Belgilash va muhrlash - Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

|
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
|
bet | 6/10 | Sana | 26.05.2024 | Hajmi | 2,2 Mb. | | #254290 |
Bog'liq var.ru.uzBelgilash va muhrlash
Belgilash
Elektron blokning eski panelda mavjud:
− ishlab chiqarishning tovar belgisi;
− densitometrning belgisi.
Elektron blokning orqa panelida, plastinkada ishlangan:
− ishlab chiqarishning tovar belgisi;
− densitometrning belgisi;
− turini boshqa belgisi;
− seriya, ishlab chiqarish oyi va yili.
Boshqarish ishlariga ko'ra yordam.
Muhrlash
Plastik materialgashtamp qo'llash orqali orqali/kalibrlash yuklanish bo'lsa, zich o'lchagich muhrlanadi. Yopish joyi elektron blokning o'ng tomonida vint uchun chuqurchadir. Ishlayotgan muhrlarning qabul densitometrning ishlamay qolishida shikoyatlarni qabul qilish uchun zaruriy shartdir.
Paket
Tashish vaqtida zichlik o'lchagich va aksessuarlar to'plamidagi to'plami70 ta'minlash uchunOST 2310 bo'yicha KU-1 toifasi havo pufakchasidan tuzilgan amortizatsiyaga ega bo'lgan saqlash saqlanishi qo'shimcha polietilen plyonka. Qadoqlash GOST 14192 ga paydo bo'lishi.
O'lchov xavfsizligini ta'minlash uchun o'lchovlarni o'tkazishdan oldin sensorning tekshiruvi va asfalt-beton namlikni olib tashlash kerak. Agarlikni namlik bo'lsa, zich o'lchashning ishonchliligi pasayadi. Agar namlik o'lchagich 90% ga yaqin namlikni ko'rsatsa, o'lchangan zichlikdan haqiqiy darajada farq qiladi.
Qoplamada namlikning haddan tashqari to'planishiga (ko'rsatilgan o'lchovlarni o'tkazish to'lanadi.
Issiq asfalt bilan ishlaganda (sirt harorati 50 ° C dan yuqori), sensorning haddan tashqari qizib ketishiga yo'l qo'ymang. Zichlik o'lchagichni faqat o'lchovlar uchun issiqlik asfaltga o'rnatish kerak.
3-rasm - Qoplama materiali birhil bo'lishi sharti, har xil chuqurlikdagi o'lchangan narxga muvofiq bilanning hissasi.
1 - zondlash chuqurligi 25 mm gacha;
2 - 150 mm gacha zondlash chuqurligi.
Zichlik o'lchagichni ishlashga tayyorlash
Ishni boshlashdan oldin siz ko'rish ko'rganishni diqqat bilan o'zingizga kerak.
Zichlik o'tkir harorat yukdan so'ng, (20 ± 5) ° C haroratda kamida 2 soat ta'sir qilgandan keyin o'ramni ochish kerak.
Zichlik o'lchagichni birinchi martadan oldin batareyalarni to'liq zaryadlang.
Batareyalarni zaryad qilish uchun zaryadlovchi simini zichlik o'lchagich ulagichiga ulang, so'ngra zaryadlovchini 220 V AC quvvat manbaiga ulang.
To'liq zaryadsizlangan batareyalar uchun zaryadlash vaqti 4 soat.
Batareyalarni zaryad qilgandan so'ng, zaryadlovchini elektr quvvatidan uzing, so'ngra qiluvchi simini zichlik o'lchagichdan ajrating.
Zichlik o'lchagich faqat qayta zaryadlanuvchi batareyalar bilan ishlashga mo'ljallangan. Batareya faqat zichlik o'lchagich bilan birga kelgan zaryadlovchilarni zaryadlash mumkin. Batareyalarni boshqa usullar bilan zaryadlash hisoblagichga zarari mumkin.
Zichlik o'lchagichdan jo'natish
"O'lchov r" rejimida ishlash tartibi
ON kerak bir bosish orqali quvvatni yoqing, displeyda zichlik o'lchagich turi qisqacha ko' marta, keyin zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi, masalan:
An'anaviy ravshan zichlik o'lchagich ko'rsatkichi uchta maydonga bo'linadi (4-rasm):
− yuqori maydon (teskari) - o'lchov parametrlari;
− o‘rta maydon (ikki qator) – o‘lchov maydon maydoni;
− maydon maydon – holat qatori.
4-rasmO'lchovlar davomida zichlik o'lchagich ko'rinishining ko'rinishi
Displeyning yuqori maydoni o'lchovlar davridagi parametrlarni teskari shaklda ko'plab:
− o‘lchash rejimi (“∞” - uzluksiz, “1” - bitta, “n” - o‘rtacha ko‘rsatkich bilan o‘lchash);
− zondlash chuqurligi (“↓” - zondlash chuqurligi 25 mm gacha,
"↓↓↓" - zondlash chuqurligi 150 mm gacha);
− shaxsiy koeffitsienti (Ks);
− siljish koeffitsienti (B);
− kalibrlash bog‘liqligi (“B” – asos; “I” – individual);
− kalibrlash bog'liqligi soni (1 dan 9 gacha).
