PA-MG4 markali ASFALT-BETON zichlik o'lchagich va uning texnologik jarayonlaridagi ahamiyati

|
PA-MG4 markali ASFALT-BETON zichlik o'lchagich va uning texnologik jarayonlaridagi ahamiyati
|
bet | 5/10 | Sana | 26.05.2024 | Hajmi | 2,2 Mb. | | #254290 |
Bog'liq var.ru.uz1.2. PA-MG4 markali ASFALT-BETON zichlik o'lchagich va uning texnologik jarayonlaridagi ahamiyati
1-jadval - Metrologik va texnik texnik
Xarakterli ism
|
Ma'nosi
voqealar
|
1 Zichlikni o'lchash diapazoni, kg/m3
|
1900 dan 2700 gacha
|
2 Cheklovlar qo'shilish qarindoshzichlikni o'lchash xatolari, %
Shaxsiy kalibrlash uchun ruxsat berilgan nisbiy xatolik chegaralari
zichlik o'lchovlari, %
|
± 2,5
± 1,5
|
3 Haroratni oʻlchash diapazoni, ºS
|
-10 dan +140 gacha
|
4 Cheklash qo'shilishmutlaq By-haroratni o'lchash xatolari, ºS
|
± 2
|
5 Quvvat iste'moli, Vt, ortiq emas
|
1.5
|
6 Batareyani uchun signal davri, V
Ikkita quvvatdan quvvat manbai
ariq turi D (LR20), B
|
2.0
2,2 dan 3,0 gacha
|
7 Zaryadlashsiz uzluksiz ishlash vaqti
qatorlar, h, kam emas
|
10
|
8 Gabarit o'lchamlar, mm, ortiq emas
|
300250140
|
9 Og'irligi, kg, ortiq emas
|
4
|
10 Muvaffaqiyatsizliklar o'rtacha vaqt, soat, kam emas
|
10000
|
11 O'rtacha xizmat muddati, yillar
|
10
|
2-jadval - Dasturiy ta'minotni identifikatsiyalash ma'lumotlari
Identifikatsiya ma'lumotlari (belgilar)
|
Ma'nosi
|
Dasturiy ta'minot identifikatsiya nomi
|
PA-MG4
|
Dasturiy ta'minot versiyasi mumkin (identifikatsiya qilish)
|
V1.03
|
Raqamli ta'minot identfikatori
|
Ox7290S16
|
Mahsulot tarkibi
Zichlik o'lchagich qurilmaning tagida joylashgan planar sig'im sensori (qabul qiluvchi-uzatuvchi) (3), o'zaro kontaktsiz IR termometrli elektron blok (1) va tutqichdan (2) iborat. bitta uy-joy.
Zichlik o'lchagichning tutqichi ham ikkita akkumulyatorni o'z ichiga olgan akkumulyator bo'limidir. Batareya bo'linmasining o'ng tomonida batareyalarni olish uchun vintli harorat mavjud. 1-rasmdagi zichlik o'lchagichning umumiy ko'rinishi.
Zichlik o'lchagichlar to'plamiga yordam ham kiradi:
- zaryadlovchi;
− USB interfeys kabeli;
− taʼminotga ega USB flesh-disk. Dastur yakunlandima'lumotlar bazasi operatsiyatizimlari
WIND va o'lchovlarni amalga oshirishS va o'lchovlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan.
Z ichlik o'lchagichning ishlash printsipi yuqori chastotali o'lchash usuliga: signal amplitudasi va asfalt-betonning zichligi o'zgaruvchan bog'liqlik. O'lchanayotgan material bilan o'zaro ta'sirlashganda, sig'imli transduser signal ishlab chiqariladi, bu elektron blok orqali xavfsiz va zichlikka aylanadi.
V qism foydalanish haroratiga qarab o'lchovni aniqlashni ta'minlash.
1-rasmZichlik o'lchagichning umumiy ko'rinishi 1 - elektron birlik; 2 - batareya bo'linmasining qo'llanishi; 3 - qabul qiluvchi qurilma (sensor).
Zichlik chuqurliginit diapazonini o' aniqlash qobiliyati (25 mm gacha va 150 mm gacha) Zichlik o'lchagich moslashtirilgan energiya vositalarini boshqarish bilanva o'z-o'zini o'chirish. Iqtisodiy energiya sarfini o'rnatish va o'z-o'zini o'chirish, o'lchash rejimini belgilash O'lchov parametrlarini o'rnatish elektron yordamida amalga oshirish
taxt bloki.Elektron blokning old panelda (2-rasm) LCD displey va sakkizta tugmadan iborat klaviatura mavjud: ON (taxminan. qizil rangga o'zgartirildi), DISPLAY BACKLIGHT (☼), MODE, ENTER, ←, →, va .
