-rasm. Zichlik o'lchagichning tasnifi

|
-rasm. Zichlik o'lchagichning tasnifiBog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org3.2.1-rasm. Zichlik o'lchagichning tasnifi
Boshqa usullar guruhida suyuqlik egallagan hajmni bilish shart emas, lekin suyuqlikning u yoki bu jismoniy parametrlari o'lchanadi, bu zichlikka funktsional jihatdan bevosita bog'liqdir. Usullarning birinchi guruhiga kiruvchi zichlik o'lchagichlari ishlash printsipiga ko'ra float, massa, gidrostatik va tebranishlarga bo'linadi. Shunga ko'ra, suyuqlikning zichligini o'lchash usullarining ikkinchi guruhi radioaktiv va ultratovushli nurlanishdan foydalanadigan zichlik o'lchagichlarni o'z ichiga oladi.
3.3. Vibratsiyali zichlik o'lchagichlari
Vibratsiyali zichlik o'lchagich - boshqariladigan muhitning zichlik qiymatini analog yoki raqamli elektr signaliga aylantirish uchun mo'ljallangan qurilma.
Vibratsiyali zichlik o'lchagichlarning ishlash printsipi
Sensor muhitiga tebranuvchi tyuning shaklida botirilishi tizimga biriktirilgan massa qo'shilishiga va uning rezonans chastotasining o'zgarishiga olib keladi. Tyuning vilkalarining chastotali og'ishi o'rganilayotgan muhitning zichligiga proportsionaldir.
Turli xil ishlash printsiplariga ega bo'lgan densitometr dizaynlarining ko'p turlari mavjud. Biroq, ularning har biri etarli darajada yuqori metrologik ko'rsatkichlar, katta o'lchamlar va og'irliklar, ishonchlilik darajasi, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish, metrologik ko'rsatkichlar darajasi va boshqalar bilan bog'liq bir qator kamchiliklarga ega. Eng ko'p ishlatiladigan vibratsiyali oqim o'lchagich zichlik o'lchagichlari. In-line tebranish densitometrlari sinfiga o'lchash asboblari kiradi, ularning printsipi sezgir elementning elastik egilish tebranishlari parametrlari va unga joylashtirilgan o'rganilayotgan moddaning zichligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga asoslangan. Hozirgi vaqtda tebranish zichligi o'lchagichlari sinfini rivojlantirishga, ularning konstruktsiyalarini va parametrlarini elektron qayta ishlash usullarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda, bu ularning o'xshash qurilmalarga nisbatan bir qator afzalliklari bilan bog'liq.
Ishlash printsipiga ko'ra, tebranish zichligi o'lchagichlari ikki sinfga bo'linadi:
1) Amplitudali zichlik o'lchagichlari. Bunday holda, zichlik o'lchovi rezonans chastotasidagi sezgir elementning (rezonator) tebranish amplitudasining kattaligi hisoblanadi. Zichlik o'zgarganda, rezonansdan og'ish paydo bo'ladi, bu ham tebranishlar amplitudasining o'zgarishiga olib keladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, rezonatorning tebranish amplitudasi, bu holda, uning mexanik parametrlariga qo'shimcha ravishda, bir qator boshqa omillar bilan belgilanadi: puls kuchi, moddaning oqim tezligi va boshqalar. Bu ushbu zichlik o'lchagichlar guruhining metrologik xususiyatlariga cheklovlar qo'yadi;
2) chastota zichligi o'lchagichlari. Ular moddaning zichligi bilan funktsional munosabatga ega bo'lgan sezgir elementning tabiiy tebranishlarining chastotasini o'lchaydilar. Sensor elementi qo'zg'alish tizimi va qayta aloqa tizimi bilan birgalikda o'ziga xos elektromexanik generatorni tashkil qiladi. Shuning uchun o'lchangan tebranish chastotasi faqat sezgir elementning mexanik parametrlariga bog'liq, ya'ni. rezonatorning shakli, uning o'lchamlari, elastiklik moduli, rezonatorning massasi, shuningdek undagi suyuqlik. Chastota printsipi bo'yicha ishlaydigan zichlik konvertorlari amplituda printsipi bo'yicha ishlaydigan zichlik o'lchagichlarga nisbatan yuqori metrologik xususiyatlarga ega.
Bundan tashqari, chastotani o'lchash usuli bilan olingan ishchi ma'lumotlar ularni keyingi qayta ishlash uchun qulayroqdir, bu chastota zichligi o'lchagichlarining dizayn va operatsion parametrlari bo'yicha amplitudalilardan ustunligini ko'rsatadi.
Zichlik chastotasi konvertorlarining keng tarqalganligini tushuntiruvchi asosiy afzallik - bu yuqori o'lchov aniqligi, tizimning sezgirligi va ishonchliligi, suyuqlikning zichligini to'g'ridan-to'g'ri chastotali chiqish signaliga aylantirish, shuningdek, ushbu usuldan keng ko'lamda foydalanish imkoniyati. boshqariladigan suyuqlik muhitining turli sinflari uchun bosim diapazoni. Albatta, zichlikning chastota konvertorlari, shuningdek, sezgir elementning ichki qismining maydoni, kalibrlash shkalasining chiziqli bo'lmaganligi bilan belgilanadigan moddaning cheklangan ruxsat etilgan oqim tezligi shaklida bir qator kamchiliklarga ega. , shuningdek, harorat va bosim kabi parametrlarning qurilma ko'rsatkichlariga ta'sirini qoplash zarurati.
Elektromagnit va mexanik rezonatorlar tebranish zichligi konvertorlarining sezgir elementlari bo'lishi mumkin. Ikkinchisini tebranuvchi silindr, novda, arqon, plastinka, vilka va boshqalar shaklida ko'rsatish mumkin. Ma'lumki, mexanik rezonatorning Q omili elektromagnitga qaraganda ancha yuqori. Sifat omili, o'z navbatida, o'lchovlarning aniqligi va sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun aynan elektromexanik rezonatorlar ancha keng tarqalgan.
катушка индуктивности
|
o'tkazgich
|
конденсатор
|
kondansatkich
|
изображение на принципиальных схемах
|
sxematik diagrammasi
|
|
| |