Rentgen trubkasi

|
Rentgen trubkasi
|
Sana | 01.02.2024 | Hajmi | 194,08 Kb. | | #149829 |
Bog'liq Rentgen naychasi nima
Rentgen naychasi nima?
Bosishlar: 886 Yangilangan: 2013-04-25 22:04:53
|
Oddiy rentgen trubkasi vakuum diodidir. 4-rasmda tipik rentgen trubkasi korpusining fotosurati hamda odatdagi ichki trubka komponentlarining kesilgan diagrammasi keltirilgan. Elektronlar trubaning filamentidan termion emissiya natijasida hosil bo'ladi. Elektron oqimi ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan, shakllangan va ba'zan zaryadlangan, yuqori darajada sayqallangan nikel katodli fokusli stakan yordamida anoddagi kichik nishonga elektrostatik tarzda yo'naltiriladi. Rentgen nurlari elektronlar va maqsad o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida hosil bo'ladi. Issiq filament tomonidan chiqarilgan elektronlarning ko'pchiligi quvur bo'ylab oqim tashuvchisiga aylanadi. Shuning uchun quvur oqimini (filament haroratini sozlash orqali) va quvur kuchlanishini (birlamchi kuchlanishni sozlash orqali) mustaqil parametrlar sifatida belgilash mumkin. Ba'zi rentgen naychalari filament va katod chashka o'rtasida qo'llaniladigan kuchlanish kuchlanishiga ega triod sifatida ishlaydi. Past kuchlanishda bu moyillik trubadagi elektron nurni fokuslash orqali fokus nuqtasining o'lchami va shaklini o'zgartirish uchun ishlatilishi mumkin. Yo'naltirilgan kuchlanishning yanada oshishi elektron nurni ON yoki OFF holatiga qo'yish orqali o'tish moslamasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.
Rentgen trubkasi unga etkazilgan elektr energiyasining juda kichik qismini foydali rentgen nurlariga aylantiradi. Diagnostik radiologiyaga (_20– 150 kVp) mos keladigan kuchlanish hududida rentgen nurlanishida ishtirok etadigan fizik jarayonlar (birinchi navbatda nishondagi elektronlarning to'qnashuvi sekinlashishi) rentgen nurlarini ishlab chiqarish samaradorligini <1% ga olib keladi. Qolgan elektr energiyasi issiqlikka aylanadi. Volfram ko'pgina umumiy maqsadli diagnostika rentgen naychalari uchun maqsadli material sifatida ishlatiladi. Uning yuqori atom raqami (Z ? 74) rentgen nurlarini ishlab chiqarish samaradorligini maksimal darajada oshiradi. Volframning yuqori erish nuqtasi (3400 8C) va o'rtacha issiqlik sig'imi (Cp ? 130 J / kg-K) chiqindi issiqlik bilan bog'liq termal muammolarni hal qilishga yordam beradi. Maxsus holatlarda molibden (Mo), rodiy (Rh) yoki Mo / Rh qotishma nishonlari mammografiya uchun zarur bo'lgan o'ziga xos rentgen spektrlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Ushbu quyi atom raqamidagi metallardan nishon va filtr sifatida foydalanish nishon tomonidan ishlab chiqarilgan K-xarakterli rentgen nurlarini izolyatsiya qiladi, natijada nisbatan past energiyada tor spektrli nur paydo bo'ladi, bu siqilgan ko'krakni ekranli plyonkada tasvirlashda ob'ekt kontrastini yaxshilash uchun foydalidir. Rentgen nurlanishining past samaradorligi va erish nuqtasining pastligi bu metallarni umumiy rentgenografiya uchun nomaqbul qiladi. Boshqa materiallar, shu jumladan kumush, seriy va boshqa ekzotik materiallar, kichik hayvonlarni tasvirlashdan kompyuter tomografiyasi va qo'shimcha sanoat ilovalarigacha bo'lgan maxsus ilovalar uchun maqsadli materiallar uchun taklif qilinmoqda.
Rentgen trubkasini loyihalashda asosiy vazifa quvur konstruktsiyalari shikastlanishidan oldin chiqindi issiqlikni tarqatish vositalarini ta'minlashdir. Turli xil trubka tuzilmalari rentgenografiya usullariga turli xil termal cheklovlar qo'yadi va oxir-oqibat tekshiruvlarni bajarish tezligini cheklaydi. Ushbu turli xil termal cheklovlarni hisobga oladigan quvurlarni baholash jadvallari barcha rentgen trubkasi ishlab chiqaruvchilarida mavjud. Birinchi e'tibor, volfram nishonining fokus nuqtasida erishi, elektron nurlar tomonidan bombardimon qilingan maqsad maydoni. Keskin proyeksiyali tasvirlash uchun rentgen nurlarining geometriyasi "optika" fokus nuqtasi imkon qadar kichik bo'lishini talab qiladi. Yuqori tezlikda aylanadigan anodlar (3 000-10 000 rpm) va sayoz nishon burchaklari (58-158) kabi dizayn elementlari jismoniy maqsadli joylashuvdagi quvvat zichligi hodisasini cheklash uchun kichik samarali fokusli nuqta yaratish va yaxshilangan piksellar sonini beradi. Ushbu usullar yordamida 50 kVt / mm2 dan ortiq samarali fokus nuqtasida samarali qisqa muddatli yuklash amalga oshiriladi. Ba'zi quvurlar hatto moslashuvchanlikni oshirish uchun foydalanuvchilarga tanlanadigan ikki anodli burchaklar yoki ikki pozitsiyali fokusli nuqtalarni taqdim etadi.
