Spektorlar tuzilishi prinsipi va haraktristikalari

|
Spektorlar tuzilishi prinsipi va haraktristikalari
|
bet | 1/3 | Sana | 18.01.2024 | Hajmi | 210,53 Kb. | | #140379 |
Bog'liq SPEKTORLAR TUZILISHI PRINSIPI VA HARAKTRISTIKALARI
SPEKTORLAR TUZILISHI PRINSIPI VA HARAKTRISTIKALARI
Reja:
1. Spektrorlarrning Asosiy Ishlash Printsipi
2.Spektorlarning turlari
3.Fourier transformatsiyasi
1. SPEKTRORLARRNING ASOSIY ISHLASH PRINTSIPI
Spektrorlarrning asosiy ishlash printsipi moddalar tomonidan yorug'likni (yorug'lik to'lqin uzunligiga) tanlab yutilishiga asoslangan. Turli moddalarning o'ziga xos assimilyatsiya tasmasi mavjud. Shuning uchun yorug'likning dispers spektri ma'lum bir eritmadan o'tganda, ular orasida yorug'likning ma'lum to'lqin uzunliklari eritma tomonidan yutiladi. Muayyan to'lqin uzunligida eritmadagi moddaning konsentratsiyasi yorug'lik energiyasining zaiflashuv darajasi bilan ma'lum proportsional bog'liqlikka ega bo'lib, bu Pivo qonuniga mos keladi.
T=I/Io lg (Io/I)=ecb
Formulada T - o'tkazuvchanlik, Io - tushayotgan yorug'lik intensivligi, I - o'tadigan yorug'lik intensivligi, A - so'nish qiymati (yutilish), e - yutilish koeffitsienti, b - eritmaning optik yo'li uzunligi va c eritmaning konsentratsiyasi hisoblanadi. Yuqoridagi formuladan ko'rinib turibdiki, tushayotgan yorug'lik, yutilish koeffitsienti va eritma qalinligi doimiy bo'lganda, yorug'lik o'tkazuvchanligi eritma konsentratsiyasiga qarab o'zgaradi.
Spektrorlarrlar zamonaviy molekulyar biologiya laboratoriyalarida odatiy asboblarga aylandi. Odatda nuklein kislota, oqsil miqdori va bakteriya o'sishi kontsentratsiyasining miqdorini aniqlashda qo'llaniladi.
Spektrorlarrning xususiyatlari
Noyob er-xotin optik yo'l va ikki nurli optik tizim, asbob yuqori piksellar sonini, past adashgan yorug'lik, kuchli barqarorlik va ishonchlilik va aniqroq tahlilga ega;
320 * 240 nuqta-matritsali yuqori yorqinlikdagi 6 "suyuq kristalli displey qabul qilingan, aniq displey va to'liq ma'lumot;
Noyob uzun optik yo'l dizayni asbobning o'lchamlarini yuqoriroq qiladi, ayniqsa mikro sinov uchun mos keladi. Kuchli ma'lumotlarni qayta ishlash funksiyasi test natijalarini to'liq qo'llash imkonini beradi va foydalanuvchi tomonidan tahrirlash osonroq va tezroq bo'ladi;
To'xtatilgan optik tizim dizayni qabul qilingan va umumiy optik yo'l mustaqil ravishda 16 mm qalinlikdagi alyuminiy deformatsiz poydevorga o'rnatiladi. Pastki plastinkaning deformatsiyasi va tashqi tebranish optik tizimga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, bu esa asbobning barqarorligi va ishonchliligini sezilarli darajada yaxshilaydi. ;
Sinxron sinus mexanizmidan foydalangan holda, to'lqin uzunligi aniqligi yuqori va takrorlanishi yaxshi;
ARM tizimini qabul qilish;
{0}.1/0.2/{7}}.5/1.0/2.0/4.0 oltita spektral tarmoqli kengligi avtomatik ravishda turli foydalanuvchilarning o'lchov ehtiyojlarini qondirish uchun tanlanishi mumkin;
24-bit yuqori tezlikda, yuqori aniqlikdagi A/D konvertatsiyasi, asbob yuqori aniqlik va tezroq javob tezligiga ega;
Asosiy komponentlar import qilingan konfiguratsiyani qabul qiladi, bu esa asbobni kamroq yorug'lik, kuchli barqarorlik va ishonchlilikka ega qiladi;
Keyinchalik kuchli funktsiyalar, uy egasi fotometrik o'lchash, miqdoriy o'lchash, spektral skanerlash, kinetik, DNK / oqsil testi, ko'p to'lqin uzunligi sinovi va ma'lumotlarni chop etish kabi funktsiyalarni mustaqil ravishda bajarishi mumkin;
Turli foydalanuvchilarning foydalanish odatlarini to'liq hisobga olgan holda, ushbu seriyali asboblar Yuanyan kompaniyasining spektral skanerlash dasturi bilan jihozlangan. cheksizlikka erishish.
