ГАЗ ОЛИШ ВА САҚЛАШ АСБОБЛАРИ - Suv. Suvning tarkibi. Suvning fizik kimyoviy xossalari reja: Suvning tarkibi va tuzilishi

|
Suv. Suvning tarkibi. Suvning fizik kimyoviy xossalari reja: Suvning tarkibi va tuzilishi
|
bet | 38/66 | Sana | 04.12.2023 | Hajmi | 461,48 Kb. | | #111123 |
Bog'liq Suvning tarkibi va tuzilishi Suvning fizik-kimyoviy ko’rsatkichl-fayllar.orgГАЗ ОЛИШ ВА САҚЛАШ АСБОБЛАРИ
Бюреткалар. Одатда газ ҳажмини ўлчаш учун, таҳлил шароити ва таҳлил қилинадиган газ ҳажмига боғлиқ равишда ҳар-хил ўлчам ва шаклдаги даражаланган шиша найлардан фойдаланилади. Нисбатан кўпроқ ишлатиладиган газ бюреткалари 15- расмда ифодаланган.
Оддий газ бюреткаси даражаланган шиша найдан иборат бўлиб, бир учида жумрак бўлади, иккинчи учи тенглаштирувчи идиш билан каучук шланг билан уланади. Тенглаштирувчи идиш ва бюреткага симоб, глаубер тузи ёки ош тузининг сувли эритмаси қўйилади. Бунда дистилланган сувдан ҳам фойдаланиш мумкин. Бюретка ва тенглаштирувчи идиш оралиғига айрим ҳолларда жумрак қўйилади. Жумракнинг вазифаси: бюреткани бир жойдан иккинчи жойга кўчириш вақтида симоб ёки сувнинг кўтарилиб пасайишининг олдини олиш. Газ бюреткаси ва кимёвий бюретка орасидаги фарқ шкаладаги нол жумрак олдида, кимёвий бюреткада бюретканинг иккинчи томонида бўлади. Бюреткалар 50 – 100 мл ёки 200 мл қилиб тайёрланади кўпинча 100 мл бўлади. 15- расмдаги биринчи бюреткадан оддий бюретка иккинчи бюретканинг тор қисмини диаметрини етарли ўлчамда танлаб ҳар млни 0,01 мл гача даражалаш мумкин. II типдаги бюреткалар газ аралашмаси таркибида бизни қизиқтирган газнинг процент миқдори кам бўлганда ва асосий таркибий қисм биринчи бўлиб ютиладиган ҳолларда ишлатилади. Учинчи типдаги бюреткалар иккинчи типдагига қарама-қарши ҳолатда қўлланилади.
Аспираторлар. Катта микдорда тозалиш керак бўлса аспиратор ёки газометр қўлланилади. 16-б расмда кўрсатилган аспираторлар газни ҳайдаш учун сув насос вазифасини ҳам бажариши мумкин. Юқориги баллон (I) 0,5-1 л сиғимга эга бўлиб каучук шланг орқали бир мунча каттароқ хажмга эга бўлган тенглаштирувчи идишга уланган. Тенглаштирувчи идишни тушириш орқали баллон (I) ва кераклича газ олиш мумкин. Баллоннинг юқориги қисмидаги уч йулли жумракни ишлатиш натижасида исталган газни ҳайдаш мумкин. Бунинг учун уч йулли жумракни керакли томонга буриб туғирлагич идишни кўтариш ва тушириш керак. Ўз-ўзидан маълумки бундай насослар билан эришиладиган натижа унчалик катта эмас ва туғирлагич идиш ва баллон (I) лар сатхидан катта эмас.
