E1 Technická specifikace pro výběrové řízení na titrační přístroj pro stanovení vody podle Karl Fischera

Příloha č. 2
Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace „Přístroje pro palivářské, elektrochemické a termické analýzy pro projekt UniCRE“
E1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na titrační přístroj pro stanovení vody podle Karl Fischera
Popis systému:
Titrátor splňující podmínky pro metodu stanovení vody coulometricky/microcoulometricky podle Karl Fischera v kapalných ropných uhlovodících podle ASTM D4928, D6304.
Technické požadavky na přístroj:
Požadavky
|
Vyjádření uchazeče
|
Možnost stanovení vody v surové ropě, kapalných ropných výrobcích, uhlovodíkových rozpouštědlech a kapalinách s obsahem karbonylových skupin
|
|
Měřící rozsah minimálně 1 ppm až cca 5 % obsahu vody
|
|
Zobrazování titrace v reálném čase (grafický displej), ukládání metod, statistické zpracování výsledků
|
|
PC se softwarem, umožňujícím řízení jednotky a vyhodnocení a statistické zpracování naměřených dat a jejich zálohování v PC i na síti.
|
|
Použít stejný PC a software jako v bodě 4 i pro řízení systému E2 (bromový index, voda volumetricky)
|
|
Generační cely s diafragmou i bez diafragmy
|
|
Flexibilní metoda umožňující sérii vzorků se statistikou
|
|
Výsledek v ppm, %, mg, µg, mg/l
|
|
Referenční materiál s obsahem 100 a 1000 ppm vody, např. 10 x cca 5 ml
|
|
Ověření činnosti přístroje
Uchazeč dodá v rámci VŘ hodnoty stanovení obsahu vody, změřené pro CRM s certifikovaným obsahem 90 - 110 ppm. Bude provedeno 5 opakovaných měření. Jednotlivá měření budou na sebe bezprostředně navazovat. Výsledky uchazeč dodá ve formě excelovské tabulky, ve které bude uvedeno:
Certifikovaná hodnota obsahu vody
Stanovená hodnota obsahu vody ze všech 5 opakovaných měření uvedená na 1 desetinné místo
Opakovatelnost měření obsahu vody vyjádřená pomocí RSD %, vypočítaná na 1 desetinné místo
Diference všech naměřených hodnot (v absolutní hodnotě) oproti certifikované hodnotě a jejich součet.
Měření obsahu vody bude provedeno na nabízeném typu zařízení. Kromě tabulky budou dodána i primární data v tištěné nebo elektronické podobě, z nichž bude patrné, kdy byla měření provedena.
Spotřební materiál - dodat v rámci VŘ současně s přístrojem:
Kromě standardně dodávaného materiálu s přístrojem také balík spotřebního materiálu, zajišťující běžný jednosměnný provoz na 3 roky.
Hodnocení:
V první fázi se budou hodnotit kritéria uvedená v následující tabulce:
|
Ukazatel
|
Váha
|
Popis hodnocení
|
B3
|
Suma absolutních hodnot diferencí naměřené a certifikované hodnoty obsahu vody pro CRM
|
60 %
|
Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.
|
B4
|
Hodnota opakovatelnosti z 5 měření obsahu vody v CRM
|
40 %
|
Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.
|
V druhé fázi se posoudí splnění požadavků z bodu 1. Při tom se získá koeficient, kterým se budou násobit počty bodů získané v první fázi.
Splnění všech požadavků – koeficient 1,0
Nesplnění jednoho požadavku – koeficient 0,9
Nesplnění dvou požadavků – koeficient 0,7
Nesplnění 3 a více požadavků – koeficient 0,0
V třetí fázi se bodová hodnota jednotlivých nabídek vydělí hodnotou nejlepší nabídky a vynásobí 100, čímž se získá se číselná hodnota pro tento přístroj.
Po instalaci:
U dodaného přístroje uchazeč předvede opakované (5 x) stanovení obsahu vody u vybraného vzorku oleje.
Pro CRM se 100 ppm vody zopakuje uchazeč stejné hodnoty, jako dodal do VŘ v rámci bodu 2, nebo horší o maximálně 10 %.
