Dezinfeksiyaning fizik usullari

|
Dezinfeksiyaning fizik usullari
|
bet | 4/8 | Sana | 11.10.2024 | Hajmi | 286,15 Kb. | | #274436 |
Bog'liq Ishlatilgan shpris va sistemalarni zararsizlantirish.4.4.2.Dezinfeksiyaning fizik usullari.
4.4.2.1. Bug 'sterilizatorlarida (avtoklavlarda) to'yingan suv bug'lari bilan bir martali ishlatiladigan in'ektsiya shpritslarini dezinfeksiya qilish usuli "Tibbiy asboblarni dezinfeksiya qilish, sterilizatsiyadan oldin tozalash va sterilizatsiya qilish bo'yicha yo'riqnoma" 30.12.1998 yildagi MU-sonli № 2 ga muvofiq qo'llaniladi. -287-113 va SSSR Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 1989 yil 24 sentyabrda tasdiqlangan "Bir martalik foydalanish uchun tibbiy buyumlarni yig'ish, saqlash va etkazib berish bo'yicha ko'rsatmalar".
Ushbu dezinfeksiya usulini qo'llashda shpritslarning korpuslari va pistonlari yuqori haroratga chidamli va tibbiy asboblarni sterilizatsiya qilish uchun mo'ljallangan maxsus bug' o'tkazuvchan bir martalik qopga joylashtiriladi. Ushbu sumka xavfli sinf B va C ga mos keladigan rangli va matn belgisi bo'lgan chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan, bir martalik qop ichidagi raf-arabaga o'rnatiladi yoki rangi va matni bo'lgan bir marta ishlatiladigan idishga (qopqoqli idish) solinadi. B va C chiqindilar sinfiga mos keladigan markalash.
Xalta hajmining ¾ qismiga to'ldirilgandan so'ng, u muhrlanadi va yopiq qopqoqli idishda (idishda) yoki tegishli rangdagi tibbiy chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan sumkada, trolleybus yordamida dezinfektsiya joyiga yetkaziladi.
Dezinfeksiya joyiga yetkazilgandan so‘ng B va C toifali chiqindilarni yig‘ish, tashish va vaqtincha saqlash uchun mo‘ljallangan idish (idish) yoki tashqi xaltadan ignasiz shpritsli bug‘ o‘tkazuvchan qop chiqariladi, avtoklavga joylashtiriladi va saqlanadi. 121 C haroratda 30 daqiqa.
Dezinfektsiya qilinmagan ignalari olib tashlangan (kesilgan) igna tozalagichlar (igna kesgichlar idishlari), ularni hajmning ¾ qismiga to'ldirgandan so'ng, qopqoq bilan yopiladi va dezinfektsiya joyiga trolleybus yordamida etkazib beriladi.
Ignali ignalarni olib tashlash vositalari (igna kesgichlar tanklari) avtoklavga joylashtiriladi, ular oldindan igna olib tashlash vositalarining (igna kesgichlar) qopqoqlarini ochib, bug 'idishiga kirishi mumkin.
Dezinfektsiya siklidan so'ng, igna olib tashlash vositalari (igna kesgichlar) qopqoqlar bilan mahkam yopiladi (muhrlangan). Ignasiz shpritslar bug 'o'tkazuvchan qopda joylashgan bo'lib, B va C xavflilik sinfiga mos keladigan rangli va matn belgisi bo'lgan chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan bir martalik tashqi sumkaga qadoqlanadi, muhrlanadi va trolleybus orqali vaqtincha chiqindilarni saqlash joyiga etkazib beriladi. xonani (mini-konteynerga) keyinchalik yo'q qilish yoki yo'q qilish joyiga tashish uchun ish smenasining oxirigacha.
4.4.2.2. UOMO-01/150 (UOMO-02/90) o'rnatishda bir martalik in'ektsiya shpritslarini mikroto'lqinli elektromagnit nurlanish va 100 S haroratda 60 daqiqa davomida nam bug' ta'sirida dezinfeksiya qilish usuli quyidagilarga muvofiq qo'llaniladi. ko'rsatmalar Rospotrebnadzorning 06.05.06 yildagi 02.007.06-sonli "Federal gigiena va epidemiologiya markazi" Federal davlat muassasasi tomonidan tasdiqlangan "Infektsiyalangan tibbiy chiqindilarni dezinfeksiya qilish uchun mikroto'lqinli elektromagnit nurlanishdan foydalanish".
Ushbu dezinfektsiya usulidan foydalanganda, igna ajratilgandan so'ng, shpritslarning korpuslari va pistonlari bir marta ishlatiladigan sumkaga joylashtiriladi, bir marta ishlatiladigan idishga (konteynerga) yoki trolleybusga o'rnatiladi va rangli chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan. va B va C xavf sinfiga mos keladigan matn belgisi. Xalta hajmining ¾ qismini to'ldirgandan so'ng, u muhrlanadi va aravachalar yordamida to'g'ridan-to'g'ri dezinfeksiya joyiga yetkaziladi.
Bir marta ishlatiladigan qoplardagi shpritslar UOMO-01/150 (UOMO-02/90) qurilmasiga biriktirilgan maxsus polipropilen idishga joylashtiriladi, unga avvalroq polipropilen qop qo'yilgan. Polipropilen paketga 2 litr maxsus sensibilizatsiyalovchi eritma qo'shiladi.
