Yuk porshenli manometrlar tahlili

|
Yuk porshenli manometrlar tahlili
|
bet | 12/13 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 2,2 Mb. | | #229486 |
Bog'liq sardor3.4.Yuk porshenli manometrlar tahlili.
Yuk-porshenli manometrlarning ishlash usuli bosimni kalibrlangan yuklar bilan muvozanatlanishiga asoslangan. Ular yuqori bosimlarni (1000 MPa gacha) o'lchash uchun hamda namunaviy va nazorat asboblari sifatida ishlatiladi (aniqlik toifasi 0,02; 0,05; 0,2). Porshenli manometrlar texnik o'lchovlarda kam ishlatiladi.
Ishchi manometrlarni va o'lchashni tekshirish uchun mo'ljallangan yuk-porshenli
manometrning tuzilishini ko'rib chiqamiz (3.4.1- rasm).Po'lat idish 14 voronka 10vaignali klapan orqali transformator moyi bilan to'ldiriladi. Tik o'rnatilgan silindr 7 ga kanal chiqarilgan bo’lib, uning ichiga yuk quyiladigan tarelka 5 ga silliqlangan porshen 6 o’rnatilgan. Tekshirilayotgan manometr 4 ni o'rnatish uchun 3 va 11shtutserlar mavjud. Ignali jo'mraklar 1, 2, 12moy o'tish kanallarini berkitish uchun, jo'mrak 8esa moyni tushirish uchun xizmat qiladi. Idish ichidagi ishchi bosim yuklar og'irligi 5 bilan aniqlanadi. Porshen 13 ning harakati esa yukli porshen 6 ning ko'tarilishiga olib keladi.
3.4.1-rasm.Yuk porshenli manometrlar.
Ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llaniladigan manometrlarning texnik xarakteristikalari.
Nomlanishi
|
Turi
|
Yuqori o'lchash chegarasi
|
Aniqlik toifasi
|
Qo'llanish joyi
|
Ko'rsatuvchi manometrlar
|
TM(MT)
|
0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,6; 10,16; 25; 40
|
4
|
Suyuq va gazsimon moddalarning bo-simini o'lchaydi
|
|
АМУ
|
0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 16 va 10
|
1,5
|
Ammiak bosimini o'lchash uchun
|
|
M1Д
|
0,16…10; 16 va 25
|
2,5
|
Havo bosimini o’lchash uchun
|
|
MM
|
4 va 25
|
4
|
Kislorod bosimini o’lchash uchun
|
|
MП
|
0,16; 0,25; 0,4..10; 16 va boshqalar
|
1,5
|
Turli xil gazlar bosimini o’lchash uchun
|
Xulosa
Suyuqlik kattik jismdan farqli ravishda o’z formasini o’zgartirilishiga tuskinlik kila olmaydi.Ammo uni molеkulalari orasidagi masofa tashki bosim ta'sirida o’zgarishsiz koladi. Shuning uchun Suyuqlik o’zgarmas shaklga ega buladi. Molеkulalar orasidagi aloka kuch jismlardagiga nisbatan kichik bulgani uchun Suyuqlik o’zi kuyilgan idish formasini egallaydi va erkin sirtiga ega buladi.Shu erkin sirtiga ta'sir etuvchi kuchlar xamma yunalishlar buyicha tik yunalgan bulsa, Suyuqlik muvozanatda buladi. Biz yukorida Suyuqlik kovushoklikka ega ekanini kurdik. Ba'zi Suyuqliklarda juda kichik. Ayrim xollarda uni xisobga olmasa xam buladi. Kovushoklikka ega bulmagan Suyuqliklar idеal Suyuqlik dеyiladi. Xakikatda bunday Suyuqlik yuk, ammo shunday Suyuqlik uchun umumiy konuniyatlarni chikarib ularni umumlashtirish mumkin.
Sovuq kunlarda gaz tarkibidagi suv bug‘lari kondensatsiya bo‘ladi. Kondensat quvurlarning eng past joylarida yig‘ilib, gaz yo‘lini to‘sib qo‘yishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida quvurlar, albatta, nishab qilib yotqiziladi hamda ularning eng past joylarida kondensat yig‘gichlar o‘rnatiladi va ular orqali yig‘ilgan kondensat vaqti-vaqti bilan chiqarib tashlanadi. Gaz quvurlarining ayrim bo‘laklariga yoki iste’molchilarga gaz berishni to‘xtatish uchun gaz quvurlariga kran yoki zadvijkalar, yoki past bosim gaz quvurlariga gidrozatvorlar o‘rnatiladi. Yer osti quvurlaridan gaz chiqayotganini aniqlash uchun nazorat naychalari hamda yer osti quvurlari izolatsiyasining ahvolini tekshirish, elektr toklarining yo‘nalishi va kuchlanishini aniqlash uchun nazorat punktlari o‘rnatiladi.
|
| |