-jadval - Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti Energetika-mexanika fakulteti Avtomatlashtirish va boshqarish bo'limi

|
Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti Energetika-mexanika fakulteti Avtomatlashtirish va boshqarish bo'limi
|
bet | 8/10 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 1,05 Mb. | | #240983 |
Bog'liq Differensial bosim o\'lchagich - 2-jadval
U3 versiyasi (sukut bo'yicha asosiy versiya)
|
-30…+50°S
|
Va T3 ijrosi (tropik)
|
-30…+55°S
|
Quvvatlantirish manbai:
№3-jadval
Hozirgi
|
0,125 mA
|
Voltaj, V
|
220V
|
Chastotasi
|
50±1Hz
|
Quvvat iste'moli
|
2 VA dan oshmasligi kerak
|
2. DM-3583-M bosim sensori ish sharoitlari
Differensial bosim o'lchagichlari - DM-3583M differentsial o'lchagichlari -30 ° S dan + 50 ° S gacha bo'lgan muhit haroratida va nisbiy namlik 95% gacha bo'lgan agressiv bo'lmagan gazlar va suyuqliklarning parametrlarini o'lchash uchun mo'ljallangan. Ruxsat etilgan pasaytirilgan xatolik chegarasi cheklov bosimi farqining foizi sifatida ±1,5%; ±1,0%.
Yuqori nominal o'lchov chegaralari bilan DM3583-M differentsial bosim o'lchagichlari 1,6; 2,5; 4,0 kPa (160; 250; 400 kgf / m2) faqat 16 MPa (160 kgf / sm2) ruxsat etilgan maksimal ish bosimi uchun mo'ljallangan. Yuqori o'lchov chegaralari 1,6 va 2,5 kPa (160 va 250 kgf / m2) bo'lgan DM3583-M differentsial bosim o'lchagichlari faqat
o'lchangan gaz parametrlarini chiqish signaliga
aylantirish uchun mo'ljallangan . Mexanik stressga chidamlilik nuqtai nazaridan, DM3583M datchiklari GOST 12997-84 bo'yicha
tebranishga chidamli va tebranishga chidamli dizayn L3 ga mos keladi, lekin ishlash uchun - 10 dan 25 Gts gacha chastota diapazonida. DM-3583-M konvertorlarini tekshirish GOST 8.243-77 "GSI" ga muvofiq amalga oshiriladi. O'zaro indüktansning yagona chiqish parametrlari bilan bosim farqini o'lchash transduserlari GSP. Tekshirish usullari va vositalari”.
DM-3583M differentsial bosim o'lchagichining yetkazib berish to'plami
- O'chirish valfi Fb5.890.001-03 - 2 dona.
- SHR20P4NG8 vilkasi - 1 dona.
- Nipel Fb8.652.026-01 - 6 dona.
- O-ring Fb8.683.133 - 1 dona.
- O-ring Fb8.683.144 - 1 dona.
- Birlashma yong'og'i Fb8.930.002 - 6 dona.
*SPTA - ehtiyot qismlar, asboblar, aksessuarlarni ko'rsatish uchun texnik tizimlarda qabul qilingan belgi (GOST 2.601 bo'yicha). Unda dekodlash
ham mavjud : Zaxira qismlar biriktirilgan - ZIP. KMC - O'rnatish qismlari to'plami.
4. DM-3583 M differentsial bosim o'lchagichni buyurtma qilish belgisi va namunasi
I. Buyurtma berishda qisqacha qabul qilinadigan belgilash shakli: Differensial bosim o'lchagich DM-3583M 0-6,3kPa 1% 16MPa
II. Belgilanishning to'liq shakli (PFO):
1. DM-3583M 0-6,3 kPa (1%, chiqish 0-10 mH, 16 MPa gacha, U3) differensial bosim o'lchagich ( Xp / Cons bilan bosim farqi o'zgartirgich )
2. Umuman olganda, to'lovni to'lashda parametrlarni tanlash uchun: DM-3583M 0-1,6 ... 630kPa (1%, chiqish 0-10mH, 16MPa gacha, U3) differentsial bosim o'lchagich ( Xp / Kons bilan bosim farqi o'tkazgich )
2. KMCH (montaj qismlari to'plami) va ehtiyot qismlar
O'lchov diapazonlari diapazoni (DI): 0-1,6 kPa; 2,5 kPa; 4kPa; 6,3 kPa; 10kPa; 16 kPa; 25 kPa; 40 kPa; 63 kPa; 100kPa; 160 kPa; 250 kPa; 400 kPa; 630kPa (1000kPa=1MPa=10bar).
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti Energetika-mexanika fakulteti Avtomatlashtirish va boshqarish bo'limi
|