Stendning ishlashga yaroqliligini tekshirish metodikasi

|
Stendning ishlashga yaroqliligini tekshirish metodikasi
|
bet | 10/12 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 0,52 Mb. | | #238408 |
2.4 Stendning ishlashga yaroqliligini tekshirish metodikasi
Stendning funksionalligini tekshirish uchun uni quvvat manbaiga ulashingiz kerak. Biz SF 1 o'chirgichni yoqamiz Signal chiroqi yonadi, bu bizga stendga kuchlanish berilganligini bildiradi. Ogohlantirish chirog'i yaxshi. SF 1 o'chirgichni yoqgandan so'ng , oqim transformatordan o'tadi, transformator g'ichirlamaydi yoki qizib ketmaydi, bu uning yaxshi holatda ekanligini anglatadi. Biz kuchlanish qurilmasidagi transformatorning sariflarida kuchlanish sarfini kuzatamiz PV 1. Bu qurilmaning to'g'ri ishlashini ko'rsatadi. Keyinchalik, oqim armatura o'rash va maydon o'rash orqali o'tadi. PA1 - BIR marta ampermetr yordamida oqimni kuzatishimiz mumkin. Agar ular ko'rsatilsa, demak ular ish tartibida.
2.5 Laboratoriya ishi uchun ko'rsatmalarni tuzish
Ishning maqsadi:
- Ochiq tutashuv va qisqa tutashuvni eksperimental o‘rganish orqali transformatorning tuzilishini o‘rganish va sxemani yig‘ish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lish.
Ish rejasi:
- Stend bilan tanishing va uning pasport ma'lumotlarini va o'lchov vositalariga ma'lumotlarni yozib oling.
- Transformatsiya nisbatini aniqlang.
- Salt tajriba o'tkazing va munosabatlarni o'rnating:
asosiy terminallardagi kuchlanishdan yuksiz oqim,
Ix = f ( Ul ),
asosiy kuchlanishdan Salt turganda quvvat,
Px = f ( Ui ),
- yuksiz oqimning qiymatlarini toping Ix , cos ,
nominal kuchlanishda P x yuksiz yo'qotishlarni toping U n ;
- yuksiz oqimning faol va reaktiv komponentlari o'rtasidagi bog'liqlikni toping;
- munosabatni aniqlang I x / I I n Va R x / R n ,
- Qisqa tutashuv sinovini o'tkazing,
- Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishini aniqlang va transformator kuchlanishining foiz o'zgarishini chizing:
A) yuk oqimidan U % = f (12) cos 2 = 0,8;
B) cosφ 2 dan ; U % = f ( cos 2) I 2 = I 2n da .
- transformator samaradorligining foydali quvvatga bog'liqligi egri chizig'ini cosφ 2 = 0,8 da ƞ = f (P 2 ) tuzing .
- Maksimal samaradorlik yuzaga keladigan transformator yukini aniqlang.
- Asosiy xulosalar va xulosalar.
Ishlarning tavsifi:
Ochiq tutashuv va qisqa tutashuv tajribalarini bajarish uchun mos keladigan sxema yig'iladi.
Ushbu kontaktlarning zanglashiga olib, sinovdan o'tkazilayotgan transformatorga beriladigan kuchlanishni pasaytirish va uni muammosiz tushirish uchun avtotransformator (Latr) qo'llaniladi, bu bilan siz tanishishingiz va chiqish terminallarida kuchlanish bo'lgan rotorning holatini belgilashingiz kerak. eng pasti.
Yuksiz sinov sxemasida past kuchlanishli (LV) o'rash terminallari avtotransformatordan ulanadi.
Yuqori kuchlanish (HV) sargisi ochiq qoladi.
O'lchov asboblari ampermetr, vattmetr va voltmetr bir fazaning oqimini, quvvatini va kuchlanishini o'lchash uchun ulanadi.
Qisqa tutashuv tajriba pallasida o'rashlardan biri qisqa tutashgan, ikkinchisi esa kuchlanishning shunday pasayishi bilan ta'minlanganki, sariflardagi oqimlar nominal qiymatlardan oshmaydi.
Ko'pgina hollarda, HV o'rashiga kuchlanishni kamaytirish va LVni qisqa tutashuv qulayroqdir.
O'rash qisqa, katta qurilmalar nomili simlar yordamida juda ishonchli tarzda ulanishi kerak va kontaktlarning zanglashiga ampermetr qo'ymang.
transformator sariflarining barcha ulanishlarining ishonchliligiga alohida e'tibor berish kerak .
2.6 Ko’p uchraydigan nosozliklar bo’yicha yo’riqnoma tuzish
Elektr nosozliklari sanoatda juda keng tarqalgan va ma'lum bo'lgan nosozliklarning 75-85% ni tashkil qiladi.
Shu sababli, texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning elektr jihozlaridagi nosozliklarni tashxislash va tuzatish imkoniyatiga ega bo'lishlari muhimdir.
Kommutatsiya qurilmalari xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar duch keladigan turli xil elektr muammolariga olib kelishi mumkin. Ular tizimdagi muayyan yuklarni nazorat qilish uchun ishlatiladi.
Ushbu qurilmalar ikkita nosozlik uchun tekshirilishi kerak:
Birinchidan, kontaktlar va aktuator muvaffaqiyatsiz tugadi.
