Amaliyot mashg‘uloti topshiriqlari

|
Amaliyot mashg‘uloti topshiriqlari
|
bet | 4/6 | Sana | 13.01.2024 | Hajmi | 0,64 Mb. | | #136274 |
Bog'liq 3-dedlayn Optik aloqa tizimlari2. Amaliyot mashg‘uloti topshiriqlari
Optik muftalar, ularning vazifalari va ishlash prinsiplari.
Havo aloqa liniyalarida ishlatiluvchi optik muftalar, ularning vazifalari va ishlash prinsiplari.
3.Optik filtrlar, vazifasi va turlari.
4. Optik muftalarning turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan modellari.
3. Amaliyot mashg‘ulotini bajarish
Amaliyot ishi 2 - qismga ko‘ra xisobot ko‘rinishida tayyorlanadi va talaba tomonidan himoya qilinadi.
4. Nazorat savollari
1.Optik aloqa tarmoqlarida optik muftalar qanday maqsadda qo‘llaniladi?
Optik muftalarning turlari?
Optik muftalarning so‘ndirish qiymati sakrab sozlanuvchi turining o‘ziga xos xususiyatlari?
Optik attenyuatorlarning so‘ndirish qiymati qayd etilgan (ya’ni o‘zgarmas) turining o‘ziga xos xususiyatlari?
Optik attenyuatorlarning so‘ndirish qiymati oxista sozlanuvchi turining o‘ziga xos xususiyatlari?
13-amaliy mashg‘ulot Reflekometr qurilmasining ishlash prinsipi va qo‘llanilishini o‘rganish
Reflekometrning ichida nima borligini ko‘rib chiqishni boshlashdan oldin, uning tashqi tomonida nima borligini ko‘rib chiqaylik. Quyidagi 1-rasmda Anritsu MT9083x2 seriyasining optik reflektori ko‘rsatilgan bo‘lib, u tizimli ravishda ko‘pchilik zamonaviy reflektorlarga juda o‘xshaydi. Yengil portativ korpus quyidagilarni o‘z ichiga oladi: kuchli mikroprotsessor, yuqori aniqlikdagi rangli ekran, uzoq muddatli avtonom ishlash uchun qayta zaryadlanuvchi batareya va aslida, ulagichlari korpusning yuqori qismida joylashgan reflektometrning o‘zi. himoya plastik qoplamalar.
13.1-rasm. Odatiy zamonaviy optik reflektometrning ko‘rinishi.
Quyidagi 13.2-rasmda Anritsu MT9083x2 OTDR ning yuqori qismi barcha himoya qopqoqlari ochiq holda ko‘rsatilgan. Raqamlar quyidagilarni bildiradi: 1 - ta'sirlardan himoya qilish uchun korpusning yon elementlari, 2 - optik quvvat o‘lchagich ulagichi, 3 - chigal yoki shikastlangan tolalarni vizual ravishda topish uchun ko‘rinadigan (qizil) yorug'lik manbai, 4 - ikkita alohida optik reflektor konnektori (bittasi uchun) -rejimli tolalar, ikkinchisi multimod uchun), 5 - USB interfeyslari.
Deyarli barcha yaxshi reflektorlar ushbu elementlarning barchasini o‘z ichiga oladi, ammo endi biz faqat optik reflektor konnektorlari bilan qiziqamiz (rasmdagi 4-raqam). Aniqrog'i, faqat bitta ulagich - bitta rejimli tolalarni ulash uchun. Keyinchalik, biz bir rejimli reflektometrning ishlash printsipi va ichki tuzilishini batafsil ko‘rib chiqamiz. Yana ikkita reflektometr turlari: ko‘p rejimli tolalar uchun va faol tolalar bo‘yicha o‘lchovlar uchun aynan bir xil printsip asosida qurilgan.
13.2-rasm. Oddiy zamonaviy optik reflektorning ulagichlari. Optik reflektometrning ishlash printsipi.
Optik reflektometr radar printsipi bo‘yicha ishlaydi - u tolaga qisqa kuchli yorug'lik impulsini yuboradi va darhol bu puls tola bo‘ylab harakat qilganda yuzaga keladigan barcha ko‘zgularni o‘lchashni boshlaydi. Tekshiruvchi yorug'lik impulsi toladagi har qanday notekislikka etib borishi bilan, masalan, payvandlash, ulagich yoki shikastlanish, yorug'likning bir qismi shu joydan darhol aks etadi va tola bo‘ylab teskari yo‘nalishda - reflektor tomon - bu erda harakatlana boshlaydi. u fotodetektor tomonidan yozib olinadi. Ammo zond pulsining o‘zi, garchi biroz zaiflashgan bo‘lsa ham, tolaning oxirigacha yoki uning to‘liq uzilish joyiga etgunga qadar, yo‘lda uchragan barcha notekisliklarni ketma-ket aks ettirib, tola bo‘ylab harakatini davom ettiradi.