E2 - Technická specifikace pro výběrové řízení na kombinovaný titrační přístroj pro stanovení bromového indexu a vody
Popis systému:
Titrátor splňující podmínky pro coulometrické stanovení bromového indexu ropných frakcí coulometricky ASTM D2710, ASTM D1159 a stanovení vyšších obsahů vody volumetricky ASTM D 4377
Technické požadavky na přístroj:
Požadavky
|
Vyjádření uchazeče
|
Možnost stanovení vody v surové ropě, kapalných ropných výrobcích, biopalivech
|
|
Měřící rozsah minimálně 1 % až cca 100 % obsahu vody
|
|
Měřicí rozsah pro bromový index minimálně 10 – 1000 mg Br/100g vzorku
|
|
Zobrazování titrace v reálném čase (grafický displej), ukládání metod, statistické zpracování výsledků
|
|
PC se softwarem, umožňujícím ovládání přístrojů E1 i E2, vyhodnocení a statistické zpracování naměřených dat a jejich zálohování v PC i na síti.
|
|
Pro bromový index generační cela s diafragmou
|
|
Flexibilní metoda umožňující sérii vzorků se statistikou
|
|
Výsledek v ppm, %, mg, µg, mg/l
|
|
Referenční materiál s bromovým indexem cca 100 a 1000 mg Br/100g
|
|
Referenční materiál s obsahem vody cca 1 %
|
|
Ověření činnosti přístroje
Uchazeč dodá v rámci VŘ hodnoty bromového indexu, změřené pro standardní materiál s BI cca 100. Bude provedeno 5 stanovení s odstupem 10 min mezi jednotlivými měřeními. Výsledky uchazeč dodá ve formě excelovské tabulky, ve které bude uvedeno:
Certifikovaná hodnota bromového indexu
Bromový index ze všech 5 opakovaných měření
Opakovatelnost vypočítaná pro 5 měření bromového indexu, vyjádřená pomocí RSD %, vypočítaná na 1 desetinné místo
Diference všech naměřených hodnot bromového indexu (v absolutní hodnotě) oproti hodnotě bromového indexu referenčního materiálu a jejich celkový součet.
Měření bromového indexu a obsahu vody bude provedeno na nabízeném typu přístroje. Kromě tabulky budou dodána i primární data v tištěné nebo elektronické podobě, z nichž bude patrné, kdy byla měření provedena.
Spotřební materiál - dodat v rámci VŘ současně s přístrojem:
Kromě standardně dodávaného materiálu s přístrojem také balík spotřebního materiálu, zajišťující běžný jednosměnný provoz na 3 roky.
Hodnocení:
V první fázi se budou hodnotit kritéria uvedená v následující tabulce:
|
Ukazatel
|
Váha
|
Popis hodnocení
|
B5
|
Suma absolutních hodnot diferencí naměřené a certifikované hodnoty bromového indexu ze všech 5 měření
|
60 %
|
Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.
|
B6
|
Hodnota opakovatelnosti z 5 měření bromového indexu v referenčním materiálu
|
40 %
|
Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě.
|
V druhé fázi se posoudí splnění požadavků z bodu 1. Při tom se získá koeficient, kterým se budou násobit počty bodů získané v první fázi.
Splnění všech požadavků – koeficient 1,0
Nesplnění jednoho požadavku – koeficient 0,9
Nesplnění dvou požadavků – koeficient 0,7
Nesplnění 3 a více požadavků – koeficient 0,0
V třetí fázi se bodová hodnota jednotlivých nabídek vydělí hodnotou nejlepší nabídky a vynásobí 100 a získá se číselná hodnota pro tento přístroj.
Po instalaci
Uchazeč na vzorku referenčního materiálu musí zopakovat stejné hodnoty dodané v rámci bodu 2 technické specifikace, nebo horší maximálně o 10 %.
E3 - Technická specifikace pro výběrové řízení na voltametrický analyzátor - polarograf
Popis systému:
Analyzátor umožňující:
polarografická a voltampéromentická měření ve vodných i bezvodých elektrolytech
práci s elektrodami: rtuťová kapková elektroda a rotační disková elektroda včetně řídicího počítače a softwaru.