17-а расмда бир неча литр сиғимга эга бўлган газометр тасвирланган. Газ газометрга жумрак орқали киритилади, газ бундай газометрларга доим маълум босим остида бўлади ва кранда озроқ микдорда газ сиқиб чиқишидан ичкарига атмосфера ҳавоси қўшилишидан хавфсирамаса ҳам бўлади. Бундай ҳолда фақат газ ичкаридан ташкарига камроқ микдорда чиқиши мумкин. б – в – расмларда нисбатан каттароқ ўлчамдаги газометрлар келтирилган. Бунақа газометрлар металдан тайёрланади. Бундай газометрда суюқлик сатҳи ҳақида тўғирлагич трубкага қараб хулоса қилиш мумкин. Газ аралашмаси таркибини аниқлаш икки хил операцияни ўз ичига олади. Намуна олиш анча машаққатлироқ ҳамда муҳимрок ҳисобланади. Намуна кўрсатилган усулда олинмаса таҳлил ҳеч қандай қийматга эга бўлмайди, қайта намуна олиш айрим вақтларда мумкин бўлмайди. Намуна олинган жойдаги газ таркибига мос келиши учун қўлланиладиган асбоблар бу мақсадга мувофиқ бўлиши керак.
Намуна олиш. Печ найлари қувурлари ва печ ўзидан намуна олиш учун керакли материалдан тайёрланган найни киритиш орқали газни найга шиша идишга ёки таҳлил қиладиган асбобларга олинади. Ҳамма ҳолларда най ундан ўтадиган газ таркибига таъсир қилмайдиган материаллардан бўлиши керак. Нисбатан пастроқ ҳароратдаги газлардан намуна олишда шиша найлардан фойдаланиш мумкин. 3000С ошмайдиган ҳароратларда қурғошин найлардан ҳам фойдаланиш мумкин. Юқори ҳароратларда чинни, алундли ёки кварили найлардан фойдаланиш мумкин. Агар газ жуда ҳам иссиқ бўлса иккинчи най билан ўралган бўлиб оралиқда совуқ сув айланиб туриши керак. У А ва С ва улар орасида жойлашган Е найлардан иборат. Е найга В най ён томондан бирлаштирилган. Ташқи най С-темирдан, Е-мисдан, ички най А эса мисдан темирдан ёки кварсдан тайёрланиши мумкин. 18-расмда тасвирланган.
Намуна олиш учун найлар. Агар газ намунасини олинадиган жойдан тўғридан-тўғри олиш мумкин бўлса, масалан: конлардан, шахта газларини бу ҳолларда осон эрувчан шишадан лабораторияда тайёрланган найлардан фойдаланилади.
19-расм. Гимпле томонидан ер шарининг турли жойларидаги атмосферани таркибини ўрганиш вақтида ишлаб чиқилган най ампула тасвирланган. Торайган А, В, С ва қисмлар диаметри 1 мм атрофида. Най лабароторияда ҳаво ҳаммомида 2000С гача қиздирилади ва кейин симобли ҳаво насоси билан суриб олинади ва кафшарланади. Най унинг В қисмини сингдириш билан бирдан текширилиши керак бўлган ҳаво билан тўлади ва най резина қалпоқча билан ёпилади ва А қисмида кавшарланади.
Газ ҳисоблагич. 20-расмда тасвирланган экспериментал газ ҳисоблагичлар катта ҳажмдаги газ ҳажмларини ўлчовчи қўлай асбоб ҳисобланади. Ҳўл ҳисоблагич деб аталадиган асбоб қалай, никел, лак ёки эмал қоплами билан ҳимояланган латун, пўлат, чуян кабилардан иборат цилиндрсимон корпусдан тузилган.
