Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Łódź dn. 27.02.2017 r.
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem
dla MCM „Widzew” w Łodzi – sprawa: MCM”W”/ZP-1/2017
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania zg. z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytania:
Pytanie 1
dot. Pakiet nr 3, poz. 1 – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych
Czy Zamawiający dopuści wannę bez zewnętrznego podświetlenia LED, o pojemności 36 litrów oraz o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 950 x 1100 x 1070mm?
Pytanie 2
dot. Pakiet nr 3, poz. 2 – Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych
Czy Zamawiający dopuści wannę bez zewnętrznego podświetlenia LED, o dwóch poziomach napełniania 80 i 210 litrów, oraz o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1440 x 720 x 980 mm?
Pytanie 3
1. Aparat do elektroterapii:
Lista prądów:
Diadynamik - MF
Diadynamik - DF
Diadynamik - MF/RSynkopowy
Diadynamik - DF/RSynkopowy
Diadynamik - CP
Diadynamik - LP
Prostokątny
Trójkątny narastający
Trójkątny
Trabert
Prostokątny faradyczny
Modulowany faradyczny
Trójkątny neodynamiczny
Neodynamiczny
TENS
TENS random
TENS burst
Dwufazowy S/A
Galwanizacja
Jonoforeza
Kotz
Interferencja
Interferencja klasyczna
Interferencja izoplanarna
Interferencja wektorowa
Akcesoria standardowe:
Przewód zasilający - 1 szt.
Kabel elektoterapii - 1 szt.
Elektrody silikonowe 60x85 mm - 4 szt.
Elektrody silikonowe 50x50 mm - 4 szt.
Woreczki wiskozowe do elektrod 60 x 85 mm - 4 szt.
Woreczki wiskozowe do elektrod 50 x 50 mm - 4 szt.
Opaski mocujące elektrody - dł. 1000 mm - 2 szt.
Opaski mocujące elektrody - dł. 600 mm - 2 szt.
Karta chipowa - 1 szt.
Bezpieczniki - 2 szt.
Instrukcja obsługi - 1 szt.
ZALETY:
2 niezależne kanały terapeutyczne,
kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5'7'' z funkcją przewijania,
karta "Chip" do zapisu ustawień i programów,
nawigacyjne, aktywne pokrętło z funkcją Enter,
wyznaczanie krzywej I/T, porównywanie wartości na początku i na końcu terapii,
funkcja TEST ELEKTROD,
bogaty wybór gotowych programów terapeutycznych,
możliwość tworzenia i zapisywania własnych sekwencji i programów,
niezależne kanały terapeutyczne,
wielojęzyczne oprogramowanie,
nowoczesny design,
bogaty wybór rodzajów prądów,
niska waga i małe wymiary czynią aparat urządzeniem przenośnym lub stacjonarnym.
Pytanie 4
2. Aparat do ultradźwięków z głowicą bezobsługową:
Parametry:
1) Głowica bezobsługowa StatUS
2) LIPUS (low intensive pulsation ultrasound)
3) Częstotliwość ultradźwięków: 1 i 3 MHz
4) Ultradźwięki: misja ciągła i impulsowa
5) Cykl pracy (współczynnik wypełnienia): 100 Hz/5, 10, 20, 33, 50, 80%
6) Częstotliwość impulsów: 16 Hz, 48 Hz i 100 Hz
7) Kanały ultradźwiękowe: 2
8) Moc: 0-2 W/cm2 dla emisji ciągłej, 0-3 W/cm2 dla emisji impulsowej
9) ERA dużej głowicy ultradźwiękowej: 5 cm2
10) ERA małej głowicy ultradźwiękowej: 0,8 cm2
11) Programy zabiegowe: 25 zaprogramowanych protokołów leczniczych i 20 programów do ustawienia dla użytkownika
12) Wyświetlacz: 480x272 pikseli
13) Zasilanie: 100-240 V ± 10% (50/60Hz)
14) Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość): 21x19x9 cm
15) Waga: 838 gr
Pytanie 5
3. Aparat do diatermii krótkofalowej (Terapuls):
Parametry:
fala ciągła i pulsacyjna
moc wyjściowa:
- maksymalna wartość mocy przy terapii ciągłej 400 W
- maksymalna wartość mocy przy terapii impulsowej 1000 W (szczytowa)
czas trwania impulsu: ok. 400 us
częstotliwość impulsów: 15-200 Hz wybierana w 10 krokach
zegar: 0-30 min z akustyczną sygnalizacją zakończenia terapii
szybkie, automatyczne dostrojenie
wszechstronne regulowane ramiona elektrod
duże koła jezdne z blokadami
bogaty zestaw akcesoriów
wymiary: 56x43x92,5 cm (dł.x szer.x wys.) bez ramion
waga: ok. 80 kg
Akcesoria standardowe: Instrukcja obsługi Curapuls 970Rurka neonowa do kontroli promieniowaniaElektroda kondensatorowa, sztywna, dyskowa Ø 130 mm dla apartu Curapuls 970, 2 szt.Zacisk przewodu dla apartu Curapuls 970, 2 szt.Przewód do elektrod do aparatu Curapuls 970, 2 szt.Białe ramię elektrody do aparatu Curapuls 970, 2 szt.
Pytanie 6
Czy dla zadania nr 1 Stół rehabilitacyjny (leżanki) szt. 2 w pkt. 10 SIWZ Zamawiający dopuści: wysokość regulowana elektrycznie 480 – 1000 mm?
Pytanie 7
Czy dla zadania nr 2 Ugul szt. 1 w pkt. 9 SIWZ Zamawiający dopuści: wysokość regulowana elektrycznie 480 – 1000 mm?
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:
1: Zamawiający dopuszcza tolerancję max. + 20% w stosunku do zapisów SIWZ..
2: Zamawiający dopuszcza tolerancję max. + 20% w stosunku do zapisów SIWZ..
3: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przedstawione w załączniku nr 2 SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry użytkowe urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ.
4: Jak w odpowiedzi nr 3.
5: Jak w odpowiedzi nr 3.
6: Tak, Zamawiający dopuszcza.
7: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2017 r. o godz. 12.00.
Oferty należy składać w Przychodni w sekretariacie Przychodni, pok. 113 (I piętro)
w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie
z oznakowaniem według pkt X ppkt 20 SIWZ.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2017 r. o godz. 12.15 w pok. 117 Zaopatrzenie
(I piętro)
Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Dziękujemy za złożone zapytania.
lek med. Elżbieta Junczyk
Dyrektor MCM „Widzew” w Łodzi
|