Uruchomienie Elle TENS - Instrukcja obsługi Spis treści

Uruchomienie Elle TENS
Sprawdź zawartość według poniższej listy:
1x urządzenie Elle TENS
1x opakowanie samoprzylepnych 4 elektrod (40mmx100mm)
3x komplety przewodów (w tym 1 zapasowy)
4x baterie AA (w tym 2 zapasowe)
1x etui z miękkiego materiału do przenoszenia urządzenia
1x smycz do zawieszania urządzenia na szyi
1x instrukcja obsługi
Podłączenie urządzenia
Naciśnij i przekręć zaczep do paska znajdujący się z tyłu urządzenia, tak aby można otworzyć pojemnik na baterie.
Otwórz pojemnik na bateria i włóż dwie baterie AA (tak jak na rys. 2). Upewnij się ze baterie wkładane są odpowiednimi biegunami plus (+) i minus (-). Zamknij pokrywę baterii.
Wyjmij dwa komplety przewodów i włóż czarne (grubsze) końcówki typu „Jack” do gniazdek na górze urządzenia. (rys. 3)
Następnie włóż mniejsze wtyczki do gniazdek znajdujących się przy elektrodach samoprzylepnych nie usuwając zabezpieczeń na elektrodach w tym momencie. (rys. 4)
Każdy przewód posiada czerwoną i czarną końcówkę. Nie ma znaczenia do którego gniazdka będą włożone w elektrodach.
Jeżeli chcesz możesz założyć dołączoną smycz aby móc zawiesić urządzenie na szyi (zobacz rys 5)
rys. 1 rys.2 rys.3
rys.4 rys.5
Sugerowane umieszczenie elektrod.
Samoprzylepne elektrody muszą być umieszczone w odpowiedniej pozycji dla uzyskania maksymalnego efektu przeciwbólowego. Zalecana jest pomoc innej osoby, partnera lub personelu medycznego, przy zakładaniu elektrod. Proszę uważnie przeczytać:
Ostrożnie otworzyć opakowanie z elektrodami. Nie pociągać za przewody.
Zamocować dwie górne elektrody (podłączone do lewego gniazdka CH1) około 4 cm od linii kręgosłupa i około 4-5 cm powyżej linii pępka jak widać na rysunku.
Zamocować dwie dolne elektrody (podłączone do prawego gniazdka CH2) około 4 cm od kręgosłupa i około 4-5 cm poniżej linii pępka tak jak widać na rysunku.
Użytkowanie Elle TENS
Teraz jesteś gotowa do użycia Elle TENS. Włącz urządzenie przez naciśnięcie klawisza wł/wył. Upewnij się, że klawisz „BOOST” umieszczony u góry z prawej strony urządzenia nie jest wciśnięty. Urządzenie Elle TENS zawsze rozpoczyna pracę w ustawieniu BURTS 1.
Rozpocznij naciskając klawisz CH1+. Za każdym razem gdy naciskasz ten klawisz małe półksiężyce będą pojawiały się na ekranie powiększając ich liczbę i wielkość wraz ze wzrostem intensywności impulsów. Zaczniesz odczuwać pulsacje które będą się pojawiać wraz z małą strzałką wyświetlaną na ekranie.
Powtórz poprzednie kroki z klawiszem CH2+. Teraz poczujesz impulsy w obydwu zestawach elektrod.
BURTS1 (używaj pomiędzy skurczami):
To jest pierwsze ustawienie które będziesz używać. Będzie czuć pulsowanie, łaskotanie okresowo włączane i wyłączane. To ustawienie pomoże w uwolnieniu naturalnych substancji przeciwbólowych organizmu takich jak endorfiny i encephaliny.
BOOST1 (używaj w trakcie skurczów):
Kiedy doświadczysz skurczów, naciśnij klawisz „BOOST” znajdujący się w górnej części z prawej strony. Elle TENS przełączy się wtedy automatycznie w tryb BOOST 1. Będziesz odczuwać ciągłe pulsowanie.
Kiedy skurcz minie zwolnij klawisz „BOOST”. Elle TENS powróci do standardowego trybu BURTS1. Powtarzaj te czynności w trakcie wczesnej fazy porodowej.
Klawisz „MODE”
Dostępne są dwa tryby dla funkcji „BURST” and „BOOST”.
Tryb 1 (BURTS1 i BOOST1), tryb ten przewidziany jest we wczesnej fazie porodu.
Tryb2 (BUrts2 i BOOST2), tryb ten przewidziany jest w zaawansowanej fazie porodu kiedy skurcze są częściej.
Naciśnij klawisz , aby przełączyć tryb. Zobaczysz na ekranie że cyfra w okrągłym okienku obok napisu BURTS lub BOOST zmieni się z 1 na 2 i odwrotnie.