Корпус ичида газларнинг кимёвий таъсиридан сақловчи монелметал ёки нейзилбердардан ва х.к.з. қотишмалардан тайёрланган айланувчи горизонтал барабан жойлашган ҳисоблагичнинг кўрсаткичлари қўйидагича даражаланган барабан ва катта стрелканинг тўлиқ айланиши ундан бир ёки 12/1 куб футга ёки 3 литрга тўғри келади, кичик стрелкалар ҳисоблагичдан ўтган жами газ ҳажмини кўрсатиб туради. Ҳисоблагич бундан ташқари термометр сув сатҳини кўрсатгич пастки қисмидан тўғирлагич винт ва бир-бирига нисбатан тўғри бурчак остида жойлашган оддий спектрли сатҳ тўғрилагич билан жиҳозланган. Айланувчи барабан 4-ўлчовчи бўлимга барабаннинг олди ва орқасидан уларнинг сувда ҳаракатланишини енгиллаштирувчи кирувчи ва чиқарувчи тирқишлар бўлган маълум бурчак остида қўйилган тўсиқлар билан ажратилган бу бўлимлардан бири энг пастки ҳолатда турганда иккала тирқиш ҳам сув остида бўлади ва бутун бўлим сув билан тўлади. Барабан айлангандан кейинги тирқиш сувдан чиқади ва бу ерда бўлинмага газ киради ва олдинги тирқишдан сувни сиқиб чиқаради. Бўлинма шундай шаклда ясалганки газ босими таъсирида ўзининг юқориги ҳолатига етгунча айланади. Бу вақтда бўлимда аниқ бир ҳажмда газ бўлади ва кейинги тирқиш ёпилади. Барабан бу вақтда айланишни давом эттиради ва олдинги тирқиш сувдан чиқади, орқа тирқишдан кирган сув газни бўлинма сув билан тўлгунча сиқиб чиқаради. 4 -бўлинма бўлгани учун, битта бўлинма доим сувдан бўшаган ҳолатда келади ва газнинг ўтиш тезлиги доимий бўлади. Юқоридагилардан қўйидагича хулоса қилиш мумкин. Ҳар бир айланишда ҳайдалаётган газ миқдори бўлинмалар томонидан қабул қилинаётган газ миқдорига тенг. Бу сув сатҳига боғлик бўлиб, ҳисоблагичдаги аниқлик билан тўғирланган сув сатҳи катта аҳамиятга эга.
Монометрлар. Симобли монометрлар. Паст босимларни ўлчаш газ миқдори ва сийраклашиш даражасига қараб ҳар-хил типдаги монометрлар ишлатилади. 21-расмда оддий қисқартирилган симобли монометр берилган. Бу монометр 1-2 мм симоб устунидан бошлаб ўнлаб симоб устунигача бўлган босимларни ўлчай олади. Агар сув буғларининг зарарли таъсирини ҳисобга олмаса ҳам бўладиган ҳолларда сувли монометрлар ишлатилади. Сувли монометрларнинг сезгирлиги сув ва симобнинг солиштирма оғирликларига мос равишда симобли монометрларга нисбатан юқори.
Вакуумни ўлчаш. Лаборатория шароитида қўлланадиган, барометрик қийматлардан бошланиб юқори вакуум қийматларигача бўлган оралиқлардаги босим қийматларини бир аниқликда ўлчай оладиган асбоблар афсуски йуқ. Ҳозирги вақтда ҳар-бир босимнинг маълум оралиқлардаги қийматларни ўлчайдиган ва ўзига хос чекланишларга эга бўлган алохида монометрлар қўлланилади. Бир неча мм симоб устунидан бошлаб 760 мм симоб устунгача бўлган босимни туташ идишлардаги суюқлик сатҳи фарқларига қараб аниқлаш мумкин бундан юқори вакуумлар ҳар-хил тузилишдаги монометрлар билан ўлчанади. Нисбатан кўпрок тарқалган монометрларни ишлаши қўйидаги принципларга асосланган:
1. Бойль қонунига асосланиб номаълум миқдордаги босимни манометрдаги суюқлик сатҳидаги ўлчаш мумкин. Бу принцип Маклеоднинг симобли манометри ва бошқа органик суюқликлар билан тўлдиргич монометрларда қўлланилади.
2. Кнудцен монометрининг ишлаши ҳар-хил ҳароратга эга бўлган иккита сирт орасида жойлашган пластинка вакуум шароитида босим бир томондан таъсир қилади, бу таъсир қиймати вакуум даражасига боғлиқ.
3. Юқори босим шароитида сийраклашган газнинг иссиқлик ўтказувчанлиги ҳайдаш даражасига боғлиқ. Пирани монометри шу принцип бўйича ишлайди.
4. Лангмюр ва Дашман монометрларининг ишлаш принциплари сийраклашган газнинг қовушқоқлигининг босимга боғлиқ равишда ўзгаришига асосланган.
