LGC sath o‘lchash uchun gidrostatik zondlar LGC

|
LGC sath o‘lchash uchun gidrostatik zondlar LGC
|
bet | 2/7 | Sana | 25.05.2024 | Hajmi | 0,78 Mb. | | #253555 |
Bog'liq satxLGC sath o‘lchash uchun gidrostatik zondlar LGC seriyali darajadagi problar toza suv, ichimlik suvi va chiqindi suv miqdorini o‘lchash uchun gidrostatik bosim
sezgichlardir
mA transformatsiyalaydi.
LGC seriyadagi sath zond (naycha) lari chuchuk suv, ichimlik suvi va oqova suvlar sathini o‘lchash uchun gidrostatik bosim datchiklari (1 – rasm). Pt100 plastinali simdan yasalgan qarshilik termik o‘zgartirgichi bilan qurilgan modeli bir vaqtda datchikni o‘rnatgan joyda haroratni aniqlaydi. Mos o‘zgartirgich (alohida buyurtma bo‘yicha yetkaziladi) qarshilikning termik o‘zgartirgich signalini unifikatsiyalashgan tokli signalga 4…20
– rasm. LGC seriyadagi gidrostatik zondlar
– rasm. Gidrostatik o‘lchash tizimining texnologik sxemasi
Shartli belgilanishlar: h – suyuqlik sathi balandligi; p – umumiy bosim (gidrostatik+ atmosfera); ρ – o‘lchanayotgan muhit zichligi; g – erkin tushish tezlanishi; pgidr – gidrostatik bosim; patm – atmosferabosimi.
Zondning keramik o‘lchash elementi “quruq” bo‘ladi, ya’ni bosim bevosita datchikning mustahkam keramik diafragmasiga ta’sir etadi va maksimum 0,005 mm.ga uning ko‘chishini keltirib chiqaradi.
Suyuqlik sirtiga ta’sir etuvchi atmosfera bosimining ta’siri keramik diafragmaning orqa tomonidagi bosimni kompensatsiyalash uchun maxsus naycha qo‘yish orqali bartaraf etiladi (8.2 – rasm). Bosim ta’siri ostida diafragmalar ko‘chishini keltirib chiqargan sig‘im o‘zgarishini keramik o‘lchash elementi aniqlaydi.
Datchikning elektron qismi ularni bosimning joriy qiymatiga proportsional ishoraga aylantirib berib, bu o‘lchanayotgan muhit sathi kattaligi bilan chiziqli bog‘liqlik bilan bog‘langan.
– rasmda LGC seriyadagi sathning gidrostatik zondini montaj qilish misoli taqdim
etilgan.
– rasm. Sathning gidrostatik zondini o‘rnatish misoli
Quyidagi holatlarni ta’kidlash zarur:
o zond kabelining yonlama ko‘chishi o‘lchashda xatolikni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun zondni suyuqlik harakati va turbulent oqimlar bo‘lmagan joyda o‘rnatish yoki ichki diametri 23 mm. dan yuqori bo‘lgan yo‘naltiruvchi naychani qo‘llash zarur;
o kabel oxiri quruq xonada yoki mos taqsimlovchi qobiqda joylashishi kerak;
o himoya qalpoqchasi o‘lchash elementlarining mexanik talofatlanishini ogohlantirish uchun atalgan.
– jadvalda LGC seriyadagi sathning gidrostatik zondining asosiy texnik tavsifnomasi taqdim etilgan.
Kirish parametrlari
|
O‘lchana- yotgan
parametrlar
|
suyuqlikning gidrostatik bosimi
Pt100: suyuqlik harorati
|
O‘lchanayot gan diapazon
|
psi birligida to‘qqizta to‘plangan bosimning
o‘lchash diapazoni (funt-kuch kvadrat dyuymga), ft H2O, bar va m H2O (metr suv ustini)
1,5…300 oralig‘ida psi (0,1…20 bar)
buyurtmachi tasnifi bo‘yicha o‘lchash diapazonlari; diapazonlar, kalibrlangan tayyorlashda va o‘lchashning maxsus diapazonlari – buyurtma bo‘yicha.
Pt100 (buyurtma bo‘yicha): -10 dan +70 0C
gacha diapazonda haroratni o‘lchash
|
– jadval. LGC Pt100 zondlarining texnik tavsifnomasi
Kirish signali
|
Keramik o‘lchash elementi sig‘imining o‘zgarishi
Platina simi Pt100 elektr qarshiligi o‘zgarishi (buyurtma bo‘yicha)
|
Chiqish parametrlari
|
Chiqish signali
|
4…20 mA gidrostatik bosimning o‘lchangan
qiymati uchun (ikki o‘tkazgichli chiqish)
Pt100 (buyurtma bo‘yicha): Platina simi elektr qarshiligining haroratiga bog‘liqligi
|
Ekspluatatsion tavsiflar
|
Aniqlik
|
Egri chiziqlilik (gisterezis va takroruvchanlikni qo‘shish): ±0,2 % o‘lchashning to‘liq diapazonidan
Pt100: maks. ±0,7 K
|
Uzoq vaqtli
noturg‘unlik
|
0,1 % bir yilda to‘liq o‘lchash diapazonidan
|
Muhit haroratining ta’siri
|
0…+30 0C: ±0,4% nolinchi signalning va kirish signali diapazonining chegarasida harorat o‘zgarishi
Muhitning andozaviy harorat diapazonida - 10…+70 0C: ±1% nolinchi signalning va
chiqish signali diapazonining chegarasida harorat o‘zgarishi
Nolinchi signalning va chiqish signali
diapazoni uchun harorat koeffitsientining maksimal qiymati: ±0,15% diapazonda/10 K
(0,3 % diapazonda/10 K)
|
Datchikning qizish vaqti
|
20 ms
|
90% sathgacha signalning
o‘sish vaqti
|
80 ms
Pt100: 160 s
|
Signalni belgilash vaqti
|
150 ms
Pt100: 300 s
|
Atrof muhit sharoiti
|
|
Ishchi harorat diapazoni
|
-10…+70 0C (nazoratlanayotgan muhitning ruhsat etilgan harorat
diapazoniga mos keladi)
|
Saqlash harorati diapazoni
|
-40…+80 0C
|
Qobiqning himoyalanish darajasi
|
-IP68 (berk qobiq doimo germetik);
buyurtma bo‘yicha himoya darajali taqsimlovchi quti keltiriladi
IP66/IP67
|
inersionligini hisobga olishga ko‘maklashadi.
Sertifikatlar
|
|
Mos keluvchi sertifikatlar
|
ATEX II 2G/EEx ia IIC T6
ATEX II 3 G/EEx nA IIC T6
FM: IS,Class I, Division 1, Groups A-D
CSA: IS, Class I, Division 1, Groups A-D
CG – umumiy qo‘llanishda
|
|
| |