2-rasmElektron blokning ko'rinishi
Elektron blokning o'ng nazoratida zaryadlovchini ulash uchun rozetka va ma'lumotlarni shaxsiy kompyuterga uzatish uchun USB ulagichi mavjud. Elektron blokning tizimi panelida infraqizil yoq harorat sensori uchun oyna mavjud.Zichlik o'lchagichi ON qisqa bosish orqali qilinadi va o'chiriladi.
Zichlik o'lchagichning ish rejimlari
Zichlik o'lchagich etti xil rejimda bo'lishi mumkin:
"O'lchov r" rejimi (quvvat quvvatida o' energiya). Asfalt-beton ishlab chiqarishda zichlik, harorat, siqilish koeffitsienti va namlik sirtni o'zgartirish bilan aloqa qilganda bo'ladi. O'lchov uchun arxivga yozib olish ENTER bosing.
Densitometr "O'lchov r" rejimidan MODE bosish orqali "Ishlash rejimi" ekraniga chiqadi. Syujet ko'rinishi ko'rinishi ko'rinadi:
Arxiv rejimi. "Arxiv rejimida siz avvalroq arxivga yordam o'lchashni ko'rib chiqish mumkin.
Zichlik o'lchagichni "Arxiv" rejimiga o'tkazish uchun kursorni elementga o'tkazish uchun "Ish rejimi" ekranidagi tugmalaridan yuklash kerak.
"Arxivlash" va ENTER tugmasini bosing.
Saqlangan ma'lumotlarning hajmi 999 ta o'lchov natijasi999 ta o'lchovdir.
Rejim "Sozlamalar". "Sozlamalar" rejimida siz o'lchash vaqtini o'rnatishingiz, tejamkor energiya sarfini va o'z-o'zini o'chirishni (o'chirish vaqtini), sana va real vaqt soatini, arxiv rejimini, o'lchash rejimini va rejimini o'rnatish. 'qurishingiz (sozlash) mumkin. o'lchov parametrlarini o'rnatish.
Zichlik o'lchagichni “Sozlamalar” rejimini o'tkazish uchun “I rejimi” ekranidagi tugmalaridan o'tish, kursorni “Sozlamalar” bandiga olib boring va ENTER kerak bosing.
"Bitiruv" rejimi. Kalibrlash rejimida zich foydalanuvchining kalibrlash bog'liqligi tanlanadi va asfalt-betonningligini 25 mm gacha va 150 mm gacha chuqurlikda o'lchash uchun sozlanadi.
Zichlik o'lchagichni Bitiruv”ga o'tkazish uchun “Ishlash rejimi” ekranidagi tugmalaridan ruxsat, kursorni “B tugmalaridan olib boring va ENTER bosing.
Kontaktlar rejimi. Ush rejimni tanlaganingizda, ishlab chiqarishning aloqa ma'lumotlari ko'chirish. Ush maʼlumotlarni koʻrish uchun “I rejimi” ekranidagi tugmalaridan, kursorni elementga qarama-qarshi himoyangiz kerak.
"Kontaktlar" ni bosing va ENTER bosing. Zichlik o'lchagichning displeyi ko'rinadi:
Densitometr MODE bosish orqali "Kontaktlar" rejimidan "Ish rejimi" ekraniga chiqadi.
"Kompyuter bilan aloqa" rejimi.Zichlik o'lchagich kompyuterga USB port orqali ulanganda, zichlik o'lchagich avtomatik ravishda kompyuter bilan aloqa rejimiga o'tadi. Ushbu rejimdan chiqish uchun zichlik o'lchagichni kompyuterdan uzib qo'yish kifoya.
"SF Update" rejimi.Densitometrning xizmat ko'rsatish usullarini yangilash rejimiga kirish uchun siz USB kabelini kompyuterga o'rnatishingiz kerak va DISPLAY BACKLIGHT sozlash (☼) ushlab turganda simni densitometrning USB ulagichiga ulang. “SF Update” rejimidan chiqish uchun “On” qisqa bosing. va kabelni ajratib oling.
Batareya zaryadini kutish.Zichlik o'lchagich ekranining o'ng tomonida batareya zaryadini ko'rsatgan belgi mavjud:
Ko' batareya zaryadi haqiqiy batareya zaryadini hisoblash uchun mo'ljallangan. Zaryad ko'rsatkichlari ham haroratga bog'liq.
Batareya to'liq zaryadsizlanganda, zichlik o' displeyida xabar paydo bo'ladi:
Zichlik o'lchagich bilan keyingi ishlash imkonsiz bo'ladi, batareyani to'liq zaryad qilish vaqti 4 soat.
|
| |