5. Яна бир қанча қурилмалар борки, улардан вакуумни ўлчаш учун ионлашишнинг сийраклашиш даражасига боғлиқлигидан фойдаланилади. Бу қурилмаларнинг бир қисми вакуумни ўлчаш учун эмас, балки герметикликни бузилишини аниқлаш учун фойдаланилади.
22-расмда нисбатан кўпроқ ишлатиладиган монометр тасвирланган. Булар сув оқим насослари билан биргаликда қўлланиладиган оддий монометрлардир. Кўпчилик ишлар учун монометр шиша най устунининг баландлиги 100-200 мм бўлса етарлидир. Найни тўлдиришда камрок симоб сарфлаш учун иложи борича найнинг диаметри кичикрок бўлиши керак. Лекин диаметри жуда ҳам кичик бўлмаслиги керак, чунки симоб тиқилиб қолади. Кўп ҳолларда қўйидаги хатоликка йўл қўйилади: ҳаво асбобга жуда ҳам тез киритилади ва симоб сув билан ифлосланади. Шунинг учун монометрга жумрак ўрнатилади ва у фақат ўлчаш вақти очилади. Сув буғлари аралашган монометр асбобдагига нисбатан кўпроқ миқдордаги босимни кўрсатади.
Маклеод монометри. 5-10 мм симоб устуни оралиқдаги босимни ўлчаш учун кўп ишлатиладиган вакуум метрларнинг бир туридир.
Oh – ўлчовчи капелляр А ва Б асосий устундаги симоб сатҳларининг фарқи.
Унинг тузилиш схемаси 23-расмда тасвирланган. Юқориги жумракдан ҳайдалгандан кейин найдаги симоб сатҳи идишдаги симоб сатҳидан 760 мм юқори бўлади. Идишни секинлик билан найдаги симоб сатҳи кўтарилади ва колбачадаги газни сиқа бошлайди. Идишни яна ҳам кўтарсак симоб монометрининг юқори қисмга ўрнатилган колбача киради ва газни маълум босимгача сиқади. Капеллярдаги ва вакуум манбаига 15-расмда борадиган ён капеллярдаги симоб сатҳлари фарқи ўлчанади. Агар капелляр ўрнатилган колбага ва капеллярнинг ҳажми аниқ бўлса сатҳлар фарқидан фойдаланиб ўлчаши лозим бўлган вакуум Бойль қонунига асосланиб топилади. Ўлчаш икки хил усулда олиб борилади.
1. Ён томондаги капеллярдаги симоб сатҳи колбага ўрнатилган капеллярнинг кавшарланган учига тенг баландликка кўтарилади ва сатҳлар фарқи мл ларда ўлчанади ва босим қўйидаги формула билан топилади: P=Sh/V
P – вакуумнинг босими, мм симоб устуни;
S – ўлчов капелляри;
h – сатҳлар фарқи;
V – колбанинг ҳажми
2. Усулда. Колбадаги ўлчов капеллярига белги қўйилади ва ён капеллярининг сатҳи ўлчов капелляридаги симоб сатҳи белгига келгунча кўтарилади. Вакуумнинг қиймати қўйидаги формула бўйича аниқланади: P=Vr/V * h
P – аниқланадиган вакуум босими;
Vr – ўлчов капелляридаги белги билан ажратиб қўйилган газ ҳажми;
V – ўлчов капелляри билан колбачанинг ҳажми;
h – сатҳлар фарқи.
Асбобнинг сезгирлиги ўлчов капелляри ва колбачанинг ҳажмлари нисбати катта аҳамиятга эга. Нисбат қанча катта бўлса натижа шунча аниқ бўлади. Аммо амалда айрим адабиётларда келтирилган 30 кг симоб билан тўлдириладиган монометр ҳам 0,5 мм дан кичик бўла олмайди. Энг маъқул вариант колбача ҳажми 25-250 мл ва капеллярнинг диаметри 0,8-1 мм. Ўлчов капелляри ва ён капеллярнинг диаметри бир-хил бўлиши керак. 24-25 расмларда такомиллаштирилган ва аралаш Маклеод монометрлари келтирилган. Буларда ўлчаш аниқлиги ва ўлчаш оралиқлари оширилган. Такомиллаштирилган Маклеод монометрида резина шланг игнасимон винтил ва ҳайдаш учун ёнаки най билан жиҳозланиши керак. Бу симобли идиш юқорига, пастга кўтариб тушиш эҳтиёжида қилинади.
