Xususiyatlari - Farg’ona politexnika instituti energetika fakulteti

|
Farg’ona politexnika instituti energetika fakulteti
|
bet | 10/18 | Sana | 17.05.2024 | Hajmi | 2,08 Mb. | | #239919 |
Bog'liq kurs ishiXususiyatlari
O'lchov vositasi
|
Havo, turli gazlar, gazlar aralashmalari
|
Quvur liniyasining minimal diametri
|
1½' (DN 40)
|
Gaz oqimi tezligini o'lchash diapazoni
|
0,1…100 m/s
|
Aniqlik
|
O'lchov qiymatining ±1,5%
|
Ishlash harorati
|
-40...+220°S (oʻlchanayotgan muhit)-20...+70°S (atrof muhit) ixtiyoriy -40...+70°S
|
Ish bosimi
|
Suvga cho‘mdiruvchi oqim o‘lchagichlar uchun: ≤1,6 MPa Flanjli ulanishli o‘rnatish oqimi o‘lchagichlar uchun: ≤4,0 MPa
|
Quvvatlantirish manbai
|
24V DC yoki 220V AC, quvvat sarfi ≤19 Vt
|
Javob vaqti
|
1 s
|
Chiqish signallari
|
4…20 mA (maksimal yuk 500 Ohm) impuls chiqishi RS 485 (Modbus RTU) HART protokoli
|
Rele chiqishi/signal chiqishi
|
1-2 chiziqli o'rni odatda ochiq holat 10A/220V/AC yoki 5A/30V/DC
|
Jarayonga qo'shilish
|
Flanjli ulanishga ega bo'lgan suv osti o'rnatish turi
|
Dizayn
|
Yilni versiya masofaviy versiya
|
Gaz quvurining materiali
|
Karbonli po'lat, zanglamaydigan po'lat, plastmassa va boshqalar.
|
Displey
|
4 qatorli LCD displey (joriy oqim, to'plangan oqim va boshqa parametrlarni ko'rsatish)
|
Himoya darajasi
|
IP65
|
Ulanish diagrammasi
Sensor tomon quvur liniyasidagi to'siqlar | | Sensordan keyingi minimal uzunlik |
Engil egilish (<90°)
|
12 x D
|
5 x D
|
Siqilish (quvur sensorga qarab torayadi)
|
15 x D
|
5 x D
|
Kengayish (quvur sensorga qarab kengayadi)
|
15 x D
|
5 x D
|
90 ° egilish va T-bo'g'im
|
15 x D
|
5 x D
|
Bir tekislikda ikkita 90 ° egilish
|
20xD
|
5 x D
|
Turli tekisliklarda ikkita 90 ° egilish
|
35xD
|
5 x D
|
O'chirish valfi
|
45 x D
|
5 x D
|
Vorteks oqim o'lchagich - IZMERKON VT 470 Tavsif
IZMERKON VT 470 vorteksli oqim o'lchagichlarning ishlash printsipi o'lchov vositasi oqimiga ma'lum bir shakldagi blöf tanasi joylashtirilganda vortekslarning hosil bo'lishining ta'siriga asoslanadi.
Vorteks hosil bo'lish chastotasi o'lchov diametridagi o'lchov muhitining o'tish tezligiga va shunga mos ravishda muhitning hajmli oqim tezligiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir.
Vorteks oqim o'lchagichlari bir hil va bir fazali muhitlar (gazlar, bug'lar, suyuqliklar, suspenziyalar) oqimini o'lchash uchun keng qo'llaniladi.
O'lchov diametri:
DU15-DU300 (gardish/sendvich turi)
DN15-DU100 (tishli ulanish/Uch qisqich)
Muhitning bosimi va harorati bo'yicha oqim tezligini o'rnatilgan kompensatsiya (ixtiyoriy).
