Mexanika-mashinasozlik fakulteti “Texnologik mashina va jihozlar” kafedrasi

|
Mexanika-mashinasozlik fakulteti “Texnologik mashina va jihozlar” kafedrasi
|
Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 335,04 Kb. | | #230652 |
Bog'liq davron avtomatlashtirish Mexanika-mashinasozlik fakulteti “Texnologik mashina va jihozlar” kafedrasi 29-20 guruh talabasi Gapporov Davronbekning “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish” fanidan tayyorlagan taqdimoti Tayyorladi: Gapparov. D Qabul qildi: Ergashev. N 1. Gidrodinamik jarayonlar 2. Gidrodinamik jarayonlarni modellashtirish 3. Gidrodinamik jarayonlarni sintez qilish
Mavzu: Gidrodinamik jarayonlarni modellashtirish va sintez qilish
Reja
Truboprovodlardagi suyuqlik, gaz va bug` sarfini bosm farqi o‘lchash uchun keng tarqalgan va yaxshi o‘rnatilgan. sarfni bosim kamayishi o‘zgaruvchan sarf o‘lchagichlar orqali o‘lchash usuli modda potentsial energiyasining (statik bosimi) trubapravoddagi toraygan qismidan o‘tishdagi o‘zgarishiga asoslangan. Dastlabki o‘zgartkich vazifasini bajaruvchi toraytirish qurilmasi trubaprovodda o‘rnatilib, ma’alliy torayishini hosil qiladi. Moda kesimning toraygan joyidan o‘tayotganida uning tezligiga oshadi.
Tezlikning va binobarin kinetik energiyaning ortish oqimini toraygan kesimdan o‘tishga potentsial energiyaning kamayishiga olibkeladi. Demak, toraygan kesimdagi statik bosim unda avval kesimdagi bosimdan kam bo‘ladi. Shunday qilib, modda toraytirish qurilmasidan o‘tishida bosimlar farqi R=R1-R2 mavjud bo‘ladi. Bu bosimlar farqi oqim tezligi va suyuqlik sarfiga bog‘liq. Demak toraytirish qurilmasi hosil qilgan bosimlar farqi truboprovoddan o‘tgan modda sarfining o‘lchovi bo‘lishi mumkin. Sarfning sonli qiymati esa difmanometr o‘lchagan R bosimlar farqi bo‘yicha aniqlanadi.
Suyuqlik, gaz va bug`larning sarfini o‘lchash uchun toraytirish qurilmasi sifatida standartli diafragmalar, soplolar, Venturi soplos va Venturi trubasi ishlatiladi. Tezlik bosimi bo‘yicha sarfni o‘lchash dinamik bosimning o‘lchanayotgan muhit oqimi tezligiga bog‘liqligiga asoslangan. Bernulli tenglamasiga muvofiq to‘liq va statik bosimlar ayirmasi
Bunda;
Shunday qilib dinamik bosimni, binobarin, suyuqlik yoki gaz harakatining bosimlar ayirmasini o‘lchash lozim. To‘liq va statik bosimlar ayirmasini truboprovodga ochiq naycha 1 va difmanometrlar rasmda ko‘rsatilgandek o‘rnatish yo‘li bilan o‘lchash mumkin. Difmanometr bilan o‘lchangan dinamik bosim
1- suv ustuni oynasi, 2 – to`sish uskunasi, 3- yumshoq shlang, 4,5 – boklar,
6,11 – ventil, 7 – ikki trubasimon difmonometr DT-50, 8 – difragma DKN
10, 9 – kompensatsion difmonometr DM-P2, 10-ikkilamchi asbob PV4.2E.
Shunday qilib dinamik bosimni, binobarin, suyuqlik yoki gaz harakatining bosimlar ayirmasini o‘lchash lozim. To‘liq va statik bosimlar ayirmasini truboprovodga ochiq naycha 1 va difmanometrlar 2 ni 2.1-rasmda ko‘rsatilgandek o‘rnatish yo‘li bilan o‘lchash mumkin. Difmanometr bilan o‘lchangan dinamik bosim ko‘rilgan yakka bosimli naycha orqali o‘lchash usuli frantsuz olmi Pito tomonidan taklif etilgan. Hozirgi paytda vibrodinamik bosimning o‘lchash uchun qo‘shaloq bosimni naychalar ishlatiladi. Bu naychalarda to‘liq va statik bosimlarni o‘lchaydigan trubkalar konstruktiv birlashgan. Ikkita naychaning birlashi ham to‘liq, ham statik bosimlarni bir nuqtada tanlashga olib keladi, shu sababli o‘lchashda birmuncha xatolikka yo‘l qo‘yilishi mumkin. Shuning uchun (1-2) formulaga tuzatish koeffitsiyenti kiritiladi. Unda oqim tezligi koeffitsiyent turli naychalar uchun tajriba yo‘li bilan aniqlandi.
|
| |