UMUMIY QUSM - Stendning maqsadi va uning o'quv jarayonidagi o'rni Stendning texnik ma'lumotlari va ish sharoitlari

|
Stendning maqsadi va uning o'quv jarayonidagi o'rni Stendning texnik ma'lumotlari va ish sharoitlari
|
bet | 2/12 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 0,52 Mb. | | #238408 |
1. UMUMIY QUSM
1.1 Stendning maqsadi va uning o'quv jarayonidagi o'rni
Stend “Guruh uch fazali transformator” mavzusida laboratoriya ishlarini o‘tkazish uchun mo‘ljallangan.
O'quv stendi amaliy ishlar chuqurlashtirishga yordam beradi va nazariy material bo'yicha bilimlarni mustahkamlash, shuningdek, chuqurlikka erishish turli transformator jarayonlarida tushunish.
Ushbu ishining maqsadi laboratoriyani ishlab chiqishdir uch fazali transformatorlarni o'rganish uchun stend, amaliy uchun talabalar faoliyati. Bu ishning yangiligi shundan iboratki eski laboratoriya stendiga yangisini kiritish orqali modernizatsiya qilinmoqda uskunalar. Laboratoriya stendini modernizatsiya qilish, ancha arzon, sotib olish yangi stend, shuning uchun ish bugungi kunda dolzarbdir.
“Uch fazali transformator” stendida laboratoriya ishlarini bajaruvchi talaba ochiq va qisqa tutashuv tajribalarida uning turli xil o‘rash sxemalari bilan ishlashini o‘rganishi va eksperimental tekshirishi kerak.
Salt turganda quvvat sarfini aniqlash uchun Salt ish sinovi o'tkaziladi. Agar Salt quvvat sarfi pasport ma'lumotlariga to'g'ri kelsa, bu transformatorning normal ishlashini ko'rsatadi. Agar yuksiz quvvat kattaroq bo'lsa, bu transformatorning sifatsiz yig'ilishini yoki o'rashda qisqa tutashgan burilish mavjudligini ko'rsatadi. Salt turganda quvvat sarfi asosan po'lat yo'qotishlarga (magnit yo'qotishlarga) sarflanadi.
Qisqa tutashuv tajribasida transformatorning bir fazasining faol va induktiv qarshiligi eksperimental tarzda aniqlandi. Ushbu tajriba transformatorning ikkilamchi o'rashini qisqa tutashuvdan iborat bo'lib, birlamchi o'rashga shunday kuchlanish qo'llaniladiki, transformatorning ikkala o'rashidagi oqimlar nominal qiymatga ega. Ushbu kuchlanish qisqa tutashuv kuchlanishi deb ataladi .
Loyihalashtirilgan laboratoriya stendida talabalar bajarishlari kerak Laboratoriya ma'lumotlari:
Yuksiz usul yordamida uch fazali transformatorni o'rganish
va qisqa tutashuv;
Transformator yadrosining magnitlanishi bo'yicha tadqiqotlar;
Uch fazali transformatorning ulanish guruhlarini o'rganish va transformatorlarning parallel ishlashi.
Ish natijasida talabalar qurilmani o'zlashtirishlari kerak o'quv stendi va uni boshqarish usullari, shuningdek texnikani o'zlashtirish eksperimental ish.
Taklif etilayotgan laboratoriya va amaliy ish ikki- soatlik va 2-3 talabadan iborat kichik guruh tomonidan bajarilishi uchun mo'ljallangan maxsus jihozlangan laboratoriya.
