Laboratoriya-4 Raqamli o'lchash asboblaridan multimetr qo’llanish sohalari Raqamli multimetr batareya sinovi 39A

Laboratoriya-4
Raqamli o'lchash asboblaridan multimetr qo’llanish sohalari
Raqamli multimetr batareya sinovi 39A
HP-39A qoʻl raqamli multimetri koʻp qirrali, koʻp diapazonli, raqamli multimetrdan keng foydalanish, ixcham korpus dizayni boʻlib, foydalanuvchi tomonidan olib yurish oson. Hisoblagich AC/DC kuchlanish, AC/DC oqimi, qarshilik, diod sinovini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin.
Multimetr nozik o'lchami, portativligi, barqaror ishlashi va tushishiga qarshi{0}}qobiliyati bilan ajralib turadi. Balandligi 25 mm bo'lgan 2000 raqamli LCD monitordan foydalanib, ular aniq o'qishni taklif qiladi. Umumiy sxema dizayni katta{3}}miqyosli IC A/D konvertorlari bilan birgalikda va haddan tashqari{4}}yuklanishdan himoya qilish sxemalarida markazlashtirilganligi sababli, hisoblagichlar qulay yordamchi asbob sifatida mukammal ishlash va ajoyib yasash imkonini beradi. Hisoblagichlar doimiy va o'zgaruvchan tok kuchlanishini, doimiy va o'zgaruvchan tokni, qarshilikni, batareyani sinovdan o'tkazishni, musbat diyot kuchlanishining pasayishini va ovozli uzluksizlikni o'lchash uchun ishlatilishi mumkin. Agar uskuna ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanmagan tarzda ishlatilsa, uskuna tomonidan taqdim etilgan himoya buzilishi mumkin.
Mahsulot spetsifikatsiyasi:
Model
|
HP-39A
|
Qarshilik oralig'ini o'lchash
|
200Ω-20MΩ
|
AC kuchlanish diapazoni
|
2V~300V
|
DC kuchlanish diapazoni
|
200mV ~ 300V
|
AC oqim diapazoni
|
200UA ~ 10A
|
DC oqim diapazoni
|
200UA ~ 10A
|
Harorat oralig'ini o'lchash
|
-20 ~ 1000 daraja
|
Ishlash harorati
|
0~40 daraja
|
Hajmi
|
150 * 100 * 36 mm
|
Diyot sinovi
|
HA
|
Davomiylik signali
|
HA
|
Ma'lumotlarni saqlash
|
HA
|
MAX/MIN
|
HA
|
Orqa yorug'lik
|
HA
|
Avtomatik o'chirish
|
HA
|
Og'irligi
|
250g
|
Batareya sinovi
|
1.5V/9V
|
Displey
|
1999
|
Xizmat
Agar sim ochiq bo'lsa, siz sinov simlarini almashtirishingiz kerak va simlarni kelib chiqishi bilan bir xil xususiyatlarga ega bo'lishingiz kerak.
Tozalash uchun faqat nam mato yoki oz miqdorda detarjan foydalaning, ammo kimyoviy eritmadan foydalaning.
Orqa qopqoq to'g'ri yopilmasdan va vint bilan mahkamlanmaguncha hisoblagichdan foydalanmang. Har qanday anormallik bo'lsa, darhol ishlashni to'xtating va hisoblagichni texnik xizmat ko'rsatishga yuboring.
Iltimos, uzoq vaqt foydalanmasangiz, batareyani chiqarib oling.
Multimetr
Raqamli multimetr batareyasi sinovi
Multimetr amaliy va{0}}oʻrganish oson{1}}sinov vositasidir. Multimetrlar ko'rsatkichli va raqamli multimetrlarga bo'linadi. Raqamli multimetrlar mukammal ishlash va arzon narx tufayli tezda mashhur bo'ldi. Ko'rsatkich o'lchagichning funktsiyasidan tashqari, raqamli multimetr ham sig'im, chastota, harorat va boshqalarni o'lchash uchun ishlatilishi mumkin; va u foydalanish uchun qulayroq bo'lgan raqamli o'qishni ko'rsatadi.
Raqamli multimetr diodlarni, to'g'rilash diodlarini o'lchashi mumkin ... O'lchashda sinov o'tkazgichlarining holati kuchlanish o'lchovi bilan bir xil bo'ladi va tugma diod holatiga aylanadi; qizil sinov simi diyotning musbat elektrodiga ulangan va qora sinov simi salbiy elektrodga ulangan va bu vaqtda diyotning oldinga tushish kuchlanishi ko'rsatiladi. Germaniy diodlarining kuchlanish pasayishi taxminan {0}},15-0,3V, kremniyli diodlar taxminan 0,5-0,7V, yorug'lik chiqaruvchi diodlar esa 1,8-2,3V atrofida. Sinov simlarini almashtiring, displeyda "1." ko'rsatiladi, bu normaldir, chunki diodaning teskari qarshiligi juda katta, aks holda trubka buzilgan.
Bundan tashqari, multimetr shuningdek, sig'im va triodni o'lchash kabi funktsiyalarga ega. Asboblar va jihozlarga texnik xizmat ko'rsatishda, agar biz multimetrdan mohirona foydalana olsak, biz asbobning xatosini o'z vaqtida hukm qilishimiz va texnik xizmat ko'rsatish ishlarida elektron asboblar va jihozlarning rolini to'liq o'ynashimiz mumkin.
|