Бундан ташкари бу монометрларга саклагич куйилган булиб бу симобга кушилган хавони ушлаб колади яна калкувчи винтил куйилган булиб, у симобнинг вакуумли асбобга тушишининг олдини олади. Бу монометрнинг камчилиги улчаш оралигининг кенг эмаслигидир. Ушбу монометрга нисбатан универсал монометр 25 расмда тасвирланган аралаш Маклеод монометридир. Бу монометрнинг камчилиги даражалашнинг яъни тугирлаш ишга тайёрлашнинг кийинчилигидир. 26 расмда резина шлангсиз яна бир монометр «Бурилувчи монометр» тасвирланган. Оддий Маклеод монометрларни симоб билан тулдиришдан олдин монометрнинг резина шлангини яхшилаб дистерланган сувда ва спиртда ювиб, кейин тоза хаво окимида куритилади.
Монометрини тулдириш учун факат хайдалган тозаланган симоб ишлатилади. Улчаш вактида симод буглари хайдалаётган мухитга тушмаслиги учун монометр ва асбоб оралигида суюк хаводан тутиб колувчи капкон куйиш керак. Монометр вакуумли асбобдан жумрак билан ажралади ва фарк улчаш вактида ажратилади.
монометрни колибровкалаш: яъни тугирлаш, ишга тугирлаш симоб билан амалга оширилади. Монометр тескари холатда штативга махкамланади ва улчов капеллярига симоб тулдирилади. Бу ишнинг монометрнинг пастки узун кисми кушилмасдан амалга ошириш маъкул бу учун узун пастки кисми урнига колбага ёки капелляр оралигига булувчи варонка кушилади. Шундай килиб симобни вакуумлаштирилган колбага ва капеллярга куйиш кулай. Колбага керакли симоб билан тулдирилгандан кейин симоб кайтариб куйиб олинади ва тортиб курилади.
Маклеод монометри билан ишлаганда амал килиш керак булган умумий коидалар:
- биринчидан симоб асбобга ёки насосга тушмаслиги учун, симобли идишни эхтиёт килиб кутариш керак;
- иккинчидан колбача ва капеллярдан оз микдорда булсада симоб булган вактда хаво киритилмайди.
Агар улчовчи капеллярда симоб булакчалари колган булса капелляр секин бармоклар билан чертиш ёки секинлик билан киздириш керак. Бу монометрларнинг афзаллиги мутлок монометр хисобланади. Олдиндан хисобланган параметрларга таяниб уни 10 мм симоб устуни даражасигача босимни улчашга тугирлаш мумкин. яна бир афзаллиги оддий тузилишга эгалиги ва тугирлашнинг осонлиги факат идеал газалар учун аник улчашлар утказиш мумкин. сув буглари ва купчилик органик моддаларни табиати башкача булиб ва бу моддалар булганда монометр курсатгичи апаратдаги хакикий вакуумни курсатмайди.бу монометрлар вакуумни тезда аниклай олмайди, бир марта вакуумни улчаш учун 15 сек вакт кетади. Монометрнинг резина шланги хавони йутади, ёрилиши мумкин. бундан ташкари эхтиётсизлик килинганда симоб асбобга тушиши ва унинг металдан ясалган кисмларини идишдан чикариши мумкин.
Мураккаб эфирлар билан тулдириладиган монометрлар. Юкори вакуумни улчаш учун симоб икки сабабга кура яроксиз хисобланади.
- биринчидан доимий бугланиб туради;
- иккинчидан катта солиштирма огирликка эга.