1 Uch fazali transformatorlarni o'rganish usullarining tavsifi
Uch fazali o'rganish uchun mavjud usullarni ko'rib chiqish transformatorlar
Uch fazali yuksiz usuldan foydalangan holda eksperimental tadqiqotlar transformator
Uch fazali transformatorni yuksiz rejimda o'rganish - bu transformatorlar uchun eng muhim tadqiqotlardan biridir. O'qish yuksiz usuli yordamida transformator qachon tadqiqot usuli hisoblanadi birlamchi o'rash o'zgaruvchan kuchlanish tarmog'idan quvvatlanadi va ikkilamchi o'rash ochiq.ikkilamchi ochiq bo'lganda tokning kattaligi o'rash, oddiy rejimda ishlagandan ko'ra ko'p marta kamroq. IN yuqori quvvatli transformatorlar, yuksiz oqim 5 - 10% ni tashkil qiladi transformator normal rejimda ishlayotgan paytdagi oqim qiymati. Kam quvvatda transformatorlarda ishlayotganda bu qiymat joriy qiymatning 30% ga etadi nominal rejim.
Transformatorni yuksiz rejimda ishlatganda , u yaratadi magnit pallasida magnit oqim. Transformator iste'moli tufayli elektr ta'minoti tarmog'idan reaktiv quvvat, magnit oqim hayajonlanadi. Da transformatorning salt rejimda ishlashi, transformator iste'mol qiladi
yo'qotishlarni qoplash uchun sarflaydigan faol quvvat
magnit zanjir. Magnit zanjirdagi yo'qotishlar tashqi ko'rinish tufayli yuzaga keladi girdab oqimlari va histerezis. Reaktiv quvvat, ishlash transformator salt rejimda, faol qiymatdan ancha yuqori kuch. Transformatorning quvvat omili qiymatining o'lchami bu ish rejimida kichik va cos = 0,2-0,3 ga teng.[9]
1.1 – rasm Transfarmatorning salt ishlash rejiminig prinsipial sxemasi
rasmda qurilmaning salt rejimda ishlashi ko'rsatilgan taraqqiyot. Zanjirda 3 ta ampermetr ulangan, ular qiymatlarni ko'rsatadi transformator rejimda ishlaganda mos keladigan fazalarning chiziqli oqimlari salt harakat. 1.1-rasmda 1 raqami induksiyani bildiradi regulyator va 2 raqami ostida uch fazali transformator.
Rejimda ishlaydigan transformatorning tajriba natijalariga ko'ra yuksiz holda, biz I0 birlamchi o'rashdagi oqim kuchini , po'lat yo'qotishlarni topamiz magnit davri Pst, shuningdek transformatsiya nisbati K. Ampermetr birlamchi o'rash pallasiga ulangan yuksiz oqimni o'lchaydi I0. Qurilmaning magnit pallasida po'lat yo'qotishlar o'qish qiymati bilan aniqlanadi birinchi o'rashning sxemasiga ulangan vattmetr. Koeffitsient transformatsiya ikki voltmetr qiymatlarining nisbati usuli bilan hisoblanadi, birlamchi va ikkilamchi o'rash pallasiga ulangan.
Qisqa tutashuv usuli yordamida eksperimental tadqiqotlar uch fazali transformator.
Qisqa tutashuv rejimida eksperimental ish quyidagicha: transformatorning ikkilamchi o'rashining qisqa tutashuvi. Demak, qurilmaning ikkinchi o'rashidagi kuchlanish qiymati nolga teng. Kattalik transformatorning birlamchi o'rashidagi kuchlanish shunday bo'lishi kerak oqimlari bu o'rashlarning nominal oqim qiymatlariga teng edi transformator. Bu past kuchlanish qisqa tutashuv kuchlanishi deb ataladi. qisqa tutashuv, u transformatorning ish kuchlanishining 5,5% ga teng.
1.2-rasm. Qisqa tutashuv tajribasini o'tkazish sxemasi
rasmda qurilmaning qisqa muddatli rejimda ishlash sxemasi ko'rsatilgan yopilishlar. Rasmdagi 1 raqami ostida induksiya regulyatori ko'rsatilgan va ostida 2 raqami - uch fazali transformator. Shuningdek, 2-rasmda 3 ko'rsatilgan ampermetr, ular har bir fazaning chiziqli oqimining kattaligini ko'rsatadi. A1- ikkilamchi o'rashning chiziqli oqimining qiymatini ko'rsatadi. V - voltmetr, rejimda ishlaganda transformatorning kuchlanish qiymatini ko'rsatadi
|
| |