Issiqlik anodning maqsadli hududiga kirgandan so'ng, u fokusli yo'ldan uzoqroqda anodning asosiy materialiga o'tkaziladi. Ushbu ommaviy material odatda molibden yoki prolitik grafitdan iborat. Massiv anodlar (bir necha kilogramm) issiqlik energiyasini quvur korpusiga va oxir-oqibat atrof-muhitga yuborishdan oldin vaqtincha saqlash uchun ishlatiladi. Issiqlik energiyasini sezilarli darajada saqlash uchun zarur bo'lgan katta anod massasi (masalan, kompyuter tomografiyasi va kinofluorografiyada qo'llash uchun) anodning inertsiya momenti tufayli trubaning boshlanish vaqtiga va uning ishlash muddatiga cheklovlar qo'yadi. anodning podshipniklari. Yuqori anodli issiqlik saqlash hajmining texnik talabi og'irroq kichik diametrli disk bilan optimal tarzda qondiriladi. Qisqa rentgenografik ta'sir qilish vaqtiga klinik talab yuqori lahzali quvvat darajalarini talab qiladi. Bu talab engil katta diametrli aylanadigan anod disk bilan optimal tarzda qondiriladi. Ushbu to'qnashuvlar maxsus ekspertiza talablariga javob berish uchun mexanik ravishda ixtisoslashtirilgan rentgen naychalarining ko'p turlarini loyihalash va ishlatishga olib keladi.
Quvur korpusi bir nechta texnik maqsadlarga xizmat qiladi. 4-rasm (yuqorida) uning himoya korpusidagi bunday trubaning diagrammasi. Korpus yuqori voltli davrlar va atrof-muhit o'rtasidagi elektr izolyatsiyasining bir qismidir. Shuningdek, u bemor va operator uchun radiatsiyaviy himoyani ta'minlaydi. Oqish radiatsiya miqdorini qonuniy chegaralardan past ushlab turish uchun quvur korpuslari qo'rg'oshin bilan qoplangan (bu talab nurdan tashqarida nurlanishning asosiy manbai sochilish va bemordagi foydali nurdan kelib chiqishini ta'minlaydi). Rasmda ko'rsatilgan quvur korpusi keng tarqalgan bo'lib foydalaniladigan xilma-xildir, bunda rentgen nurlari uchun past atom raqami (odatda berilliy) chiqish oynasi trubaning markazida generatordan quvvat manbaining ikkita qutbi (katod va anod) o'rtasida joylashgan. Maxsus ilovalar uchun unipolyar rentgen naychalarini olish ham mumkin. Elektr ta'minoti uchun faqat bitta qutb bilan, maxsus maqsadli dasturlarda, masalan, kompyuter mamotomografiyasida yaqinroq tasvirlash imkonini berish uchun chiqish oynasini trubaning chetiga yaqinroq joylashtirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bu quvurlar standart ikki qutbli quvurlarga qaraganda kichikroq va engilroq. Bunday quvurlarning kamchiliklari orasida maksimal quvvatning ancha pastligi (ya'ni, boshqa quvurlarda mavjud bo'lgan 100 t kVt bilan solishtirganda _100 Vt dan 6 kVt gacha), statik anod va shuning uchun kontsentratsiyani kamaytirish uchun kattaroq fokusli nuqtaga ehtiyoj bor. anod ustidagi issiqlik. Bu quvurlar odatda suyuq sovutiladi. Nihoyat, quvur korpusi chiqindi issiqlik bilan ishlash tizimining asosiy qismidir. Past o'rtacha quvvat darajasida (<100 Vt yoki undan ko'proq) ishlatiladigan quvurlar uchun korpuslar fan bilan yoki fansiz etarli darajada havo bilan sovutilishi mumkin. O'rtacha yuk ortishi bilan (ya'ni, angiografiya va kompyuter tomografiyasi kabi ilovalar uchun) havo sovutish etarli bo'lmaydi. Qo'shimcha sovutish suyuqlikni quvur korpusida joylashgan issiqlik almashtirgich orqali yoki tashqi radiator orqali izolyatsion moyni aylanma orqali olish mumkin.
| 100>
|
| |