Klawisz „Opti-max”
Ta funkcja zapewnia jeszcze większą wszechstronność zastosowania Elle TENS. Zwiększając lub zmniejszając poziom klawiszem Opti-max pozwala na regulowanie wzmocnienia poziomów impulsów przekazywanych do elektrod.
Naciśnięcie klawisza + lub – podniesie lub obniży działanie funkcji Opti-max. Funkcja ta jest maksymalnie użyteczna w ostatniej fazie porodu kiedy potrzebujesz dodatkowego wzmocnienia działania.
Jest 5 poziomów Opti-max które są wyświetlane przez 5 kropek, zwiększających się kiedy zwiększana jest siła Opti-max. Urządzenie zawsze startuje na 3 poziomie Opti-max, który jest dokładnie połową pomiędzy największym i najmniejszym ustawieniem.
Użyteczne informacje
Możesz używać stymulacji jak długo tylko potrzeba o ile nie odczuwasz dyskomfortu.
Jeżeli używasz stymulacji przez kilka godzin upewnij się że elektrody nie stały się suche. Jeżeli tak się stało, wyłącz urządzenie, odłącz elektrody i delikatnie nawilż je za pomocą kropli wody.
Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone zanim odłączysz przewody. Nie ciągnij przewodów. Zawsze wyjmuj wtyczki używając kciuka i palca wskazującego.
Elle TENS może być także używany jako standardowe urządzenie TENS w wielu innych przypadkach, między innymi bólów przewlekłych, bólów pooperacyjnych. Warto pamiętać o tych zastosowaniach jeżeli masz mieć cesarskie cięcie. Skonsultuj zastosowanie z lekarzem lub położną.
Rozwiązywanie problemów
Pytanie) Dlaczego stymulacja nie jest tak silnie odczuwalna po tam jak już chwilę używam Elle TENS?
Odpowiedź) Wzmocnij siłę działania urządzenia.
Pytanie) Dlaczego odczuwam silne stymulacje ale nie są one efektywne?
Odpowiedź) Możliwa jest konieczność zmiany umiejscowienia elektrod.
Pytanie) Dlaczego stymulacja nie jest wystarczająco silna pomimo najwyższych ustawień?
Odpowiedź) Możliwa konieczność wymiany baterii.
Pytanie) Co powinnam zrobić gdy nie odczuwam stymulacji, stymulacja jest przerywana lub słaba pomimo że baterie są nowe?
Odpowiedź) Sprawdź elektrody. Sprawdź przewody. Sprawdź baterie. W razie dalszych problemów dzwoń 724-161-010, 519-969-243
Specyfikacja techniczna
Equipment type
|
Dual Channel Digital TENS
|
|
Display
|
Digital LCD - 5 seven segment digits around 42 segments
|
Modes
|
2 burst modes and 2 boost modes
|
|
|
|
|
|
|
Pulse Frequency (Hz)
|
Pulse Width (es)
|
Description
|
Burst 1
|
16
|
150*
|
1 burst per second,
|
|
|
|
8 pulses per burst
|
Burst 2
|
32
|
150*
|
2 bursts per second,
|
|
|
|
8 pulses per burst
|
Boost 1
|
80
|
150*
|
Continuous
|
Boost 2
|
100
|
150*
|
Continuous
|
|
|
|
|
|
* Default pulse width after mode changed (pulse width is NOT
|
|
changed when switched between BURST and BOOST mode)
|
|
5 selectable pulse widths in all modes:
|
|
50, 100, 150, 200, 250
|
|
Automatic Power Off
|
The Elle TENS will switch off after 5 minutes if not used
|
Output Voltage
|
0 - 55v zero to peak adjustable in 15 steps at 500q load
|
Output Intensity
|
0 - 110mA adjustable in 15 steps at 500q load Intensity
|
|
level will drop back to zero after programme changes
|
Output Waveform
|
Symmetrical bi-phasic rectangular
|
|
Output Jacks
|
CE Touch-proof jacks
|
|
Battery
|
2 x 1.5v AA Battery (Type LR6)
|
|
Unit Size
|
115mm x 55mm x 30mm
|
|
Unit Weight
|
75 grams
|
|
|
Low Battery Indicator
|
2.2v±0.2v
|
|
|
|
|
|
|
Classification
|
|
|
|
This unit is fully compliant with EEC Directive 93/42/EEC, classified as internally
|
powered equipment type BF. It is intended for continuous operation.
|
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Netradus Polska sp. z o.o.
Sztombergi 100
28-200 Staszów
Biuro@netradus.pl
Tel. 724-161-010
www.bodyclock.pl
|