O'lchov maydonini ko'plab:
− yuqori qatorda asfalt-betonning zichligi, qavs ichida siqilish koeffitsienti;
- asosiy qatorda asfalt harorat va namlikni aniqlash.
Holat qatorida ko' ichiga:
− o'lchov mumkin (No - o'lchov natijalarini qo'ldada, A - o'lchov natijalarini avtomatik yozib olishda, M - arxivni ko'rishda);
− o‘lchovlar sanasi va vaqti;
− batareya zaryadlash belgisi.
O'lchovlarni olishdan oldin o'lchov parametrlarini aniqlash kerak: zondlash chuqurligi; asfalt-betonning maksimal ruxsat etilgan zichligi; kalibrlash bog'liqligining turi (asosiy yoki individual), individual koeffitsienti; Siljish koeffitsienti.
Tekshiruv chuqurligini belgilash:
Zichlik o'lchagichi zondlash chuqurligini boshqarishga ega25 mm gacha va 150 mm gacha.
Tekshiruv chuqurligi 25 mm ga o'zgartirishda, zich o'lchagich asfaltbetonning sirt qatlamlarini o'lchaydi va darajaning tekisligi va zichlik bo'yicha materialning o'lchash jarayoniga ta'sir ko'rsatadi.
Tekshiruv chuqurligi 150 mm ga o'tishida, zichlik o'lchagich asfalt-betonning sirtini va qatlam qatlamlarini o'lchaydi.
Asfalt-beton kesilishi). .
asosiy kalibrlash "B1" dan tashqarida 150 mm gacha bo'lgan zondlash chuqurligini aniqlash kerak.
Asfalt-beton ruxsat etilgan maksimal zichligini belgilash (MAD)
Asfalt concrete ishonchliligi uchun MDP pasport yoki akkreditatsiyalangan laboratoriyada arbitraj usuli bilan yordam berish.
Kalibrlash bog'liqligi turini belgilash
asosiy kalibrlash "B1" A va B turgan asfalt-betonning zichligini o'lchash uchun (GOST 9128 bo'yicha). Nisbiy xato
Ush kalibrlash bo'yicha zichlik o'lchovlarining aniqligi ± 2,5% ni tashkil qiladi.
Individual bitiruv qo' natijalari:
− boshqa, oz miqdorda olinadi (V, D turlari) zichlikni o‘lchash uchun;
- o'ziga xos asfalt-betonning zichligini o'lchashning aniqligini aniqlash.
Uch kalibrlash bo'yicha zichlik o'lchovlarining nisbiy xatosi ± 1,5% ni tashkil qiladi.
samarali 2.3.4-bandga va A qo'shimchasiga yoki qurilmaga individual kalibrlashni faqat laboratoriyada (arbitraj usulida) va asfalt-betonning yadrolari zichlik o'lchagichlarining zichligini parallel ravishda o'lchash vositalari mavjud bo'ladi. .
Individual kalibrlash faqat o'ziga xos asfalt-beton uchun, u darajasi zichlik o'lchovlari natijalariga ko'ra ko'rsatkich.
Shaxsiy kalibrlashdan boshqaruvda, qurilmada o'zgartirish zondlash chuqurligi ushbu individual kalibrlash darajasi zondlash chuqurligiga to'g'ri kelishiga e'tibor berishingiz kerak.
Tasodifiylik va qarama-qarshilik koeffitsientlarini o'rnatish
"B1" asosida kalibrlash bo'yicha A va B (GOST 9128 bo'yicha) asfalt-betonning zichligini o'lchashda va joy almashish koeffitsientlarini tozalash shart emas.
Bu koeffitsientlar asosli yoki individual kalibrlashni sozlash uchun qo'llanilishi kerak, agar laboratoriyada (arbitraj bilan) va zichlik o'lchagich bilan asfalt-betonning yadrolari yoki kesmalarining zichligini parallel ravishda o'lchash imkoniyatlari mavjud bo'lsa.
asosiy yoki individual kalibrlash munosabati bilan zichlik o'lgichni sozlash bo'yicha tavsiyalar 2-ilovada joy.
O'lchov parametrlarini (→) sozlash mumkin.
Zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
Kursorni kerakli o'lchov parametriga o'tkazish uchun () tugmalaridan bosing va ENTER bosing. Parametr qiymatlarini o'rnatish uchun () va ←(→) tugmalaridan belgilash va sozlash uchun ENTER kerak bosing. “O'lchov parametrlari” rejimidan chiqish uchun MODE yoki (→) bosing.
Kirish parametrlarining tavsifi:
|
| |