Og'irlik zichligi o'lchagichlari - Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900...

|
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»Bog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org3.4. Og'irlik zichligi o'lchagichlari
Suyuqliklar uchun tortish zichligi o'lchagich puls hisoblagich kuchaytirgichi, dekoder, elektromagnit zanjiri, ko'rsatuvchi va qayd qiluvchi qurilmalarning differentsial transformatorining siljish sensori kirish va chiqish statsionar tarmoq quvurlariga ulangan elementlar orqali muvozanatlash dastagiga qattiq bog'langan harakatlanuvchi tarmoq trubkasidan iborat. . Harakatlanuvchi filial quvurlarining kirish joyining chiqish uchi va chiqish uchi nozullar bilan jihozlangan va muvozanatlash dastagi elektromagnitlarning zanjirini yopadigan kalibrlangan og'irliklar bilan jihozlangan. Impuls generatorining chiqishi hisoblagichning kirishiga kalit orqali ulanadi, uning boshqariladigan sxemasi chegara elementi orqali fazaga sezgir kuchaytirgichning chiqishiga ulanadi.
Surat 3.4.1. Pnevmatik konvertorli og'irlik zichligi o'lchagichning diagrammasi:
1 - halqa shaklidagi quvur; 2 - damper; 3 - ko'krak; 4 - pnevmatik kuchaytirgich; 5 - körük
Zichlik o'lchagichlarda zichlik doimiy ravishda boshqariladigan suyuqlikning doimiy hajmining massasi o'zgarishidan aniqlanadi. Shaklda. 3.4.1 pnevmatik konvertorli zichlik o'lchagichning sxematik diagrammasini ko'rsatadi. Tekshirilayotgan suyuqlik egiluvchan kauchuk quvurlar yoki metall ko'rgichli halqa shaklidagi trubka 1 orqali doimiy ravishda oqadi. Ilgak shaklidagi trubka «ko'krak-damper» tipidagi pnevmatik o'tkazgichning amortizatoriga 2 ulangan.
Suyuqlikning zichligi oshishi bilan halqa shaklidagi trubaning og'irligi ortadi, u tushadi, shtutser 3 va qopqoq 2 orasidagi bo'shliq kamayadi va konvertordagi havo bosimi ortadi. Pnevmatik birlashtirilgan signal kuchaytirgich 4 orqali ko'rfazga 5 uzatiladi. Suyuqlik zichligi o'zgarishiga mutanosib ravishda o'zgarib turadigan ko'rfazdagi havo bosimi ikkinchi darajali asbob bilan o'lchanadi, uning shkalasi gradusli bo'ladi. zichlik birliklari. Asbob halqa shaklidagi trubkani to'ldiruvchi suyuqlikning haqiqiy haroratida zichlikni o'lchaydi. Ushbu densitometrlarning afzalliklari suyuqlik oqib o'tadigan trubaning doimiy ko'ndalang kesimi va suyuqlikning etarlicha yuqori tezligi bo'lib, bu halqa shaklidagi trubaning devorlariga to'xtatilgan qattiq zarrachalarni cho'ktirishni istisno qiladi. Sanoat 0,5 dan 2,5 g / sm3 gacha bo'lgan o'lchovlar uchun zichlik o'lchagichlarini (DUV va PZhK) ishlab chiqaradi.
Yana bir og'irlik zichligi o'lchagich rasmda ko'rsatilgan. 3.4.2 Og'irlik zichligi o'lchagichining ishlashi suyuqlik bilan to'ldirilgan quvur 1 qismini doimiy tortishga asoslangan. Quvurning bir uchi egiluvchan shlang 2 bilan boshqariladigan suyuqlik 3 bo‘lgan idishga ulanadi. Drenaj uchi og‘irlik bilan o‘lchash moslamasi 4 orqali ulanadi. Bu yerda suyuqlikning og‘irligi ham uning hajmiga bo‘linadi. o'lchov davomida o'zgarishsiz qoladigan quvur. Zichlik o'lchagichning nochorligi shundaki, moslashuvchan shlangga ulangan trubaning uchi atala og'irligini yuqori aniqlik bilan aniqlashga imkon bermaydi. Bundan tashqari, quvurning ichki qismi qattiq konlar bilan to'lib-toshgan, bu esa pulpaning og'irligini va quvur ichidagi dastlab qayd etilgan hajmni o'lchash natijalarini buzadi. Bundan tashqari, qurilmadan o'tgan pulpani drenajlash uchun mos joyni topish har doim ham mumkin emas.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»
|