#1$2K3+4 Inhalt

#1$2K3+4 Inhalt
Das Programm LTC1291 dient zur Demonstration des 2fach 12-bit-ADU am Druckerport eines PCs sowie zur praktischen Messdatenerfassung damit.
Es unterstützt Zweikanalbetrieb, eine lineare Skalierung, frei wählbare Einheiten (die in der Unicode-Version auch Sonderzeichen wie W umfasst) sowie ein ausreichendes DDE-Interface.
Eingebaute Unterstützung des direkten Portzugriffs unter NT-basierten Systemen vereinfacht die Verwendung dieses Programms unter NT/2K/XP. Es sind Administratorrechte erforderlich!
Einführung, SchaltungA
Druckerport-DialogPortDlg
Koeffizienten-DialogKoeffDlg
DDEDde
h#s © Technische Universität Chemnitz, Fachbereich Mess- und Sensortechnik, 08/04
#5$6K7+8 Einführung in die Software
Mindestanforderung:
· Windows 3.1 mit Win32s; Windows 9x,Me; Windows NT 3.51 oder höher, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 (ungetestet).
· Eine freie parallele Schnittstelle (Druckerport).
· Administrator-Rechte (NT-basierte Systeme). Zum Betrieb genügen normale Rechte, wenn der Treiber durch einmaligen Aufruf des Programms installiert wurde.
· Das Programm ist nicht mehrbenutzer-fähig! (Betrifft Windows XP: Bitte nur 1x starten!)
Inhalt der ZIP-Datei:
Das Programmpaket besteht aus:
LTC1291.EXE 32-bit-Programm, auch unter Win32s (Windows 3.x) lauffähig
LTC1291W.EXE Unicode-Version, nur unter NT-basierten Systemen lauffähig. Von Vorteil ist, dass Sonderzeichen als Einheit verarbeitet werden können.
LTC1291.HLP Diese Hilfedatei
PORTTALK.SYS Treiberdatei für direkten Portzugriff unter NT-basierten Systemen. Der Treiber wird automatisch geladen; zur Installation sind Administratorrechte erforderlich!
ltc1291.c Quelltext Hauptprogramm (klassische Win32-API, Dialogbox als Hauptfenster)
allowio.c, allowio.h Quelltext für Verwendung von porttalk.sys
wutils.c, wutils.h Quelltext für wiederkehrende h#s-Funktionen
ltc1291.rc, ltc1291.ico Ressourcen-Quelle (erstellt mit Resource Workshop 3.5)
ltc1291.hpj, ltc1291.rtf Hilfe-Quelle (erstellt mit WinWord 2.0, übersetzen mit rtfmod -e und hcp)
ltc1291.dsp Projektdatei für Visual C++ 6.0
ltc1291.ide Projektdatei für Borland C++ 5.0
Schaltplan:
Die Anschlussbelegung ist auch tabellarisch im Druckerport-Dialog ersichtlich!
Betriebsweise:
Die Software fragt zyklisch, per Windows-Zeitgeber (ungenau!), den Wert beider A/D-Wandler ab und stellt diesen, ggf. umgerechnet und mit Einheit, dar.
Die Abfrage erfolgt stets mit MSB zuerst (fest programmiert).
Der Power-Down-Betrieb des Schaltkreises (siehe Datenblatt) wird zurzeit nicht benutzt.
#9$10K11+12 Druckerport-Dialog
Hier stellen Sie folgendes ein:
Druckerport:
Weil es keinen gängigen Weg gibt, die Portadresse abzufragen, müssen Sie als Anwender die Adresse Ihres Druckerports kennen, siehe BIOS-Setup.
Standard: LPT1 (0x378), stimmt beinahe immer.
K13Abfragehäufigkeit:
Millisekunden zwischen zwei A/D-Wandler-Abfragen. Kleine Werte erhöhen die Rechnerbelastung. Weniger als 50 ms wird von Windows ohnehin ignoriert.
Standard: 1000, also 1 Sekunde.
Zuordnung:
Hiermit können Sie die Schaltung aufbauen oder kontrollieren.
Achtung:
Es wird nicht automatisch gespeichert, aus Sicherheit vor Spielmätzen. Das Speichern dieser Einstellungen erfolgt mit dem entsprechenden Menüpunkt.
#14$15K16+17 Koeffizienten-Dialog
Folgende Punkte, getrennt für jeden Kanal:
K18Skalierung:
Faktor für den A/D-Wert (der seinerseits zwischen 0 für 0 V und 4095 für 5 V liegt).
Bei der Eingabe sind Komma und Punkt als Dezimaltrenner erlaubt.
Standard: 1, also 1:1.
Beispiel: 0,001221 = 5/4096, zur Anzeige der Spannung in Volt, vorausgesetzt, die Betriebs- und Referenzspannung beträgt exakt 5 V.
K19Offset (Nullverschiebung):
Subtrahend für den skalierten A/D-Wert. Also mit Einheit denken!
Bei der Eingabe sind Komma und Punkt als Dezimaltrenner erlaubt.
Standard: 0, keine Nullverschiebung.
Beispiel: 0,0006105 = 2,5/4096, zur Anzeige von Null bei anliegender Spannung von 2,5 V bei obiger Beispiel-Skalierung.
K20Kommastellen:
Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen. (Angezeigt wird Komma oder Punkt je nach Systemsteuerung.)
Standard: 0, keine Nachkommastellen.
Beispiel: 3 als sinnvolles Maß für o. g. Beispiel. Bitte maßvoll je nach Skalierung wählen! Max. 6 ist erlaubt.
K21Einheit:
Anzuzeigende Einheit (beliebige Zeichenkette aus max. 8 Zeichen).
Die Anzeige ist auf den Windows-Zeichensatz begrenzt (ANSI-Version LTC1291.EXE).
Mit der Unicode-Version LTC1291W.EXE können alle im Times-Font verfügbaren Zeichen dargestellt werden, wer will/kann, auch chinesisch.
Standard: keine Einheit.
Beispiel: V (für Volt). Bei tausendfacher Skalierung auch mV (Millivolt).
K22Differenziell:
Anzuzeigende Einheit (beliebige Zeichenkette aus max. 8 Zeichen).
Standard: aus.
Beispiel: ein für differenziellen Betrieb. Siehe Datenblatt. Die zweite Anzeige ist dann ziemlich sinnlos.
Achtung:
Es wird nicht automatisch gespeichert, aus Sicherheit vor Spielmätzen. Das Speichern dieser Einstellungen erfolgt mit dem entsprechenden Menüpunkt.
#23$24K25+26 DDE
Das Programm unterstützt nur REQUEST (Abfrage) und ADVISE (automatische Benachrichtigung bei Veränderung) für folgende Variablen:
· Service (Application): LTC1291
· Thema (Topic): LTC1291
· Element (Item): 0 (Kanal 0)
· Element (Item): 1 (Kanal 1)
Bei aktiver ADVISE-Schleife wird das sonst blau unterlegte Ausgabefeld gelb unterlegt („Haftmannsche Gelbsucht“).
Hinweis:
Benutzen Sie ein geeignetes DDE-Log-Programm als Datenlogger. Sehr simpel in HP VEE oder LabView realisierbar, etwas komplizierter in VC oder VBA.
|