Technické požadavky na přístroj:
Požadavky
|
Vyjádření uchazeče
|
Rtuťová kapková elektroda umožňující pracovat jak v režimu DME (rtuťová odkapávající elektroda), tak i HMDE (visící rtuťová kapková elektroda).
|
|
Polarografické a voltametrické techniky polarizace pracovní elektrody: DC (klasická, „stejnosměrná“), DP (diferenční pulzní), případně NP (normální pulzní).
|
|
Metody měření: přímá polarografie (voltametrie), anodická a katodická stripping voltametrie.
|
|
Použitelný rozsah potenciálů: -4V až +4V
|
|
Proudový rozsah: minimálně od ± 1nA do ± 10A
|
|
Možnost naprogramovat a uložit do paměti minimálně 30 analytických metod
|
|
Řídicí PC s příslušným softwarem – řízení požadovaných analytických technik, zpracování dat, archivace dat v PC a na síti, tisk výsledků a křivek z měření.
|
|
Možnost regulace úhlové rychlosti RDE (rotační diskové elektrody)
|
|
Řízení rtuťové kapkové elektrody (nejlépe pneumatické)
|
|
Kvalitní návod k obsluze jak k přístroji, tak k softwaru v angličtině, včetně českého překladu.
|
|
Ověření činnosti přístroje
Uchazeč dodá v rámci VŘ údaje o opakovatelnosti analytického signálu (vyjádřené formou RSD%) z 10 stanovení olovnatých iontů ve vodě o koncentracích 10-9 mol/l v technice anodické stripping voltametrie s použitím visící rtuťové kapkové elektrody (HMDE) a 10-4 mol/l s použitím techniky diferenční pulzní polarografie a elektrody DME. Měření budou provedena s odstupem 10 minut mezi jednotlivými měřeními. Uchazeč současně dodá i primární data v tištěné nebo elektronické podobě s údaji o datu a času měření. Výsledky budou dodány ve formě tabulky, ve které budou uvedena všechna naměřená data a relativní směrodatná odchylka, vypočítaná na 1 desetinné místo.
Spotřební materiál – dodat v rámci VŘ současně s přístrojem
Kromě standardně dodávaného spotřebního materiálu dodá uchazeč balík spotřebního materiálu, zajišťující běžný jednosměnný provoz přístroje (vytížení na 30 %) na 3 roky a navíc níže uvedené položkyy:
Víceúčelová rtuťová kapková elektroda: 1 ks
Polarografické kapiláry: 10 ks
Polarografické kapiláry silanizované: 10 ks
Referentní Ag/AgCl elektroda: 2 ks
Elektrolytický můstek pro referentní elektrodu: 2 ks
Tělo pomocné elektrody: 2 ks
Pomocná elektroda Pt: 1 ks
Pomocná elektroda GC (glassy carbon, skelný uhlík): 1 ks
Rotační disková elektroda /RDE/ (tělo): 2 ks
RDE - GC disk: 2 ks
RDE - Au disk: 2 ks
RDE – Ag disk: 2 ks
Hodnocení technické úrovně:
V první fázi se budou hodnotit kritéria uvedená v následující tabulce:
|
Ukazatel
|
Váha
|
Popis hodnocení
|
B1
|
Opakovatelnost výsledků měření technikou DME
|
50 %
|
Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě opakovatelnosti
|
B2
|
Opakovatelnost výsledků měření technikou HMDE
|
50 %
|
Na základě dodaných hodnot, porovnáním vzhledem k nejnižší hodnotě opakovatelnosti
|
V druhé fázi se posoudí splnění požadavků z bodu 1. Při tom se získá koeficient, kterým se budou násobit počty bodů získané v první fázi.
Splnění všech požadavků – koeficient 1,0
Nesplnění jednoho požadavku – koeficient 0,9
Nesplnění dvou požadavků – koeficient 0,7
Nesplnění 3 a více požadavků – koeficient 0,0
V třetí fázi se bodová hodnota jednotlivých nabídek vydělí hodnotou nejlepší nabídky a vynásobí 100, čímž se získá výsledná bodová hodnota daného přístroje.
Po instalaci:
Předvedení funkce přístroje na vzorku v anorganickém elektrolytu (Pb2+ v 0,1M HCl) a organickém elektrolytu (elementární síra v acetátovém pufru o rozpouštědlu methanol-toluen 1:1)
Zopakování stejných hodnot opakovatelnosti pro stanovení Pb2+ iontů, dodaných v rámci VŘ, nebo horších o maximálně o 10%.
|