АКИП-9104  analizatorning metrologik xarakteristikalarini o‘lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarini hisoblash

|
АКИП-9104 analizatorning metrologik xarakteristikalarini o‘lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarini hisoblash
|
bet | 7/9 | Sana | 26.09.2024 | Hajmi | 2,09 Mb. | | #272589 |
Bog'liq xxxxxxxxxxxxxxx2.2. АКИП-9104 analizatorning metrologik xarakteristikalarini o‘lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarini hisoblash.
Izator Namuna olish chastotasi 500 MGts / 1,5 GHz
Vaqt bo'yicha tahlil Namuna olish chastotasi 500 MGts, minimal vaqt oralig'i 2,5 ns
Davlatga asoslangan tahlil Soat chastotasi 200 MGts gacha, DDR (Double Data Rate) rejimida, minimal vaqt oralig'i 5 ns.100 MGts gacha bo'lgan soat chastotasi, SDR rejimida (bitta bit tezligi), minimal vaqt oralig'i 10 ns.
Kanallar soni 36 (288 gacha kengaytirilishi mumkin)
Xotira 1,5 gigagertsli chastotada 4 Mbit / 1 kBit
Sinxronizatsiya va protokollarni tahlil qilish Sinxronizatsiya shartlari chekka/tushish, holat bo'yicha (yuqori, past, oraliq), naqsh bo'yichaTrigger rejimlari Chet va daraja, chekka yoki sath, chekka keyin daraja, sathdan keyin chekka, avtomatik tetik, tetiksiz, qo'lda tetik31 sinxronizatsiya darajasi.
Mantiqiy analizator ikkita dizayn variantiga ega. Birinchisi AKIP-9104, o'lchamlari 173 bo'lgan ish stoli qurilmasi? 273? 67 mm va og'irligi 0,7 kg. Ikkinchi variant - AKIP-9104/1, standart 19 dyuymli tokchaga o'rnatish uchun korpusda ishlab chiqarilgan.Mantiqiy analizatordagi namuna olish chastotasi tekshirilayotgan signalning maksimal chastotasini aniqlaydi. Eng zamonaviy kontrollerlar yuzlab MGts soat tezligiga ega. AKIP-9104 butun xotira uzunligi bo'ylab 500 MGts yoki kanal uchun 1 kBit xotira chegarasi bilan 1,5 gigagertsli namuna olish tezligiga ega. Yuqori namuna olish tezligi rejimi har xil turdagi anomaliyalar va nosozliklarni (qisqa impulslar) aniqlash uchun ayniqsa foydalidir. Keyinchalik muhokama qilinadigan ma'lumotlarni ko'rsatish oynasida namuna olish rejimi HS (Yuqori tezlik) deb nomlanadi. Ushbu rejim uchun oldindan tetik va kechikish alohida o'rnatilishi mumkin.Uzoq posilkalarni suratga olish katta hajmdagi xotirani talab qiladi. AKIP-9104 da maksimal yozish imkoniyati har bir kanal uchun 4 Mbitni tashkil qiladi. Bu AKIP-9104 analizatorlariga turli murakkab signallarni samarali qayd etish va ularni batafsil tahlil qilish imkonini beradi. AKIP-9104-da mavjud xotiradan samarali foydalanish uchun siz menyuda taklif qilingan qiymatlar oralig'idan namuna olish chastotasini sozlashingiz mumkin. Shunday qilib, siz xotirani to'ldirish tezligini va shunga mos ravishda ma'lumotlarni yig'ish tezligini tartibga solishingiz mumkin.Dasturiy ta'minot. AKIP-9104 boshqaruv dasturi Windows 2000/XP/Vista operatsion tizimida ishlash uchun mo'ljallangan. Dasturiy ta'minot AKIP-9104 analizatori tomonidan to'plangan ma'lumotlarni sozlash, ro'yxatdan o'tkazish, qayta ishlash va vizualizatsiya qilish uchun ishlatiladi. Dasturiy ta'minotni yuklab olishda foydalanuvchiga ikkita variant taklif etiladi:Oldindan dasturlashtirilgan sozlamalar bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan oldindan yaratilgan loyihani yuklang yoki yangi sinov uchun ushbu sozlamalarni o'zgartiring.Barcha sozlamalar foydalanuvchi