Załącznik nr do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 5 – Zakup I dostawa sprzętu do fizykoterapii

Załącznik nr 5.5. do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 5 – Zakup i dostawa sprzętu do fizykoterapii
Lp.
|
Nazwa sprzętu / minimalne parametry
wymagane przez Zamawiającego
|
Opis techniczny oferowanego produktu
(uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w
trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ)
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
min 12 komór,
min. 8 trybów:
A: tryb sekwencyjny – fala;
B: tryb masażu wstępującego,
C: tryb sekwencyjny płynny kostka-udo -> fala płynna kostka udo,
D: tryb sekwencyjny podwójny -> fala podwójna,
E: tryb masażu wstępującego podwójnego,
F: tryb sekwencyjny potrójny -> fala potrójna,
poziomy ciśnienia ustalane indywidualnie w każdej komorze lub dla całego mankietu,
regulacja ciśnienia min. 20 - 140 mmHg,
zegar zabiegowy
regulowany czas przerwy
awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór,
ekran segmentowo-diodowy,
możliwość tworzenia sekwencji programów,
zdejmowalny bawełniany wkład ochronny.
Waga max: 15 kg
W zestawie minimum:
• urządzenie,
• 2 mankiety na kończynę dolną,
• mankiet na kończynę górną,
• 2 pasy poszerzające na kończynę dolną,
• 1 pas poszerzający na kończynę górną
• przewód powietrzny pojedynczy - 2 szt.
• przewód powietrzny podwójny - 2 szt.
Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin
|
|
2.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do masażu wodnego z pompą do zamkniętego obiegu wody
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Pompa do zamkniętego obiegu wody
• Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu wibracyjnego
• Pompa zasilana z sieci utrzymująca stałe ciśnienie wody w obiegu.
• Pojemność robocza zbiornika: 7 - 10 l
• Jest w pełni kompatybilna z urządzeniem do masażu wibracyjnego i może zostać podłączona do niego bez dodatkowych modyfikacji i utraty właściwości aparatu do masażu
• Zamknięty obieg wody
• Urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym
• Urządzenie na kółkach
Aparat do wodnego masażu wibracyjnego wszystkich części ciała, który zawiera minimum:
2 węże,
głowica wibracyjna,
tuleja z rozdzielaczem,
uszczelniacze (6 sztuk, o różnych średnicach) do zakładania na krany,
metalowa kształtka do podłączenia do kranu,
gumowa rurka odprowadzająca wodę,
sitko mogące służyć jako prysznic,
10 profesjonalnych membran do zabiegów leczniczych.
Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin
|
|
3.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Urządzenie do masażu podciśnieniowego
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
2-kanałowy aparat do terapii podciśnieniowej z zastosowaniem elektroterapii:
Cechy charakterystyczne:
• współpraca z jednostką do elektroterapii
• szybkie i praktyczne mocowanie elektrod w trudno dostępnych miejscach ciała;
• niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii;
• elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania;
• sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą;
• energooszczędny tryb pracy.
W zestawie:
• Urządzenie do masażu podciśnieniowego
•4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi;
• komplet przewodów do elektrod;
• przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapii.
Uwagi Do tej pozycji mają pasować pozycje 4 i 5
Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin
|
|
4.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Komplet elektrod (30 mm) - elektrody przyssawki do terapii podciśnieniowej VACUUM
Ilość: 1 komplet (4 elektrody)
Parametry sprzętu/wyposażenia:
• Elektrody Vacuum do terapii podciśnieniowej oraz terapii skojarzonej.
• Kompatybilne z przewodami do terapii podciśnieniowej.
• Pakowane w zestawy 4 sztuk.
• Rozmiar elektrod – średnica 30 mm
Uwagi. Ta pozycja ma pasować do pozycji 3
|
|
5.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Komplet elektrod (60 mm) - elektrody przyssawki do terapii podciśnieniowej VACUUM
Ilość: 1 komplet (4 elektrody)
Parametry sprzętu/wyposażenia:
• Elektrody Vacuum do terapii podciśnieniowej oraz terapii skojarzonej.
