xulosalar - Savollar Rezistor nima? Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorlarni qo‘llanishi

|
Savollar Rezistor nima? Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorlarni qo‘llanishi
|
bet | 8/12 | Sana | 09.12.2023 | Hajmi | 48,11 Kb. | | #114657 |
Bog'liq Savollar Rezistor nima Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorl-hozir.orgxulosalar
Qarshilikni o'lchash uchun juda ko'p turli xil usullar mavjud. Ularning barchasi bir-biridan farq qiladi. Va har holda, alohida o'lchov usulini tanlash kerak. Qarshilikni bilvosita o'lchashning eng keng tarqalgan usuli bu ampermetr va voltmetr orqali o'lchash usuli. U doimiy va o'zgaruvchan tokning qarshiligini o'lchash uchun turli xil qurilmalarda qo'llaniladi. Biroq, kuchlanish va oqimni o'lchash uchun oddiy voltmetr va ampermetrlardan foydalanish har doim ham mumkin emas, chunki ular xato qilishlari mumkin, masalan, ulanish simlari va kontaktlarning qarshiligi tufayli juda past qarshiliklarni o'lchashda. Shuning uchun qarshilikni malakali o'lchash uchun o'lchov xatosi minimal bo'ladigan usulni tanlash muhimdir.
Imkoniyatlarni va ish qobiliyatini o'lchash usullari
O'lchagan sig'imning qiymatini to'g'ridan-to'g'ri baholash uchun o'lchov moslamalari mikrofaradmetrlarni o'z ichiga oladi, ularning harakati o'zgaruvchan tok zanjiridagi oqim yoki kuchlanishning unga kiritilgan qiymatga bog'liqligiga asoslangan o'lchov hajmi... Imkoniyat qiymati terish o'lchagich shkalasi bilan belgilanadi.
O'lchash uchun kengroq kondansatör parametrlariva indüktanslar, muvozanatli o'zgaruvchan o'zgaruvchan ko'priklar ishlatiladi, bu kichik o'lchov xatosini olishga imkon beradi (1% gacha). Ko'prik 400-1000 Gts chastotada ishlaydigan generatorlar tomonidan quvvatlanadi. Ko'rsatkich sifatida rektifikator yoki elektron millivoltmetrlar, shuningdek osilografik ko'rsatkichlar qo'llaniladi.
O'lchash ko'prikni ikki qo'lini navbatma-navbat sozlash yo'li bilan muvozanatlash orqali amalga oshiriladi. O'qish ko'prikni muvozanatlashtiradigan o'sha elkalarining oyoq-qo'llaridan olinadi.
Misol tariqasida EZ-3 indüktans o'lchagichining asosi (1-rasm) va E8-3 sig'im o'lchagichi (2-rasm) bo'lgan o'lchov ko'priklarini ko'rib chiqing.
Shakl: 1. Induktivlikni o'lchash uchun ko'prikli sxema
|
Shakl: 2. Kam (a) va katta (b) yo'qotishlarga ega bo'lgan sig'imlarni o'lchash uchun ko'prik sxemasi
Ko'prikning muvozanati bilan (1-rasm) spiralning induktivligi va uning sifat omili Lx = R1R2C2 formulalari bilan aniqlanadi; Qx = wR1C1.
Ko'priklarning muvozanati bilan (2-rasm) o'lchangan sig'im va yo'qotish qarshiligi formulalar bo'yicha aniqlanadi
| Ampermetr-volmetr usuli bilan sig'im va induktivlikni o'lchash
Kichik sig'imlarni (0,01 - 0,05 mF dan ko'p bo'lmagan) va yuqori chastotali induktorlarni ish chastotalari oralig'ida o'lchash uchun rezonans usullari keng qo'llaniladi, rezonansli sxema odatda induktiv yoki o'lchash LC zanjiriga ulangan sig'im orqali yuqori chastotali generatorni o'z ichiga oladi. Rezonans ko'rsatkichlari sifatida oqim yoki voltajga ta'sir qiluvchi yuqori chastotali sezgir qurilmalar qo'llaniladi.
Ampermetr-voltmetr usuli o'lchov zanjiri 50 - 1000 Hz past chastotali manbadan quvvat olganda nisbatan katta sig'imlarni va induktivlarni o'lchash uchun ishlatiladi. O'lchov uchun siz rasmdagi diagrammalardan foydalanishingiz mumkin. 3.
Shakl 3. O'zgaruvchan tokka katta (a) va kichik (b) qarshiliklarni o'lchash sxemalari
Asbob o'qishlariga ko'ra, impedans
Qaerda
ushbu iboralardan aniqlash mumkin
Kondensatorda yoki induktorda faol yo'qotishlarni e'tiborsiz qoldirish mumkin bo'lganda, shakl. 4. Bunday holda
Shakl: 4. Katta (a) va kichik (b) qarshiliklarni ampermetr - voltmetr usuli bilan o'lchash sxemalari
|
| |