Шунинг учун мураккаб эфирлар дибутилфталат, н-бутилбенаилфталат билан тулдириладиган монометрлар яратилади. Бу моддалар симобга нисбатан минг марта кам бугланади ва солиштирма огирлиги 13 марта кам. Бу монометрларнинг камчилиги купчилик газ ва бугларни эритади, натижада курсатгич бошкача булади. Бу холат бир неча усул билан бартараф килинган. Булардан бири монометр елкаси кавшарланмайди ва ундан юкори вакуум шароити юкори самарали диффузияни насос билан ушлаб турилади. Бу муаммони Долейшек ва Куэнл бошкача хал килади. Улар Мальмберг ва Николас курилмасига узгаришлар киритди. Николас ва Мальмберг монометрларида тулдиргичларнинг газланиш жараёни боради, бунинг натижасида монометр курсатгичлари айрим вактда нотугри булади
Долейшик ва Куэнл монометрларида найнинг кавшарланган учи букилади ва озрок симоб колдирилади ва газланиш бир текис боради. Бу тоифадаги монометрларда тулдиргични нормал босимда хаво билан купрок мулокотда булишга йул куймаслик керак. Бу монометр ёрдамида вакуумнинг 10 мм сиомб устунигача босимни аниклаш мумкин. Афзаллиги: курилма оддий. Камчилиги симобнинг борлиги вакт утиши билан симоб тулдирувчи моддалар таъсирлашади ва улчаш аниклигини камайтиради.
Бачковский ва Славик томонидан таклиф килинган монометр узининг оддийлиги ва вакуумни босими 10-6 мм симоб устуни аникликда улчашга кодирлиги билан ажралиб туради. Бу монометрлар билан ишлаганда тутиб колувчи калпоклар керак эмас, чунки тулдиргичнинг буглари асбоб билан таъсирлашмайди. Маклеод монометридан фаркли уларок бу монометр Бойль конунига буйсунмайдиган буг ва газлар иштирокида хам аник натижалар беради. Бирок монометр буглари н-бутилбензилфталат билан реакцияга киришадиган бир катор моддалар билан ишлашга кодир эмас.
Кнудсен монометри ишлаш принципи: турли хароратга эгна булган сиртлар оралигида жойлашган пластинкага юкори вакуум шароитида босим бир томонлама таъсир килади. Бу таъсир вакуум даражасига боглик булади. Бу вакуумни 10-3-10-6 мм симоб устуни оралигида улчайдиган монометрларнинг энг яхшиларидан биридир ва унинг куриниши 29 расмда тасвирланган.
Унда суюк тулдирувчилар йук шунинг учун хар кандай газ ва буглар иштирокида тугри натижаларни курсатади, шу билан бирга уни вакуумни узлуксиз равишда аниклаб туриш учун ишлатиш мумкин.
Пирани монометри. Пирани монометрининг ишлаш принципи газ иссиклик утказувчанлигининг газнинг сийраклашиш даражасига богликлиги асос килиб олинган. Маълум кучланишда спирал оркали утаётган ток кучи унинг темпиратурасига боглик. Спиралнинг темпиратураси уни ураб турган мухит томонидан кандай тезликда совутилишига яъни мухитнинг иссиклик утказувчанлигига сийраклашиш даражасига боглик. Одатда улчов спирали билан паралелл холда кавшарланган ва маълум булган юкори вакуумли колбага эталон спирал жойлаштирилади. Бу монометр куриниши 30 расмда тасвирланган. Аниклаш оралиги 10-1-10-4 мм симоб устунини ташкил килади. Бу монометр вакуум шароитида узлуксиз кайд килиб тушишга жуда кул келади. Монометр каттик силкинишларга электростатик майдонлар таъсирига анча сезгир булиб, бу таъсирлар натижасида хатоликларга йул куйиш мумкин.
Лэнгмюр монометри. Газнинг ковушкоклиги унинг сийраклашиши билан узгариб боради. Агар газда кварц ипни тебратсак силкинаётган ипнинг амплетудаси икки марта кучланишига кетган вакт, мухитнинг ковушкоклиги билан тугридан-тугри богланган ва сийраклашиш даражасининг улчови булиб хизмат килиши мумкин. Бу монометрнинг асосий кисми расмда тасвирланган.