Dezinfektsiya qilinmagan ignalari olib tashlangan (kesilgan) igna tozalagichlar (igna kesgichlar idishlari) ularni hajmning ¾ qismiga to'ldirgandan so'ng, qopqoqlar bilan yopiladi va aravachalar yordamida dezinfektsiya joyiga yetkaziladi.
Dezinfektsiyalanmagan ignalari olib tashlangan (kesilgan) ignalarni olib tashlash vositalari (igna kesgichlarning sig'imlari) ignasiz bir marta ishlatiladigan shpritsli paketlar ustidagi idishning o'rtasiga joylashtiriladi. Ignali ignalarni olib tashlash vositalarini (igna kesgichlar bidonlari) idishga joylashtirishdan oldin ularga sezgirlashtiruvchi eritma qo'shiladi, shunda ignalar eritma ichiga to'liq botiriladi.
Dezinfektsiya jarayonidan so'ng, polipropilen paketga joylashtirilgan bir marta ishlatiladigan shpritslar, ignalarni tozalash vositalari (igna kesuvchi idishlar) B va C xavfli sinfiga mos keladigan rangli va matn belgilari bilan chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan bir martalik tashqi qopga qadoqlanadi, keyin esa muhrlanadi. va keyinchalik yo'q qilish yoki utilizatsiya qilish joyiga tashish maqsadida ish smenasi tugagunga qadar chiqindilarni vaqtincha saqlash uchun (mini-konteynerda) binolarga trolleybus stendlari orqali etkazib beriladi.
4.4.3. Bir martali ishlatiladigan in'ektsiya shpritslarini dezinfektsiyalash bilan shug'ullanadigan tibbiyot xodimlari ma'lum vaqt davomida to'plangan va xavfli (tibbiy) chiqindilar bilan ishlash (qayta ishlash) litsenziyasiga ega bo'lgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlarga etkazib berish uchun tayyorlangan ishlatilgan shpritslarning butun partiyasi uchun yakuniy dezinfeksiya aktini tuzadilar. 1-ilova).
4.4.4. Bir martalik foydalanish uchun in'ektsiya shpritslarini dezinfektsiyalash sifatini nazorat qilish tibbiy muassasaning ishlab chiqarish nazorati rejasiga muvofiq amalga oshiriladi.
4.5. Tibbiy muassasada oldindan zararsizlantirmasdan, in'ektsiya paytida hosil bo'lgan tibbiy chiqindilarni yig'ish, vaqtincha saqlash va tashish, agar ularni yig'ish, vaqtincha saqlash, zararsizlantirish joyiga tashish jarayonida barcha zarur epidemiologik xavfsizlik talablari bajarilgan bo'lsa, ruxsat etiladi. yo'q qilishning termal usullaridan majburiy foydalanish (kuyish).
Bunday holda, ignalari bo'lgan shpritslar qo'llanilgandan so'ng darhol B va C chiqindilar sinfiga mos keladigan rangli va matn belgilariga ega, ro'yxatdan o'tgan va foydalanish uchun tasdiqlangan bir martalik muhrlangan teshilmaydigan idishlarga joylashtiriladi. vaqtida. Chiqindilarni yig'ish uchun konteynerlarning dizayni ularning muhrlanishini va tashish paytida ularni ochishning mumkin emasligini ta'minlashi kerak. Idishlarni hajmining ¾ qismiga to'ldirgandan so'ng, ular muhrlanadi, tibbiy chiqindilarni saqlash uchun maxsus ajratilgan xonaga vaqtincha saqlash uchun joylashtiriladi va keyinchalik tashkilotning ixtisoslashtirilgan transport vositalarida termal usullar bilan (yoqish) yo'q qilish uchun tashiladi ( xavfli (tibbiy) chiqindilar bilan ishlash (qayta ishlash) litsenziyasiga ega bo'lgan firma).
4.6. Bolalar va bolalarni emlashda 4.5-bandda ko'rsatilgan dastlabki dezinfeksiyasiz emlash paytida hosil bo'lgan tibbiy chiqindilarni yig'ish usuli qo'llanilishi mumkin. ta'lim muassasalari, mobil emlash guruhlari ishi davomida. Bunday holda, B va C chiqindilar sinfiga mos keladigan rangli va matn belgisi bo'lgan bir martalik muhrlangan konteynerlar ish kuni oxirida yoki hajmning ¾ qismiga to'ldirilgandan so'ng muhrlanadi, mahkam yopiq qopqoqli mini-idishga joylashtiriladi. , xavfli tibbiy chiqindilarni tashish uchun maxsus mo'ljallangan. Bolalar va ta'lim muassasalarida emlashdan so'ng, mobil emlash brigadalari ishlaganda hosil bo'lgan chiqindilari bo'lgan mini-konteyner boshqa sog'liqni saqlash muassasalari bilan birgalikda keyinchalik termik usullar bilan yo'q qilish uchun ushbu muassasa uchun maxsus ajratilgan avtotransport vositalarida sog'liqni saqlash muassasasiga olib boriladi. chiqindilar. Tashishdan keyin mini-konteyner (lar) yuviladi va dezinfeksiya qilinadi.
4.7. Tibbiyot muassasalarida qo'llaniladigan chiqindilarni yig'ish uchun bir martalik qadoqlash (sumkalar, konteynerlar, igna va shpritslarni yig'ish uchun muhrlangan idishlar) ushbu mahsulotlar uchun tibbiy va texnik talablarga javob berishi va SanPiN 2.1 ga muvofiq tibbiy amaliyotda foydalanishga ruxsat beruvchi ro'yxatga olish guvohnomasiga ega bo'lishi kerak. .7.728-99.
|
| |