To'lqin uzunligini tanlash
To'lqin uzunligini tanlash odatda o'lchanadigan moddaning maksimal yutilish cho'qqisining to'lqin uzunligini (lmax) tanlashdir. Absorbans lmax da o'lchanganligi sababli, sezgirlik eng yuqori hisoblanadi. Absorbsiya eng yuqori to'lqin uzunligida o'lchanadi va to'lqin uzunligi o'zgarishi eng kam ta'sirga ega; boshqa to'lqin uzunliklarida esa to'lqin uzunligi o'zgarishi absorbansga katta ta'sir ko'rsatadi va hatto o'lchangan konsentratsiya-yutilish egri chizig'i ham to'g'ri chiziq emas.
Spektrometr sifatida ham tanilgan Spektrorlarr yorug'likni murakkab komponentlar bilan spektral chiziqlarga ajratadigan ilmiy asbobdir. O'lchov diapazoni odatda to'lqin uzunligi diapazoni 380-780 nm bo'lgan ko'rinadigan yorug'lik hududini va to'lqin uzunligi diapazoni 200-380 nm bo'lgan ultrabinafsha nurlar hududini o'z ichiga oladi. Turli yorug'lik manbalari o'ziga xos emissiya spektrlariga ega, shuning uchun asbobning yorug'lik manbai sifatida turli yoritgichlardan foydalanish mumkin. Volfram chiroqining emissiya spektri: Volfram lampasi yorug'lik manbai chiqaradigan to'lqin uzunligi 380-780nm bo'lgan spektral yorug'lik prizma bilan singandan so'ng, qizil, to'q sariq, sariq, yashil, ko'k, indigo va binafsha ranglardan iborat uzluksiz xromatogramma paydo bo'lishi mumkin. olingan; bu xromatogramma ko'rinadigan yorug'lik sifatida ishlatilishi mumkin. Spektrorlarr uchun yorug'lik manbai.
Spektrorlarrning oddiy printsipi
Spektrorlarr ma'lum bir to'lqin uzunligiga ega yorug'lik manbasini yaratish uchun bir qator spektroskopik qurilmalar orqali bir nechta to'lqin uzunliklarini hosil qila oladigan yorug'lik manbasidan foydalanadi. Yorug'lik manbai sinov namunasidan o'tgandan so'ng, yorug'lik manbasining bir qismi so'riladi va namunaning yorug'lik yutilish qiymati hisoblab chiqiladi, u namunaga aylanadi. diqqat. Namunaning absorbsiyasi namunaning konsentratsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir.
Muayyan eritmani aniqlash uchun zarur bo'lgan to'lqin uzunligini tanlash eritmaning yutilish spektrining egri chizig'ini yaratish uchun turli to'lqin uzunliklaridan foydalanishi va bu eritmani aniqlashni amalga oshirish uchun egri chiziqdan eng mos to'lqin uzunligini tanlashi mumkin. Biroq, tahliliy ishda hali ham muammolar mavjud. Ayrim hollarda, siz faqat ushbu printsipga tayanmasligingiz kerak, lekin quyidagi uchta printsipga asoslanib, haqiqiy sinovlarni o'tkazishingiz kerak, keyin esa ijobiy va salbiy tomonlarini to'liq hisobga olgan holda tanlov qilishingiz kerak.
1. Tekshiriladigan eritma tegishli optik zichlikka ega bo'lishi kerak. Umuman olganda, mos optik zichlik 0.1-0.7 va 0.2-0.6 eng ideal hisoblanadi. Agar optik zichlik juda past bo'lsa, asbobning o'qish xatosi tufayli katta nisbiy xato bo'ladi. Aksincha, agar optik zichlik juda yuqori bo'lsa, u ko'pincha chiziqli diapazondan oshib ketadi va xatolarni keltirib chiqaradi.