Вакуум асбобнинг пастки кисмига махкамланган колбанинг юкори кисмига кварц ип урнатилган. Дастлаб ип учларига темир булакчаси ёпиштирилган шиша стержин билан тебратилади. Стержин магнит билан айлантирилади. Ипнинг амплетудаси камайиши оптик курилмалар оркали кузатиб турилади. Бу монометрнинг афзаллиги хамма кисмининг шишадан тайёрланганлигидир. Бунда хар кандай буг ва газлар борилиги халакит бермайди. Бундан ташкари кам жой олади ва 1-10-5 мм симоб устуни ораликларида юкори самар билан ишлайди. Камчилиги: хар кандай газ учун даражалаш утказиш керак, шунинг учун лабораторияларда универсал улчов асбоби сифатида ишлатиб булмайди.
Ионлаштирувчи монометрлар. Бу монометрларда сийраклаштирилган газнинг ионланиш манбайи радий булган а-нурлардан фойдаланилади. Бу бундай монометрнинг схемаси 32 расмда тасвирланган.
Бу монометрларда 10-1-10-3 мм симоб устуни ораликларида вакуумни аниклаш мумкин. Бу монометрни хам Ленгмюр монометри каби хар бир газ учун тугирлаш керак. Айрим ионловчи монометрларда триод лампалар ишлатилади. Улардан триод чугланганда парчаланиб кетмайдиган газлар учун ишлатиш мумкин. Ишчи оралиги 10-2 мм симоб устунидан 10-9 мм симоб устунигача ораликда узгартириб турилади.
Монометрлар. Автоклав учун монометрлар танлашда, улар билан куп вакт таъсир килиб турадиган киёвий реагентлар табиатига эътибор берилади. Аммиак билан ишлашда темир монометрлардан бошка холларда купинча оддий бронза монометрлардан фойдаланилади. Бурдон трубкаси принципи буйича ишловчи монометрлар конструкцияси 33 а расмда келтирилган метал най босим остида тугирланади ва унинг харакатланиши тишли механизм оркали босим курсатгичга берилади.
Босим курсатгич шкаласи империк маълумотларга асосланиб тугирланган. Босим билан ишлаётган монометр шундай олиниши керакки, у босимнинг кутилмаганда кутарилишига бардош бериши керак. Автоклавларда автоклав синаб курилган босимдан пастрок босимда синаб курилган монометр ишлатилади. Босим ошиб кетганда автоклав ёрилмасдан монометр найи ёрилади, бу ерда саклагич вазифасини хам бажаради. Емирилувчи газлар билан ишлаганда монометр найни газ билан таъсирга киришишдан саклаш учун монометрик най мой билан тулдирилади, бунда мойда хаво пуфакчалари булмаслиги керак. Найнинг монометрга кириш кисми юпка металмембрана билан ёпилади. Суюкликнинг сикилувчанлиги кам, шунинг учун босим суюклик оркали монометрга берилади.
Сикилган газлар учун баллонлар. Газлар ва паст темпиратурада кайновчи суюкликлар босим остида баллонларда сакланади. Критик холати хона хароратидан паст булмаган газлар водород, кислород, азот баллонларда газ холида булади ва уларнинг баллон ичидаги микдори газ босимига тугри пропорционал. Критик харорати хона хароратидан юкори булган моддалар хлор, аммияк, корбонат ангидрид водород сулфиди баллонларда суюк холатда сакланади. Биринчи тур газлар баллонлардан олинганда баллонларда босим олинган газ микдорига мос равишда камаяди. Баллонларда суюк холда буладиган моддаларда, баллонда газ олинганда босим суюклигнинг хаммаси боглангунча узгармайди. Хамма суюклик бугланиб булгандан кейин босим олинган газ микдорига пропорционал равишда узгаради.
Газлар сакланадиган баллонлар улчами, куриниши, материаллари. Газлар босим остида сакланадиган баллонлар ташки куриниши цилиндрсимон, туби сферик, юкори кисми сикилган стандарт резба урнатилган булади. Купинча баллонлар тубига вертикал холда саклаш кулай булиши учун тагликлар пайвандланади, 34 расмда тасвирланган.
