Elektroforez güÇ kaynağI ( 300V ) tekniK Şartnamesi

|
Elektroforez güÇ kaynağI ( 300V ) tekniK Şartnamesi
|
Sana | 24.03.2017 | Hajmi | 34,5 Kb. | | #2135 |
ELEKTROFOREZ GÜÇ KAYNAĞI ( 300V )
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz, DNA veya RNA Submarine jelleri, Mini-PAGE ve SDS-PAGE, küçük semi-dry ve küçük tank tipi blotterlar ile rahatlıkla kullanılabilmelidir.
| Tank (ing . tank - sisterna, bak) - zanjirli (gusenitsali) zirxlangan jangovar mashina. Turli nishonlarni yoʻq qilish, ekipajni ishonchli himoyalash, turli xil toʻsiklardan bemalol oʻtish xususiyatiga ega. |
2. Cihaz, 10 - 300 Volt , 10 - 400 mA ve 125 Watt gücünde olmalıdır.
3. Cihaz otomatik geçişli sabit voltaj veya sabit akımlı olmalı, voltaj veya akım kullanıcının seçimiyle ayarlanabilmelidir.
4. Cihaz ile aynı anda 3 adet jel koşturulabilmelidir.
5. Cihazın regülasyon hatası %1’den düşük olmalıdır.
6. Cihazın hassasiyeti ± 1.5%’den iyi olmalıdır.
7. Güvenlik bakımından cihazın elektrodları elektroforez tankına bağlanmadıkça dışarıya akım vermemeli, yüksek voltajı başlatmak için mutlaka tuşlarla başla komutu verilmelidir.
8. Cihazın autorestart özelliği olmalı ve elektrik kesintisinden sonra kaldığı yerden çalışmaya devam edebilmelidir.
9. Cihazın göstergesi dijital olmalıdır.
10. Cihazın ışıklı uyarı göstergeleri olmalı bunlar zamanlayıcı çalışma durumu, Voltaj limiti, mA limiti, akımın açık olup olmadığı, göstergenin set veya aktüel durumu gösterdiğini, ayarlama sırasında volt, mA veya timer ayarı seçeneğinde olup olmadığını kullanıcıya göstermelidir.
11. Cihazın 1-999 dakika arasında ayarlanabilen zamanlayıcısı (timer) olmalıdır.Cihaz çalışma esnasında ayarlanan Voltaj ve akım ( Volt , miliamper) ekran üzerinde geçişli olarak izlenebilmelidir.
12. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
13.Teklif veren firmalar bu şartnamedeki özellikleri “Teknik şartnameye cevap” belgesi düzenlemeli ve uygunluklarını belirtmelidirler.
YATAY ELEKTROFOREZ SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistem, PCR, RFLP analizleri, plazmid ya da bakteriyofaj klonlarının görüntülenmesi çalışmaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sistemin jel tepsisi üzerinde UV ışığında gözüken floresan cetvel bulunmalıdır.
3. Elektroforezin çalışma ebatı 20 x 25 cm olmalıdır.
4. Elektroforez tankı ve gel tepsisi kalınlığı 8 mm den az olmayan yekpare ( herhangi bir yapıştırma veya ısıtma suretiyle birleştirilmiş parçası olmayan) akrilik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
5. Sistem de, jel dökme işlemin de herhangi bir bant veya benzeri materyal kullanılmadan tank dışında yapılacak aksesuarı olmalıdır.
6. Elektroforez sistemi güvenlikli sürgülü sistemli bir kapak a sahip olmalıdır.
7. Elektroforez sistemi ile 3 adet tarak ücretsiz verilmelidir. Bu taraklar1.5 mm kalınlığında 16,24,36 kuyulu olmalıdır.Cihazda 3 adet tarak aynı kullanılabilir olmalıdır.
8. Sistemin standart verilen taraklara ek olarak farklı kalınlık ve kuyucuk sayılı alternatif ürün seçenekleri bulunmalıdır. Cihaz çok kanallı pipetler ile kullanılmaya uygun olmalıdır.
9. Teklif veren firma,üretici firmadan yıl (2013) içerisinde aldığı yetkili temsilcilik belgesinin fotokopisini sunmalıdır.
10. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
11.Teklif veren firmalar ; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler.
YATAY MİDİ ELEKTROFOREZ SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistem, PCR, RFLP analizleri, plazmid ya da bakteriyofaj klonlarının görüntülenmesi çalışmaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sistemin jel tepsisi üzerinde UV ışığında gözüken floresan cetvel bulunmalıdır.
3. Elektroforezin çalışma ebatı 12 x 14 cm olmalıdır.Cihazın buffer hacmi en fazla 800 ml olmalıdır.
4. Elektroforez tankı ve gel tepsisi kalınlığı 8 mm den az olmayan yekpare ( herhangi bir yapıştırma veya ısıtma suretiyle birleştirilmiş parçası olmayan) akrilik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
5. Sistem de, jel dökme işlemi herhangi bir bant veya benzeri materyal kullanılmadan tank içerisinde yapılmalıdır.
6. Elektroforez sistemi güvenlikli sürgülü sistemli bir kapağa sahip olmalıdır.
7. Elektroforez sistemi ile 2 adet tarak ücretsiz verilmelidir. Bu taraklar çift yönlü olmalı.1. tarağın bir tarafı 1mm kalınlığın da 12 kuyulu diğer tarafı 1.5 mm kalınlığın da 12 kuyulu , 2.tarağın bir tarafı 1 mm kalınlığında 20 kuyulu diğer tarafı 1.5mm kalınlığın da 20 kuyulu olmalıdır.
8. Sistemin gel tepsisi aynı an da 2 tarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
9. Sistemin standart verilen taraklara ek olarak farklı kalınlık ve kuyucuk sayılı alternatif ürün seçenekleri bulunmalıdır.
10.Teklif veren firma , üretici firmadan yıl (2013) içerisinde aldığı yetkili temsilcilik belgesinin fotokopisini sunmalıdır.
11. Sistem en az 2 yıl garantili olmalıdır.
12. Teklif veren firmalar; teknik şartnameye madde madde cevap yazarak özelliklere uygunluklarını belirtmelidirler.
|
| |