-rasm. - gamma nurlanish birligining ko'rinishi

|
-rasm. - gamma nurlanish birligining ko'rinishiBog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org3.9.2-rasm. - gamma nurlanish birligining ko'rinishi
LB4 seriyali radioizotop zichligi o'lchagichlari (keyingi o'rinlarda zichlik o'lchagichlar deb yuritiladi) tanklar va quvurlardagi turli xil tarkibdagi suyuqliklar va dispers tizimlar (suspenziyalar, emulsiyalar, atalalar) zichligini va qattiq moddalarning zichligini kontaktsiz o'lchash uchun mo'ljallangan. tanklardagi quyma moddalar.
Densitometrlarning ishlash printsipi qoldiq gamma-nurlanishni qayd etish va gamma-nurlanishning quvur liniyasi yoki tank orqali o'tgandan keyin zaiflashuv darajasini aniqlashga asoslangan. Gamma nurlanishining susayish darajasi quvur liniyasi devori materialining qalinligi va zichligiga, boshqariladigan muhit orqali radiatsiya yo'lining uzunligiga va boshqariladigan muhitning zichligiga bog'liq. Devor materialining qalinligi va zichligi va radiatsiya yo'lining uzunligi doimiy bo'lgani uchun, boshqariladigan muhitning zichligi radiatsiya zaiflashuvi darajasiga mutanosibdir.
Radioaktiv manbalar sifatida quyidagi izotoplardan biri ishlatiladi: seziy-137, ameritsiy-241, kobalt-60, kuriy-244 va boshqalar, ishchi nur hosil qilish uchun oynasi bo'lgan yoki manba bilan jihozlangan statsionar qo'rg'oshin ekranli idishda. tortib olish mexanizmi.
Zichlik o'lchagichlari gamma-nurlanish bloki va haroratni qoplash bloki va kabellar orqali ulangan protsessorga ega bo'lgan detektor blokidan iborat.
Gamma-nurlanish bloki va aniqlash moslamasi quvur liniyasiga o'rnatilganda maxsus o'rnatish ramkasiga yoki tankga o'rnatilganda ikkita o'rnatish ramkasiga o'rnatiladi. Gamma-nurlanish blokidan quvur liniyasi yoki tank orqali o'tadigan radiatsiya nurlari quvur liniyasi yoki tankning qarama-qarshi tomoniga o'rnatilgan sintillash hisoblagichi bo'lgan aniqlash moslamasi tomonidan qayd etiladi. Quvurning uzunlamasına o'qiga nisbatan zichlik o'lchagichni o'rnatish burchaklari har xil bo'lishi mumkin va ular zichlik o'lchagichning ish sharoitlari bilan belgilanadi. Tanklarga qo'yilganda, zichlik o'lchagichlari qo'shimcha ravishda daraja sensori bilan jihozlanishi mumkin.
Aniqlash moslamasi suyuq kristall displey, boshqaruv tugmalari va analog va raqamli chiqishlar, shuningdek, harorat va daraja sensorlarini ulash uchun joriy kirish bilan jihozlangan.
Zichlik o'lchagichlari portlashdan himoyalangan va yonuvchan changning yonishiga qarshi ishlab chiqilgan va 7.3 "Elektr qurilmalarini o'rnatish qoidalari", GOST R IEC 60079-14-2008 ga muvofiq xavfli hududlarda va yonuvchan changning yonishi uchun xavfli joylarda ishlatilishi mumkin. GOST R IEC 61241-14-2008 ga muvofiq.
Zichlik o'lchagichlari quyidagi modifikatsiyalarda mavjud - LB444, LB4700, LB480, LB491, LB414 modellari, ishlatilgan nurlanish manbalari va dizayni, o'rnatish usuli va joylashuvi, shuningdek qo'shimcha imkoniyatlar bilan farqlanadi: LB414 va LB480 modellari daraja bilan jihozlanishi mumkin. datchiklar, LB491 modeli sensorlar massa oqim tezligi bilan jihozlanishi mumkin.
Zichlik o'lchagichlari RS232C, RS485, Profibus interfeyslari bilan jihozlangan.
Zichlik o'lchagichni o'rnatish usullari 3.9.3-rasmda ko'rsatilgan.
|
| |