tomonidan yana ko'rsatilgan yangi loyiha yarating.Loyihani yaratish yoki yuklagandan so'ng, AKIP-9104 ning asosiy boshqaruv oynasida loyihani boshqarish oynasi paydo bo'ladi. Ushbu oynada tanlangan funksiyalardan foydalanib, siz trigger sozlamalarini o'zgartirishingiz, kanallar sonini tanlashingiz, signallarni avtobusga guruhlashingiz, ma'lumotlarni to'plashingiz va olingan ma'lumotlarni ko'rsatishingiz mumkin. Barcha saqlangan o'zgarishlar loyiha fayliga yoziladi. Loyihani boshqarish menyusi o'xshash sozlamalarni birlashtirgan asosiy funktsional guruhlarga bo'lingan. Masalan, "Sozlamalar" oynasida parametrlar o'rnatiladigan asosiy bo'limlar ta'kidlangan: ma'lumotlarni yig'ish usulini tanlash va sozlash, ishga tushirish algoritmlarini dasturlash va chegara darajalarini o'rnatish oynasi. Mantiqiy analizatorning ishlashi. AKIP-9104 analizatorlari ikki turdagi tahlillarni birlashtiradi. AKIP-9104 da bu turdagi tahlillar vaqt analizatori va holat analizatori deb ataladi. Birinchi turdagi - vaqt tahlili - axborot yig'ishning yuqori chastotasi (500 MGts yoki 1,5 GGts gacha) va asinxron yozish rejimi bilan tavsiflanadi. Bunday holda, yozish AKIP-9104 analizatorlarida bir qator qiymatlardan tanlanishi mumkin bo'lgan ichki taktli generatorning chastotasida sodir bo'ladi. Ma'lumot to'plashning bu usuli, qoida tariqasida, signalning qirrasi yoki darajasi bo'yicha tetiklashning murakkab mexanizmlarini talab qilmaydi; Ushbu rejimda analizator yordamida hodisaning sababi va hodisaning o'zi o'rtasida vaqtinchalik bog'lanishni o'rnatish mumkin. Tahlilning ikkinchi turi, davlat tahlili, axborot to'plashning sinxron rejimidan foydalanadi, ya'ni. tashqi signalning chastotasi va yanada murakkab tetik mexanizmi bilan. Ushbu rejim avtobuslar orqali uzatiladigan ma'lumotlarni (ma'lumotlar, manzil va boshqalar) talqin qilish muhim bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Shuning uchun kanallar bir nechta guruhlarga bo'linadi (ma'lumotlar, boshqaruv buyruqlari, manzillar va boshqalar). Har bir guruhda siz o'zingizning tetik chegarangizni o'rnatishingiz mumkin. Ushbu rejim yanada murakkab ko'p darajali sinxronizatsiyani talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, AKIP-9104 analizatorlari bir qator turli xil ma'lumotlarni uzatish protokollarini (I2C, UART va boshqalar) dekodlash imkoniyatiga ega.Sinxronizatsiya mantiqiy analizatorlarda eng muhim parametrdir. Turli xil shartlar va vaqt rejimlari analizatorni murakkab hodisani suratga olish va muammoning sababini topish uchun sozlash imkonini beradi. AKIP-9104 analizatorlari signalni olishning eng oddiy usullari bilan bir qatorda - chekka yoki daraja bo'yicha, ko'p darajali dasturlashtirilgan tetik tizimidan foydalanishi mumkin. Shu maqsadda 31 ta sinxronizatsiya darajalari taqdim etiladi, ularning har birida siz o'zingizning ishga tushirish shartlarini, shuningdek, ushbu shartlarning kombinatsiyasini o'rnatishingiz mumkin. Quyida AKIP-9104 ning asosiy sinxronlash rejimlari keltirilgan.Kanallar bo'ylab sinxronizatsiya qilish shartlari.Chetga, tushishga, har qanday qirralarga, past darajaga, yuqori darajaga qarab, kanalni e'tiborsiz qoldirish, naqsh (mantiqiy holatlarning kombinatsiyasi).Darajali sinxronizatsiya shartlari.Eshik darajasiga teng bo'lganda, chegara darajasiga