Айрим холларни хисобга олмаганда баллонлар купинча пулатдан тайёрланади. Уларнинг ички хажми 2л дан 60 л гача ва ундан хам юкори булиши мумкин. махсус баллонлар ёки дуралюминий баллонлар улчами кичик булиши мумкин. Баллон деворлар калинлиги у кандай босимга мулжалланганлигига боглик. Доимий газлар одатда 180 атм босимгача сакланади. Хавфсизлик чораси сифатида баллон бундан юкори босимга мулжалланган булади ва 180 атмдан юкори босимларда доимий равишда синаб турилади.
Винтеллар. Хар кандай баллон беркитувчи винтел ва газ олишда босимни мослаштирувчи махсус винтел билан жихозланган. Хозирги вактда кулланилаётган ва 35 расмда тасвирланган винтеллар купинча темирдан ёки бронзадан тайёрланади ва конуссимон резбага эга.
Винтелнинг эгари газлар таъсирига инерт материалдан тайёрланган зич холда бекитувчи тусикка эга. Винтел баллоннинг юкори кисмидан бурилади, герметикликка конуссимон резбани каттик бураш оркали эришилади. Винтелнинг юкори кисмининг бир томонида газни ташкарига чикарадиган ички канал булади. Канал тиркиши махсус гайка билан ёпилади ва ишлаётганда олиб куйилади. Баллон ташилаётган пайтда винтелни саклаш учун баллонни юкори кисми темир капкок билан ёпилади.
Суюкликларни олиш. Баллон ичидаги суюк холатдаги газни олишда винтел каналидан суюклик окиб чикиши учун баллон тескари огдарилади. Бунда хавфсизлик чораларини куриш керак, чунки паст хароратда кайновчи суюкликлар тез бугланади ва тез совийди.
Газларни баллондан олиш. Купинча баллонда сакланадиган моддалар газ холида олинади. Баллондан олинаётган газнинг аник кийматларида таксимлаб туриш шарт булмаса, унда винтел резбаси оддий резина шлангни урнатиб куйиш етарли.
Агар баллондан чикаётган газни аник таксимлаб туриш керак булса игнасимон винтел ишлатилади ва (36 расмда тасвирланган) яна хам аник таксимлаш учун монометр билан жихозланган мембранали винтел ишлатилади (37 расм).
Монометр 1 винтел очилганда баллонлардаги босим курсатади. Монометр 2 баллон фазасидан 5 конус билан ажратилади, олинаётган газ босимини курсатади. Редукторнинг четки холатида яъни редукторнинг ёпик холатида калит 4 соат стрелкасига тескари айлантириш билан тулик юкорига кутарилади. Бу холда мембрана 3 билан богланган конус 5 эгарга махкам келиб урнашади ва баллон билан богланган фазани монометр 2 жойлашган фаза билан ажратади. Агар баллондан кандайдир бир хил босим остида баллондагига нисбатан паст босимда газ олиш керак булса, у холда винтел 6 ёпилади. Калит 4 ни соат стрелкаси буйича бурилади. Мембрана 3 конус 5 ни сикади ва газ иккинчи мембрана турган камерага киради ва монометр 2 керакли сонни курсатгандан кейин винтел 6 очилади. Монометрлар курсатгичига караб керакли босим тугирлаб турилади.
Баллонларнинг маркаланиши. Баллонларда хар хил газлар: водород, азот, аргон, гелий, килород, хлор, аммияк, ацетилин, пропан ва бутан аралашмаси, азот1 оксид ва бошка газлар тайёрланади. Купрок кулланиладиган газлар баллонлари маълум рангга буялган ва рангли чизиклар билан белгиланган. Айрим баллонлар винтелнинг резбаси билан фаркланади. Ёнувчи газлар водород, итилен, пропан ва бошкалар чап резбага эга. Бундан ташкари нозик регулировкада ишлатиладиган винтелларнинг урнатилишида хам фарк килади.
|
| |