Shakllantirish, o'zgartirish va qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan impuls qurilmalarining bir turi. Raqamli elektronika qurilmasiga misol ilgari muhokama qilingan puls hisoblagichi - bet 10

Rt=R0(1+Da+Bt2) 0 da≤t≤ +6500C;
Rt=R[10 + Da+Bt2 + Ct(3t−100)] - 200 da≤t≤00C,
QayerdaRt – haroratda termistorning qarshiligit0C,
R0-
da qarshilik
C= −4, 22⋅10−12(0C)−4.
00C, A=3.96847⋅10−3(0C)−1,B= −5847⋅10−7(0C)−2,
Standart termistorlar uchun kalibrlash jadvallari va kalibrlash xususiyatlarining ruxsat etilgan og'ishlari uchun belgilangan standartlar mavjud.
Platina termistorlari yuqori barqarorlik va xarakteristikaning takrorlanishiga ega. Ularning kamchiliklari yuqori narx va konversiya funktsiyasining chiziqli bo'lmaganligidir. Shuning uchun ular tegishli diapazonda haroratni aniq o'lchash uchun ishlatiladi.
Haroratga qarshilikning chiziqli bog'liqligiga ega bo'lgan arzonroq mis termistorlar amalda keng qo'llaniladi:
Rt=R0(1+at) - 50 da≤t≤ +1800C,
Qayerdaa=4.26⋅10−3(0C)−1.
Misning kamchiliklari uning past qarshiligi va yuqori haroratlarda oson oksidlanishidir, buning natijasida mis qarshilik termometrlaridan foydalanishning yakuniy chegarasi harorat bilan cheklanadi.180°C. Barqarorlik va ko'payish nuqtai nazaridan Xususiyatlari bo'yicha mis termistorlar platinadan past.
Standart platina qarshilik termometrlari TSP, mis termometrlari esa TSM. Bir haroratda0 ° C qarshilik
R0termometrlar quyidagilarga teng: platina 1, 5, 10, 50, 100, 500 Ohm, mis 10,
50, 100 Ohm.
Standart qarshilik termometrlarining termal inertsiyasi termal inertsiya ko'rsatkichi (vaqt doimiysi) bilan tavsiflanadi, uning qiymati o'nlab soniyalardan daqiqa birliklarigacha. Maxsus ishlab chiqarilgan past qarshilikli qarshilik termometrlarining vaqt konstantasigacha qisqartirilishi mumkin0,1 s.
Nikel qarshilik termometrlari ham ishlatiladi. Nikel nisbatan yuqori qarshilikka ega, ammo uning qarshiligining haroratga bog'liqligi faqat yuqori bo'lmagan haroratgacha chiziqli bo'ladi.100°C.
Mis va nikel termistorlari, shuningdek, shisha izolyatsiyasida quyma mikrosimlardan ishlab chiqariladi. Mikrosimli termistorlar muhrlangan, juda barqaror, past inertiyaga ega va kichik umumiy o'lchamlari bilan o'nlab kilo-ohmgacha qarshilikka ega bo'lishi mumkin.
Qarshilik termometrlari o'rtacha haroratni aniq va funktsional jihatdan qulay konvertorlardir, shuning uchun ular
ularning harorat diapazonini kengaytirish ustida ishlash. Shunday qilib, yuqori haroratni o'lchashda (1800°S) foydalanish tavsiya etiladi volfram, platina-rodiy, iridiy va ularning qotishmalari. Past haroratlarni o'lchashda qo'rg'oshin, indiy, germaniy va uglerod termistorlari, shuningdek, yangi turdagi qotishmalar va kompozit materiallar qo'llaniladi.
Metall termistorlar bilan solishtirganda, yarimo'tkazgichli termistorlar (termistorlar) yuqori sezuvchanlikka ega. Ular salbiy TCSga ega, uning qiymati
20°C (2-8)⋅10−2(oC)−1, ya'ni misdan kattaroq kattalik tartibi va platina. Juda
kichik o'lchamdagi yarimo'tkazgichli termistorlar yuqori qarshilik qiymatlariga ega (21 MOhm).
Haroratni o'lchash uchun eng keng tarqalgan yarimo'tkazgichli
termistorlar KMT (kobalt va marganets oksidlari aralashmasi) va MMT (mis va marganets oksidlari aralashmasi) turlaridir.
Termistorlar chiziqli bo'lmagan konvertatsiya funktsiyasiga ega, bu formulada juda yaxshi tasvirlangan
B
|