• Kompatybilne z przewodami do terapii podciśnieniowej.
Pakowane w zestawy 4 sztuk.
• Rozmiar elektrod – średnica 60mm
Uwagi! Ta pozycja ma pasować do pozycji 3
|
|
6.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do elektroterapii
Ilość: 2 sztuki
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Profesjonalny elektrostymulator do fizjoterapii.:
• Zasilanie 230V 50 / 60Hz
• Rodzaje prądów - diadynamiczne, interferencyjne dwubiegunowe, prostokątne dwufazowe Kotz, jonoforezy, faradajowską, prostokątne jednofazowe, trójkątne, wykładnicze
• Ilość niezależnych kanałów wyjściowych min.: 2
• ilość gotowych programów min 135 automatycznych + 5 manualnych
• Natężenie prądu min (mA) 0-120
• Częstotliwość (Hz) min.1-160
• Czas trwania impulsu min (us) 50μs-1s
W zestawie:
• Urządzenie do elektroterapii
• 2 elektrody, gąbka 60 x 80 mm (±10mm)
• 2 elektrody, gąbka 80x120 mm (±10mm)
• 2 gumki mocujące
• 4 wstępnie żelowane elektrody 50x50 mm (±5mm)
• kabel zasilający
• instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim
• walizka
Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin
|
|
7.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do ultradźwięków
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Urządzenie do terapii ultradźwiękowej
• Aparat powinien mieć podwójną częstotliwość emisji (1/3 MHz)
• Sonda jak i wyposażenie urządzenia powinny dawać odpowiednią częstotliwość dla wszystkich typów zastosowań powierzchniowych i głębokich zarówno terapeutycznych jak i estetycznych.
• Dwa kanały wyjściowe,
• Ekran dotykowy LDC min.: 4,3”
• Częstotliwość min. 1/3 MHz.
• Modulacje 1/2, 1/5, 1/10.
• Moc min 3W / cm2.
• Programy: min. 40 + 20 manualnych programów
• Wyjście: ciągłe / modulowany (1/2)
• Moc: min 0,1 - 3W / cm2.
• Zastosowania: zapalenie ścięgna, zapalenie stawów, uroda
W zestawie:
• Aparat do ultradźwięków
• Głowica 20mm(±5mm)
• 1 kabel + głowica (średnica głowicy 45mm (±5mm))
• 1 opakowanie żelu do ultradżwięków min 250g
• Kabel zasilający
• instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim
|
|
8.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do ultradźwięków przenośny
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Profesjonalne urządzenie do terapii ultradźwiękowej.
• Zarówno czujnik jak i urządzenie powinny być w stanie dostarczyć drgania dla wykonywania różnych zastosowań terapeutycznych (minimum dla: zespoły bólowe w chorobach zwyrodnieniowych stawów oraz nerwobólach; zmiany zapalno-zwyrodnieniowe ścięgien (np. ostroga piętowa); zespoły przeciążeniowe mięśni i ścięgien; bóle poamputacyjne; przykurcze ścięgien; bolące blizny)
. Sonda powinna być przystosowana do zabiegów podwodnych.
Parametry techniczne:
• Ładowalna bateria, zasilacz zewnętrzny
• Ilość kanałów wyjściowych 1
• Ilość programów fizjoterapii min.:
- 20 terapeutycznych
- 10 estetycznych
- 10 manualnych
• Częstotliwość min (MHz) 1-3
• Moc ciągła / impuls min (1/2, 1/4, 1/8, 1/10)
• emitowana moc min 3 W / cm
W zestawie:
• mobilny aparat do ultradźwięków
• 1 kabel + rękojeść dla ultradźwięków
• średnica głowicy min: 45mm
• głowica do ultradźwięków 20mm (±5mm)
• zewnętrzny zasilacz
• akumulator
• instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim
• walizka lub pokrowiec
|
|
9.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do elektroterapii ultradźwięków i terapii skojarzonej
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
• maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne 40 mA
• diadynamiczne, impulsowe maks 60 mA
• interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące max100 mA
• TENS max 140 mA
• tonoliza max 100 mA
• mikroprądy max 1000 μA
• maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V
• maks. natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym / impulsowym 2 / 3 W/cm2
• częstotliwość w trybie impulsowym min. 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
• wypełnienie w trybie impulsowym min. 5 – 75 %, krok 5 %
• klasa urządzenia laserowego 3B
• maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT (100 Gs)
• akumulator Li-lon
• pojemność akumulatora min 2250 mAh
• zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA
• wymiary max.: 34 x 28 x 11‐16
• masa max.: 6 kg
W zestawie:
• Aparat – jednostka sterująca
• Głowica do ultradźwięków GS-4cm2/1;3,5 MHz
• Sonda do laseroterapii IR 400mW/808 nm
• przewód sieciowy
• kable pacjenta (2 szt.)
• elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.) (±0,5cm)
• pokrowce wiskozowe do elektrod do elektroterapii 6 x 6 cm (8 szt.); 7,5 x 9 cm (4 szt.) (±0,5cm – pokrowce mają być dopasowane do elektrod do elektroterapii)
• pasy rzepowe 40 x 10 cm (2 szt.); 100 x 10 cm (2 szt.)
• żel do ultradźwięków minimum 500 g (1 szt.)
• bezpieczniki zapasowe (2 szt.)
• łącznik zdalnej blokady DOOR (1 szt.)
• etykiety ostrzegawcze (1 kpl.)
• rysik pojemnościowy do ekranu LCD (1 szt.)
• ścierka do ekranu LCD (1 szt.)
• nakładki maskujące z wycięciem (2 szt.)
• akumulator
Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin
|
|
10.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw wyjściowy do magnetoterapii
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Mobilne urządzenie do magnetoterapii.
• Zasilanie: 230V - 50 / 60Hz
• Kanały wyjściowe: 2 niezależne
• Liczba programów min.:
- 50 gotowych programów
- 20 programów z mozliwością dowolnego ustawienia przez użytkownika
• Wyświetlacz: min 4,3 "ekran dotykowy LCD
• Emisja min (Hz): 1-100
• Wyjście: ciągłe
• Moc: max 200 Gauss (4x50 Gaussa)
W zestawie:
• aparat do magnetoterapii
• 2 pary elektromagnesów
• dodatkowa para elektromegnesów
• 4 pierścienie tłokowe
• kabel zasilający
• leżanka do magnetoterapii z prowadnicami umożliwiającymi przesuwanie aplikatora pierścieniowego
• instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim
Zestaw ma być wyposażony w:
aplikator pierścienniowy 70 cm z mocowaniem do prowadnic leżanki do magnetoterapii
aplikator pierścienniowy 30 cm
aplikator dyskowy podwójny
|
|
11.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Stolik pod aplikatory pola magnetycznego
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia :
• Stolik pod aplikatory pola magnetycznego posiadający stabilną aluminiową ramę.
• Stolik na kółkach z półkami.
Pasujący do aparatury z pozycji 10
|
|
12.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do krioterapii zimnym powietrzem
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza z pantografem oraz standardową dyszą nadmuchową,
• tryb pracy manualny,
• aparat powinien być wyposażony w kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie
• wydajność min.: 350 litrów powietrza na minutę (maksymalna wydajność aparatu) o temperaturze -35 stopni C
|
|
13.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Lampa terapeutyczna, statywowa
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Lampa kwarcowa oraz na podczerwień przeznaczona do terapii z wykorzystaniem promieniowania UV oraz IR.
• Moc lampy: UV: 500W; IR: 1000W
• regulowana wysokość lampy
• statyw z ruchomym ramieniem (regulowanym)
• lampa na statywie mobilnym (na kółkach)
W zestawie:
lampa terapeutyczna IR / UV,
okulary ochronne – minimum 2szt.
instrukcja obsługi po polsku
|
|
14.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Stolik pod aparaty do fizykoterapii
Ilość: 5 sztuk
Parametry sprzętu/wyposażenia :
Stolik pod aparaty do fizykoterapii z półkami, szufladą na akcesoria, systemem jezdnym – kółka.