teng bo'lmaganda, berilgan namunaga mos kelmasa.Mantiqiy shartlarning kombinatsiyasi.Chet yoki daraja bo'yicha, chekka va daraja bo'yicha, chekka bo'yicha - keyin daraja bo'yicha, daraja bo'yicha - keyin chekka bo'yicha, tetiklash har doim ruxsat etiladi, tetiklash mumkin emasOldindan ishga tushirish.Sinxronizatsiya shartlari bajarilgandan keyin ro'yxatdan o'tishning boshlanish vaqtini sozlaydiAnalizator ma'lumotlarni qo'lga kiritgandan so'ng, uni ikkita oynadan birida ko'rsatish mumkin: to'lqin shakli oynasi va jadvalli ma'lumotlar oynasi. AKIP-9104 mantiqiy analizatorini osiloskop bilan birgalikda ishlatganda aralash signallar oynasi mavjud.To'lqin shakli oynasi. Tanlangan kanallar, kanal guruhlari va ma'lumotlar avtobuslarida yozilgan mantiqiy signallar bu erda ko'rsatiladi. Ushbu oynada signallar vaqt yoki namuna olish o'qi bo'ylab mantiqiy impulslar sifatida ifodalanadi. Oynada siz signalni o'lchashingiz, markerlarni qo'shishingiz, markerlar orasidagi o'lchovlarni olishingiz va voqealarni qidirishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar ham chop etilishi va alohida faylda saqlanishi mumkin.Ma'lumotlar oynasi. Ushbu oynada ma'lumotlar jadval shaklida taqdim etiladi. Shaxsiy signallar va signallar guruhlari uchun siz signal tarkibi haqida batafsil ma'lumotni ko'rsatishingiz mumkin: namuna olish soni, vaqt oralig'i, olingan ma'lumotlarni sharhlash Ko'p kanalli kontrollerlarni sinovdan o'tkazishning o'ziga xos yechimi AKIP-9104 mantiqiy analizatorlarini maxsus AT-XSS (Kengaytirilgan sinxron tizim) shinasi orqali sinxronlashtirish qobiliyatidir, bu 8 ta mantiqiy analizatorni bitta tizimga birlashtirish va ko'proq kanallarni olishga xizmat qiladi ( 288 gacha). Shunday qilib, AKIP-9104 analizatorlari yordamida eng zamonaviy kontrollerlarni sinab ko'rish va har qanday murakkablikdagi masalani hal qilish mumkin.
11-rasm AKIP-9104 ko’rnish.
Oyna shakli signali. Ochiq kanallar, kanal guruhlari va ma'lumotlar avtobuslarida yozilgan mantiqiy signallar bu erda ko'rsatiladi. Ushbu oynada signallar mantiqiy impulslar va vaqt o'qi namunalari bilan ifodalanadi. Oynada siz signalni o'lchashingiz, markerlarni qo'shishingiz, chuqurchalar orasidagi o'lchovlarni ta'minlashingiz va voqealarni qidirishingiz mumkin. Ma'lumotlar ham chop etilishi va alohida fayl sifatida saqlanishi mumkin.Dannyx oynasi. Ushbu oynada ma'lumotlar jadval shaklida taqdim etiladi. Shaxsiy signallar va guruh signallari uchun signal tarkibi haqida batafsil ma'lumotni ko'rsatish mumkin: signallar sonini, vaqt oralig'ini tanlash, olingan ma'lumotlarni sharhlash va boshqalar.Ko'p kanalli kontrollerlarni sinovdan o'tkazishning o'ziga xos echimi AKIP-9104 mantiqiy analizatorlarini maxsus AT-XSS (kengaytirilgan sinxron tizim) bilan sinxronlashtirish qobiliyatidir, bu 8 ta mantiqiy analizatorni bitta tizimga birlashtirish va ko'p sonli kanallarni (yuqoriga) olishga xizmat qiladi. 288 gacha). ). Shunday qilib, AKIP-9104 analizatorlari yordamida eng vaqtinchalik kontrollerlarni sinab ko'rish va har qanday murakkablikdagi muammoni hal qilish mumkin.
12-rasm prinsipalni sxemasi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
АКИП-9104 analizatorning metrologik xarakteristikalarini o‘lchash diapazoni, aniqlik sinfi va yo‘l qo‘yiladigan xatoliklarini hisoblash
|