Optik reflektometrning ichida optik tolaning parametrlarini o‘lchashni ta'minlaydigan va reflektorning xususiyatlari va uning aniqligi bog'liq bo‘lgan uchta asosiy element (lazer, ajratuvchi va qabul qiluvchi) mavjud. Ushbu diagramma(13.3-rasm)da reflektometrning asosiy elementlarining o‘zaro ta'siri ko‘rsatilgan.
13.3-rasm. Optik reflektometrning o‘lchash yo‘lining asosiy elementlari.
Birinchi element lazerli LED bo‘lib, kerakli davomiylikdagi (odatda 5 ns dan 20 mks gacha) qisqa prob impulslarini hosil qiladi. Har bir to‘lqin uzunligi uchun reflektor ichida alohida lazerli LED mavjud. Misol uchun, agar reflektometr ikkita to‘lqin uzunligida ishlasa: 1310 nm va 1550 nm, unda ikkita lazerli LED o‘rnatilgan. Ikkinchi element optik splitter bo‘lib, u lazer nurlanishini optik tolaga uzatadi, lekin uni qabul qilgichga kirishiga imkon bermaydi. Splitter, shuningdek, tolada aks ettirilgan yorug'likni ro‘yxatga olish va o‘lchash uchun optik nurlanishni qabul qiluvchiga o‘tishini ta'minlaydi.
Uchinchi element sezgir fotodetektor bo‘lib, zondlovchi yorug'lik pulsi tola bo‘ylab harakatlanayotganda paydo bo‘ladigan barcha ko‘zgularning darajalari va vaqt kechikishlarini aniq o‘lchaydi. Optik reflektorning ikkita eng muhim parametri qabul qiluvchining sifatiga bog'liq: dinamik diapazon va o‘lik zona. Bundan tashqari, qabul qiluvchining sifati o‘lchovning o‘zi to‘g'riligiga bevosita ta'sir qiladi. Barcha uch element OTDR animatsiya orqali qanday ishlashini ko‘rsatadigan ushbu qisqa o‘quv videosiga kiritilgan. Videoda lazerli LED yordamida o‘lchash impulslari qanday hosil bo‘lishi, ular optik ajratgich yordamida asosiy tolaga qanday kirib borishi va turli tolalar bir xilligidan aks ettirilgan teskari impulslar reflektometr fotodetektoriga qanday qaytishi ko‘rsatilgan.
Quyidagi 13.4-rasmda hamma narsa haqiqatda qanday ko‘rinishi ko‘rsatilgan. Bu erda 1310 nm va 1550 nm to‘lqin uzunliklarida ishlaydigan zamonaviy yagona rejimli optik reflektorning asosiy platasi. Ushbu fotosuratda raqamlar reflektometrning uchta asosiy elementini (lazerlar, ajratuvchi va qabul qiluvchi), shuningdek, o‘lchangan tola ulangan uning kirish ulagichini ko‘rsatadi.
13.4-rasm. Optik reflektometrning asosiy platasi. Fotosuratda raqamlar quyidagilarni ko‘rsatadi:
1 - ikkita lazerli LED (har bir to‘lqin uzunligi uchun bittadan); 2 - optik ajratgich; 3 - metall ekran bilan himoyalangan fotodetektor; 4 - optik reflektorning kirish ulagichi.
Shuni yodda tutingki, bitta zondli yorug'lik zarbasidan barcha ko‘zgularni o‘lchash sizga to‘liq refletogramma yaratishga imkon bermaydi. Bitta impulsning kuchi juda kichik va uning ko‘zgularini o‘lchashda katta miqdordagi tasodifiy shovqin qayd etiladi. Shovqin ta'sirini minimallashtirish va toza izni olish uchun bir muncha vaqt, odatda 10 dan 20 soniyagacha o‘lchash kerak. Bu vaqt ichida optik reflektor tolaga minglab zondlovchi yorug'lik impulslarini yuborishga va ularning har birining aksini o‘lchashga muvaffaq bo‘ladi. Shundan so‘ng, u o‘rtacha hisoblashni, tahlil qilishni va natijalarni iz grafigi va grafik ostida joylashgan voqealar jadvali ko‘rinishida ko‘rsatadi.
Masalan, ushbu skrinshot(13.5-rasm)da EXFO MaxTester 720B ixcham reflektor yordamida bajarilgan uzunligi 1,0970 km bo‘lgan bir rejimli tolaning parametrlarini o‘lchash natijasi ko‘rsatilgan. Ushbu tolada sinovdan o‘tgan tolaning boshidan 1,0319 km masofada joylashgan 0,146 dB yo‘qotish bilan yomon ulanish aniqlandi. U refletogrammada №2 hodisa sifatida belgilangan.
13.5-rasm. Uzunligi 1097 metr bo‘lgan bir rejimli tolaning parametrlarini o‘lchash natijasi.
|
| |