчаш механизмлари ва кўрсатувчи асбоблар.
39. Магнитоэлектрик механизмлар ва асбоблар.
40. Электромагнит механизмлар ва асбоблар.
41. Электродинамик механизмлар ва асбоблар.
42. Ток ва кучланишни ўлчаш
43. Ўлчаш усуллари.
44. Гальванометрлар.
45. Қувватни ўлчаш.
47. Электр энергиясини ҳисобга олиш.
48. Қаршиликларни ўлчаш
49. Қаршиликларни ўлчашнинг ҳар хил усуллари.
50. Омметр ва АВОметр.
51. Солиштириш асбоблари
52. Якка ўзгармас ток кўприклари.
53. Қайд қилувчи асбоблар
54. Ўзи ёзар асбоблар.
55. Электромеханик осциглографлар.
56. Электрон осциглографлар.
57. Электр ўлчаш асбобларини текшириш жиҳозлари
ХОРИЖИЙ МАНБАЛАР
Бурдук Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. – М.; Издательство стандартов, 1984.
Вайсбанд М.Д., Проненко В.И. Техника выполнения метрологических работ. – Киев; Техника, 1986.
Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. – М.; ИПК изд-во «Стандарты», 1995.
Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. – М.; Аудит, ЮНИТИ, 1998.
Плахотин В.Я. Основы метрологии и метрологическое обеспечение товародвижения продовольственных продуктов. – Караганда, ККИ, 1990.
Рейх Н.Н., Тупиченков А.А. и др. Метрологическое обеспечение производства. – М.; Изд-во стандартов, 1987.
Тюрин Н.И. Введение в метрологию. – М.; – Издательство стандартов, 1985.
Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. – М.; Издательство стандартов, 1990.
Борисенков Б.Г., Андреева Ф.В. Метрологическое обеспечение строительного производства. – М.; Стройиздат,1990.
Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М; Издательство стандартов, 1991.
Владимиров В.Л. Беседы о метрологии. – М.; Издательство стандартов, 1988.
Забежинский А.Д. Основные принципы деятельности метрологической службы крупного промышленного предприятия. – М.; Машиностроение, 1984.
Марков Н.Н. Взаимозаменяемость и технические измерения. – М.; Издательство стандартов, 1983.
Петров И.К. Технологические измерения и приборы в промышленности. – М.; Машиностроение, 1973.
Юдин М.Ф., Селиванов М.Н. и др. Основные термины в области метрологии: Словарь-справочник. – М.; Изд-во стандартов, 1989.
Метрология фани бўйича чиқарилган қонунлар хақида материаллар:
1 Закон РК «Об обеспечении единства измерений». – Астана, РГП «ГИЦС», 2000.
Закон РК «О стандартизации». - Астана, «СМАО РМК», 1999.
Закон РК «О сертификации». – Астана, «СМАО РМК», 1999.
Норматив хужжатлар хақида материаллар:
РД 50 РК 5-94. Порядок осуществления государственного надзора за соблюдением требований стандартов, ТУ, метрологических правил и норм. Основные положения.
РД 50 РК 9-94. Порядок применения органами Госстандарта РК правовых мер к юридическим лицам по результатам государственного надзора.
РД 50 РК 10-94. МУ. Аттестация аналитических, измерительных и испытательных лабораторий. Основные положения.
РД 50 РК 13-94. Положение о государственной службе стандартных образцов РК.
РД 50 РК 14-94. Положение о главном центре стандартных образцов.
ПР РК 50.2.21-95. Порядок проведения государственных испытаний к утверждению типа СИ.
ПР РК 50.2.22-95. Порядок проведения метрологической аттестации. Методика выполнения измерений.
ПР РК 50.2.24-96. Организация и порядок проведения госнадзора за деятельностью МС юридических и физических лиц.
ПР РК 50.2.25-96. Порядок проведения метрологической аттестации СИ.
ПР РК 50.2.26-96. Порядок проведения сличений СИ.
ПР РК 50.1.28-96. Порядок лицензирования деятельности по изготовлению, поверке, ремонту, продажи и прокату СИ.
ПР РК 50.1.25-97. Инструкция по применению органами Госстандарта штрафов за административные правонарушения.
ПР РК 50.2.29-97. Порядок аккредитации МС и юридических лиц.
ГОСТ 16263-70. ГСИ. Метрология. Термины и определения.
ГОСТ 8.513-84. ГСИ. Поверка СИ. Организация и порядок проведения. Взамен ГОСТ 8.002-71 в части разд. 3.5.
ГОСТ 8.002-86. ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за СИ. Основные положения. Взамен ГОСТ 8.002-71 в части разд. 1,2,4.
ГОСТ 8.417-81. ГСИ. Единицы физических величин. (СТ СЭВ 1052-78).
МИ 2377-98 «Рекомендация ГСОЕИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений».
МИ 2427-97 «Рекомендация ГСОЕИ. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях».
МИ 2455-98 «Рекомендация ГСОЕИ. Основные требования к метрологическому обеспечению при предоставлении услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта».
ПР РСК 003-98 «Российская система калибровки. Правила РСК. Порядок осуществления инспекционного контроля за соблюдением правил аккредитации МС. Требования к проведению калибровочных работ».
МАЪЛУМОТНОМА
Иноғомов Собитжон Ёқубжонович
2001 йил 1 мартдан:
Тошкент фармацевтика институтининг “Физика, математика ва ахборот
технологиялари” кафедраси доценти
Туғилган йили: Туғилган жойи:
30.10.1957 Тошкент шаҳри
Миллати: Партиявийлиги:
ўзбек йўқ
Маълумоти: Тамомлаган:
олий 1981 й. Тошкент давлат университети (кундузги)
Маълумоти бўйича мутахассислиги: физик
Илмий даражаси: Илмий унвони:
кимё фанлари номзоди доцент
Қайси чет тилларини билади:
рус тили
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўқ
Халқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим)
йўқ
|