Ikkinchidan: kontaktlarni yopadigan bobin shikastlangan.
Komponentdagi muammolarni bartaraf etishda birinchi qadam uning ishlashi va maqsadini tushunishdir.
Kontaktlar va aktuator - kontakt guruhlari va lasandan iborat bo'lib, ular yoqilganda yaxshi elektr aloqasini yaratishi kerak.
Kontaktlar bilan bog'liq eng keng tarqalgan muammolardan biri ularning kommutatsiya elementlarining noto'g'ri ishlashidir.
Kontaktlar yonib ketishi, zanglab ketishi yoki qisqarishi mumkin. Kuyish yoki korroziya izlari bo'lgan kontaktlar kuchlanishning pasayishiga olib kelishi mumkin.
Odatdagi nosozliklar, ularning paydo bo'lish sabablari va ularni bartaraf etish usullari 1-jadvalda keltirilgan.
Nosozliklar
|
Sabablari
|
Yo'l bartaraf etish
|
1
|
2
|
3
|
Stendda keskinlik yo'q
|
Kontaktlar vilkadan chiqadi
|
Vilkadagi kontaktlarni torting
|
Signal kuchlanish manbaini bildirmaydi
|
Yonib ketgan
Yorug'lik chiqaradigan siveta diyot
|
siveta diyotni almashtiring
|
|
Elektr kabeli shikastlangan
|
Kabelni almashtiring
|
|
Elektr kabellariga
yo'q
Kuchlanishi
|
tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini tekshiring
|
Stendda quvvat yo'q
|
Asosiy tarmoqqa ulanganda yomon aloqa
|
Kontaktni tekshiring va himoya qiling.
|
|
Kabel singan yoki shikastlangan.
|
Kabelni joyiga mahkamlang yoki agar kerak bo'lsa, uni yangisi bilan almashtiring.
|
O'chirish to'xtatuvchisi yoqilganda, stendga quvvat berilmaydi
|
Plita muvaffaqiyatsiz tugadi
|
Kommutatorni yangisi bilan almashtiring
|
Transformatorda shovqin kuchaygan
|
Zaiflash
presslashlar
magnit zanjir.
|
Bosish pinlarini torting
|
Chirillash
ichida
transformator
|
O'ralgan tanaffus
|
Transformator o'rashini orqaga qaytarish yoki transformatorni boshqasiga almashtirish kerak.
|
Transformator juda qizib ketadi
|
Qisqa tutashuv
burilish
|
Transformatorni boshqasi bilan almashtiring
|
Yadro plitalarini yopish
|
Transformatorni boshqasi bilan almashtiring
|
Voltmetr emas
ko'rsatadi
Kuchlanishi
|
Tel shikastlangan yoki terminallardan yirtilgan
|
Simni almashtiring yoki uni qayta lehimlang
|
Voltmetr
noto'g'ri
|
O'zgartiring
|
Ampermetr ko'rsatilmaydi
|
Yonib ketgan
ampermetr
|
Qurilmani boshqasiga almashtiring
|
yomon terminal aloqasi
|
Terminallarni torting
|
2.7 Transformatorni hisoblash
Transformatorni hisoblash maqsadi:
Belgilang:
transformatorning ikkilamchi o'rashidan rektifikator tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat;
transformator quvvati;
birlamchi o'rashdagi oqim;
magnit yadroning tasavvurlar maydoni;
birlamchi (tarmoq) o'rashning burilish soni; birlamchi o'rashda;
magnit yadroning tasavvurlar maydoni;
ikkilamchi o'rashning burilish soni;
transformator o'rash simlarining diametrlari.
2.1 –rasm. Transformatorni hisoblash sxemasi
Transformatorni hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar:
Birlamchi o'rashdagi kuchlanish, V -220
Ikkilamchi o'rashdagi kuchlanish, V -30
Ikkilamchi o'rashdagi oqim, A -7
Ikkilamchi o'rashdagi kerakli kuchlanishlarni va maksimal yuk oqimini bilib, transformator quyidagi ketma-ketlikda hisoblanadi:
Transformatorning ikkilamchi o'rashidan rektifikator tomonidan iste'mol qilinadigan quvvatni aniqlaymiz
P 2 = U 2 × I 2 (3.1)
Bu erda: I 2 - maksimal yuk oqimi, A;
U 2 - ikkilamchi o'rashdagi kuchlanish, V;
P 2 =30 x 7 = 210 Vt.
Biz transformatorning quvvatini hisoblaymiz:
P tr = 1,25 x P 2 (3.2)
bu erda: Ptr - transformator quvvati, Vt;
P 2 - transformatorning ikkilamchi o'rashidan iste'mol qilinadigan quvvat, Vt.
P tr = 1,25 x 60 = 262,5 Vt.
Birlamchi o'rashda oqayotgan oqimning qiymatini aniqlaymiz:
I I = P tr / U I , (3.3)
bu erda: I I - birlamchi o'rash orqali oqadigan oqim, A
P tr - transformator quvvati, Vt
U I - transformatorning birlamchi o'rashidagi kuchlanish (tarmoq kuchlanishi), V
I I =262,5/220= 1,19 A.
Biz magnit yadroning kerakli tasavvurlar maydonini hisoblaymiz:
(3.4)
Bu erda S - magnit yadroning kesmasi, sm,
P
|
| |