2. Interferentsiya qiluvchi ta'sirlar minimal bo'lishi kerak. Reaksiyada, agar olib tashlash oson bo'lmagan interferentsiya rangi mavjud bo'lsa, interferentsiya rangiga eng kam sezgir bo'lgan to'lqin uzunligini tanlash kerak.
3. Standart egri chiziq iloji boricha to'g'ri chiziqqa yaqin bo'lishi kerak.
721 Spektrorlarrining tuzilishi
721-tipli Spektrorlarr 360-800nm oraligʻida toʻlqin uzunliklarini aniqlash imkonini beradi. Uning tuzilishi nisbatan sodda va o'lchov sezgirligi va aniqligi yuqori. Shuning uchun u keng qo'llaniladi.
Yorug'lik manbai chiroqidan chiqadigan uzluksiz nurli yorug'lik kondensator linzalariga tushadi, birlashgandan so'ng u tekis oynadan 90 graduslik burchak ostida o'tadi va hodisa tirqishida aks etadi. Shunday qilib, u monoxromatorga kiradi va tirqish faqat sferik kolimator ob'ektiv linzasining fokus tekisligida joylashgan. Tushgan yorug'lik kollimator ob'ektiv linzalari tomonidan aks ettirilganda, u parallel yorug'lik dastasi sifatida prizmaga yuboriladi. Nur prizmaga kirgandan keyin dispersiyaga uchraydi. Dispersiyadan keyin qaytib keladigan yorug'lik kollimatsiya oynasi tomonidan aks ettiriladi va yorug'lik chiqaradigan yoriqda to'planadi va keyin kondensator oynasidan o'tgandan so'ng kyuvetaga kiradi. Kattalashtirilgan va mikroampermetrda o'qiladi.
721-tipli Spektrorlarrdan qanday foydalanish kerak
① Avval quvvatni yoqing, quvvat tugmachasini 1 yoqing, indikator chirog'i yonadi, kyuvetka obskura qopqog'ini 8 oching va 20 daqiqa davomida oldindan qizdiring.
②To'lqin uzunligini tanlash tugmasi 6, monoxromatik yorug'likning kerakli to'lqin uzunligini tanlang va kerakli sezgirlik darajasini tanlash uchun 2 sezgirlik tugmasidan foydalaning.
③Kyuvetani qo'ying, nolga moslashtirish uchun nol tugmachasini 5 aylantiring, kyuvetka obskurasi qopqog'ini yoping, kyuvetaning tortish tayog'ini 3 itaring, mos yozuvlar kyuvetani bo'sh kalibrlash holatiga keltiring, fotoelement yorug'likni ko'radi va yorug'lik o'tkazuvchanligini aylantiring 4-tugmachani mikroampermetr 9 ko'rsatkichi 100 foiz aniq bo'lishi uchun sozlang. Yuqoridagi usul bo'yicha bir necha marta nol holatini va 100 foiz holatini sozlang, keyin o'lchashni amalga oshirish mumkin.
1. Spektrometr nima?
Spektrometresi jismoniy xarakteristikaning spektral komponentlarini ajratuvchi va o'lchaydigan asbobni tavsiflovchi soyabon atama. Ular spektrning tarkibiy qismlari asl aralashmasidan ajratilgan uzluksiz o'zgaruvchini o'lchaydigan qurilmalardir.
Atrofda spektrometrlarning bir nechta o'zgarishlari mavjud va ulardan eng keng tarqalganlari yadroviy magnit-rezonans (NMR) spektrometri, massa spektrometri va optik spektrometrdir.
1.1 NMR spektrometri
NMR spektrometri namuna kuchli, doimiy magnit maydonga joylashtirilganda yadro spinlarining oʻzaro taʼsirini kuzatadi va oʻlchaydi. Yadrolar magnit maydon bilan yadrolarning chastotasi bilan rezonanslashadigan chastotada o'zaro ta'sirlashganda NMR signali hosil bo'ladi.
Molekuladagi atomni o'rab turgan molekula ichidagi magnit maydon rezonans chastotasi bilan o'zgaradi, shuning uchun namunaning molekulyar tuzilishini ochib beradi.
|
| |