Xususiyatlari |
O'lchanadigan vosita
|
Suyuqlik, gaz, bug ', suspenziyalar
|
Atrof-muhit harorati
|
-40～＋250℃ (standart turi) -40～＋350℃ (yuqori harorat turi)
|
OAV bosimi
|
Flanesli
|
DIN PN10/PN16/PN25/PN40 JIS 10K/20K/30K/40K
ANSI 150#/300
|
sendvich
|
4,0 MPa
|
Tishli
|
1,6 MPa
|
Uch qisqich
|
1,6 MPa
|
Ruxsat etilgan nisbiy xatolik chegarasi
|
±1,0%
|
Oqim darajasi
|
Suyuqlik
|
0,4-7,0 m/s
|
Gaz
|
4,0-60,0 m/s
|
Steam
|
5,0-70,0 m/s
|
O'lchash diametri
|
DN15-DU300 (gardish/sendvich) DN15-DU100 (tishli ulanish/Uch qisqich)
|
Uy-joy materiali
|
SS304 (standart), SS316 (maxsus)
|
Reynolds soni
|
Standart 2x104~7x106
|
Qarshilik koeffitsienti
|
Cd≤2.6
|
Ruxsat etilgan tezlashtirish
|
≤0,2g
|
Portlashdan himoya qilish
|
0Ex ia IIC T6...T5 Ga X
|
Atrof-muhit harorati
|
40 ℃ ~ 65 ℃ (umumiy sanoat maydonchasi) -20 ℃ ~ 55 ℃ (portlashdan himoyalangan joy)
|
Nisbiy namlik
|
≤85%
|
Bosim
|
86-106 kPa
|
Quvvatlantirish manbai
|
12-30V (DC) yoki 3,6V lityum batareya bilan quvvatlanadi
|
Analog signallar
|
4-20mA, impuls chiqishi
|
Raqamli signallar
|
RS485 Modbus yoki HART protokoli
|
Ultrasonik daraja o'lchagich EasyTREK
EasyTREK Nivelco daraja o'lchagichi ultratovushli qalinlik o'lchagichlarda qo'llaniladigan printsipga muvofiq ishlaydi - daraja o'lchagichning ultratovushli emitentidan o'lchangan muhit yuzasiga va undan aks etgandan keyin akustik signal bilan sarflangan vaqtni o'lchaydi. , qabul qiluvchi tomonidan qabul qilinishidan oldin, tizimli ravishda emitent bilan birlashtirilgan. Daraja o'lchagichi aslida hosil bo'lgan akustik signaldan vosita yuzasiga va orqaga parvoz qilish uchun zarur bo'lgan parvoz vaqtini o'lchaydi. O'lchangan vaqt qiymatini sirtgacha bo'lgan masofaga aylantirish uchun sath o'lchagichga 331 m / s (havo harorati 0 ° C da akustik to'lqinning havoda tarqalish tezligi) doimiysi kiritildi. Qurilmani idishdagi gaz muhitiga mos keladigan boshqasiga qayta dasturlashda doimiyni o'zgartirish mumkin. Idishdagi muhit haroratining o'zgarishini qoplash uchun o'rnatilgan harorat sensori (termojuft) ishlatiladi. Daraja o'lchagichi idishning tegishli boshlang'ich o'lchamlarini va mahsulot zichligini kiritgandan so'ng, o'lchangan daraja qiymatini mahsulot hajmi va massasiga qayta hisoblash imkonini beradi.
Sensorning qisqacha tavsiflari:
Tatqikotlar davomida mavjud yog moy ishlab chiqarish texnologiyalari to’la taxlil etildi;
Foydalanilayotgan ishlab chiqarish qurilmalarini boshqarish tizimlarini yangi kompyuterli avtomatika qurilmalari yordamida modernizatsiyalash loyixasi ishlab chiqildi;
Soxada qo’llanishi mumkin bo’lgan xozirgi zamon avtomatika elementlari va qurilmalari to’la shrganildi;
Avtomatik boshqarish tizimlari programma ta’minoti avzalliklari ko’rsatib o’tildi.
Korxonada texnologik qurilmalar usun sarflanayotgan elektr energiyasini tejash usliblari ishlab chiqildi;
Ishlab chiqarish korxonalari yoritish tizimlarida elektr energiyasini tejas masalasi yechimi ko’rsatib o’tildi;
Ishlab chiqarish korxonalarini texnologik jarayonlarini modernizatsiyalashni univarsal loyixasi ishlab chiqildi.
|
| |