Sathni uzluksiz o‘lchash uchun LMC seriyadagi мagnitli cho‘ktiriladigan zondlar

|
Sathni uzluksiz o‘lchash uchun LMC seriyadagi мagnitli cho‘ktiriladigan zondlar
|
bet | 7/7 | Sana | 25.05.2024 | Hajmi | 0,78 Mb. | | #253555 |
Bog'liq satx Sathni uzluksiz o‘lchash uchun LMC seriyadagi мagnitli cho‘ktiriladigan zondlar
Magnitli cho‘ktiriladigan zondlarni qo‘llashga asoslangan sathni uzluksiz o‘lchash usulining asosiy printsipini LMC8S3- G6S-I-Ex immersion zond ishlashi misolida ko‘ramiz (8.11 – rasm).
shuningdek bosim, harorat va zichlikka bog‘liq emas.
Zond po‘kagida o‘rnatilgan doimiy magnit yo‘naltiruvchi quvurda o‘rnatilgan germetiklangan magnit bilan boshqariladigan kontaktlarning ishlab ketishini keltirib chiqaradi. Bu kontaktlar ishlab ketganda yo‘naltiruvchi quvur ichidagi ketma-ket qo‘shilgan rezistorlar o‘rtasida qo‘shiladi; shunday qilib po‘kak ko‘chganda zondning ruhsat etuvchi qobiliyatiga bog‘liq qarshilikning umumiy qiymati uzluksiz o‘zgaradi. O‘lchash aniqligi muhitning elektr xususiyatiga,
– rasm. LMC8S3-G6S-I-
Ex sathni uzluksiz o‘lchash uchun magnitli cho‘ktiriladigan zondning tashqi ko‘rinishi
materiallari ishlatiladi.
Zondlarning modifikatsiyalari plastik yoki zanglamaydigan po‘latdan yasalgan korpuslarda, portlashdan himoyalangan bajarilishda (portlashdan himoyalangan rusumlanishi EEx ia IIC T6), shar ko‘rinishidagi yoki silindrik po‘kaklar bilan keltiriladi. Yo‘naltiruvchi quvurning maksimal uzunligi 3 metrga yetadi. Qurilma chiqishi – 2 – o‘tkazgichli tokli (4…20 mA) yoki 3 – o‘tkazgichli potensiometrga ulash uchun (40 kOm). Zondni o‘rnatishda rezbali birikmalar G 1½ʺ yoki G 2ʺ A ishlatiladi (8.12– rasm). Rezbali birikma o‘rnida zanglamaydigan po‘lat yoki polipropilen yoki polivinilidenftorid (moy, surkov, kislota, ishqor va eritmalar ta’siriga chidamli)
– rasm.
Magnitli cho‘ktiriladigan zondlarning o‘rnatiladigan o‘lchamlari
Magnitli cho‘ktiriladigan zondlarning asosiy texnik ma’lumotlari
Ruhsat etilgan chegarasi: 8 mm. dan (12 mm, 16 mm). Nazorat qilinayotgan suyuqlikning ruhsat etilgan harorati: – 20…+120°C.
Ishchi bosim: 3 bar. gacha (plastikli modifikatsiya), 16 bar.
gacha (zanglamaydigan po‘latdan yasalgan modifikatsiya).
O‘lchanayotgan modda zichligi: kamida 0,6 g/cm3.
Asosiy afzalliklari:
ishlash printsipi oddiy;
murakkab bo‘lmagan montaj;
hech qanday texnik xizmat ko‘rsatishga muhtoj emas;
o‘rnatish joyida rostlash talab etilmaydi.
Kamchiliklari:
–ko‘tarish kuchi po‘kak o‘lchamiga bog‘liq;
–ishlab ketish nuqtasiga mos sathning haqiqiy holati turli zichlikdagi moddalarga turlicha;
yo‘naltiruvchi quvurning maksimal uzunligi ko‘pi bilan 3 m;
–o‘lchanayotgan muhitning minimal zichligi 0,6 g/cm3 ga teng;
–faqat tozalangan suyuqliklarda ishlatish mumkin.
Sathni nazorat qilish usullari ba’zi manbalar ma’lumoti ularning tarqalish darajasi bo‘yicha foiz nisbatida taxminan quyidagicha baholanadi:
po‘kakli – 24%,
vibratsion – 21%,
gidrostatik – 20%,
konduktometrik – 5%,
sig‘imli – 15%,
signal o‘tish vaqtini o‘lchash asosida – 15%.
Ko‘p hollarda suyuq materiallar sathini o‘lchashga to‘g‘ri keladi: 82% holat suyuq materiallar, qolgan 18% sochiluvchan materiallarga to‘g‘ri keladi; bunda so‘ngi yillarda signallarning o‘tish vaqtini o‘lchash usullarini (ultratovushli va yo‘naltirilgan mikroto‘lqinli nurlanish) ishlatish ulushi jadal o‘smoqda.
Sathni nazorat qilish vositasi ishlab chiqarishni avtomatlashtirish tizimining (8.13 – rasm) bir qismi bo‘lib, sifati sezilarli darajada ushbu tizimlarning samaradorligini aniqlaydi.
Turli fizik printsiplar asosida yaratilgan Pepperl+Fuchs firmasining sath o‘lchagichlari aniq metrologik ko‘rsatkichlari, ekspluatatsion ishonchliligi bilan tavsiflanadi, shuningdek ularni raqamli kommunikatsion sanoat tarmog‘i bilan bog‘lash imkoniyati bo‘lib, ko‘rsatkichlarni masofadan rostlashni amalga oshirish, o‘lchangan axborotlarni oldindan hisoblab ishlov berishni o‘tkazish, zamonaviy avtomatlashtirish vositalari bilan axborotli o‘zaro harakatni tashkil etish imkonini beradi.
– rasm. Texnologik jarayonni avtomatik boshqarish
tizimida sathni nazorat qilish vositalarini qollashning funktsional- texnologik sxemasi.
E’TIBORLARINGIZ UCHUN RAHMAT !
|
| |