Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

1.
|
Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, LV, LV czteropolowych i defibrylujących z systemem zdalnego monitorowania i możliwością wykonania badania MRI
Parametry wymagane
|
Potwierdzenie spełnienia
wymaganych parametrów granicznych
(TAK/NIE)
|
1.1
|
Data produkcji: od III kwartału 2018 r.
|
|
1.2
|
Waga: < 90g
|
|
1.3
|
Czas zachowania sterylność: minimum 12 miesięcy od daty produkcji
|
|
1.4
|
Gniazdo dla elektrod IS-1, DF-1 lub DF-4, gniazdo dla elektrod czteropolowych - na życzenie zamawiającego
|
|
1.5
|
Gwarancja niezawodności działania kardiowertera-defibrylatora, elektrod i trwałość działania (wytrzymałość) baterii: minimum 5 lat
|
|
1.6
|
Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce
|
|
1.7
|
Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym dla elektrod LV zarówno UP jak i BP
|
|
1.8
|
Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym dla elektrod LV czteropolowych
|
|
1.9
|
Dostępne rodzaje stymulacji: DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV
|
|
1.10
|
Częstość programowalnej stymulacji 40–150/min.
|
|
1.11
|
Dostępna amplituda impulsu: 1.2–6.0 V, szerokość impulsu (A/V): 0,5–1,0 ms
|
|
1.12
|
Dostępna czułość przedsionka/komory: 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV
|
|
1.13
|
Możliwośćprogramowania obudowy (active, non active can)
|
|
1.14
|
Terapia ATP dostępna przed i w trakcie ładowania kondensatorów
|
|
1.15
|
Możliwość monitorowanie oporności elektrod
|
|
1.16
|
Algorytmy wspomagające terapię resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji przedsionkowo-komorowej
|
|
1.17
|
Funkcja programowania opóźnienia międzykomorowego (V-V delay) i niezależnego programowania RV i LV
|
|
1.18
|
Możliwość współpracy z funkcją telemonitoringu
|
|
1.19
|
Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
|
|
1.22
|
Możliwość wykonania badania MRI ( 90% urządzeń MRI)
|
|
1.23
|
Dostarczona energia defibrylacji: min 35J już od pierwszej terapi
|
|
1.24
|
Elektrody pokryte powłoką sterydową – wszystkie rodzaje
|
|
1.25
|
Izolacjia elektrod silikonowa lub poliuretanowa
|
|
1.26
|
Fiksacja elektrod: pasywna i aktywna, kształt prosty i J – na życzenie zamawiającego
|
|
1.27
|
Elektrody do lewej komory (LV) typu OTW, min 2 rodzaje
|
|
1.28
|
Dostępne elektrody do LV czteropolowe
|
|
1.29
|
Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej z balonem
|
|
1.3
|
Dostępne różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących – na życzenie zamawiającego
|
|
1.31
|
Elektrody defibrylujace z jednym coilem lub dwoma coilami - na życzenie zamawiającego
|
|
1.32
|
Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne do wyboru na życzenie zamawiającego
|
|
1.33
|
Dostępne elektrody z końcówką DF-1 i DF-4 na życzenie zamawiającego
|
|
1.34
|
Gwarancja: 5 lat
|
|
1.35
|
Cewnik diagnostyczny do zatoki wieńcowej, czterobiegunowy– krzywizna na życzenie zamawiającgo
|
|
1.36
|
Zestaw do wprowadzania elektrod LV do zatoki wieńcowej - min. 6 krzywizn, w tym typu Amplatz – krzywizny dostępne na życzenie zamawiającego
|
|
1.37
|
Czas zachowania sterylności: min 9 miesięcy od daty produkcji
|
|
1.38
|
Elektrody defibrylujące i stymulujące typu pro MRI
|
|