Dopasowane do aparatury z pozycji:1, 3, 6, 7, 9
|
|
15.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Torba na aparaty do fizykoterapii
Ilość: 2 sztuki
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Torba transportowa na aparat do fizykoterapii, wykonana z trwałego poliestru, zapinana na zamek, kieszenie – na aparat oraz akcesoria, od spodu dodatkowo wzmocniona.
Torba do aparatów z pozycji 6 i 8 (428), (426)
|
|
16.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Elektrody silikonowe do elektroterapii
Ilość: 10 kompletów
Parametry sprzętu/wyposażenia:
• w 1 komplecie/paczce - 20 sztuk elektrod silikonowych E-S 50x50mm
|
|
17.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Elektroda Bergoniego
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia :
• elektroda Bergoniego - elektroda do stymulacji n. trójdzielnego w kształcie półksiężyca.
• podkład do elektroterapii przeznaczony do współpracy z elektrodą Bergoniego - półmaską.
|
|
18.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Opaska rzepowa do mocowania elektrod
Ilość: 20 sztuk
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Opaska rzepowa do mocowania elektrod w miejscu poddawanym zabiegowi rozmiar 50x800 mm
|
|
19.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do laseroterapii
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
• Kolorowy ekran dotykowy min 4.3″
• Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
• Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi
• Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych
• Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych
• Terapia ciągła i impulsowa
• Automatyczne przeliczanie parametrów terapii
• Wymiary max.: 380 × 190 × 260 mm
• Waga max. 3 kg
• Zasilanie 100–240 V/AC, 50–60 Hz
• Liczba jednocześnie podłączanych sond min 2
• Tryb pracy ciągły i impulsowy
• Dawka min 0.1–100 J/cm2
• Częstotliwość min 0–10 000 Hz
• Powierzchnia zabiegowa min 0.1–100 cm2
• Współczynnik wypełnienia min 35%–100%
• Klasa lasera 3B
Uwagi: Ta pozycja powinna być kompatybilna z pozycjami 20, 21, 23, 25
|
|
20.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Sonda laserowa
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Sonda laserowa punktowa IR (podczerwona) min 820 nm, 300 mW - do aparatów do laseroterapii
Uwagi• Ta pozycja kompatybilna z poz. 19, 21, 23, 25
|
|
21.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Sonda prysznicowa łączona
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Sonda prysznicowa łączona min. (R+IR) 1500mW, 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x 16mW/470nm (niebieskie)
• Efektywne zabiegi na dużej powierzchni
• Jednolity strumień wiązki lasera
• Krótki czas zabiegu powierzchni większej niż 50 cm2
• Sonda powinna zawierać min. 13 LED o wysokiej luminacji o długości fali 470nm zalecana dla estetyki (trądzik, przebarwienia, etc.)
• Tryb ciągły i pulsacyjny
• Dodatkowe światło pilotażowe
Uwagi• Ta pozycja kompatybilna z poz. 19, 20, 23, 25
|
|
22.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Stolik pod aparaty do fizykoterapii
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Stolik pod aparaty do fizykoterapii powinien być wyposażony w 2 półki, szufladę na akcesoria, uchwyty na kable i ręcznik papierowy oraz kółka z hamulcami
Uwagi• Ta pozycja powinna być kompatybilna z poz. 19
|
|
23.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Uchwyt do głowicy prysznicowej do laseroterapii
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Uchwyt do głowicy prysznicowej do laseroterapii
Uwagi• Ta pozycja kompatybilna z poz. 19, 20, 21, 25
|
|
24.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej
Pasujący do pozycji 27
|
|
25.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Okulary do laseroterapii
Ilość: 4 sztuki
Parametry sprzętu/wyposażenia:
Przeznaczone dla pacjenta i terapeuty podczas zabiegu laseroterapii. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Posiadają filtr ochronny w zakresie promieniowania min. 600 - 820 nm.
|
|
26.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Zestaw do magnetostymulacji
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia :
Rozbudowany stacjonarny zestaw do magnetoterapii. Realizuje dwie formy terapii: magneto stymulację i ledoterapię. Terapia ogólnoustrojowa jak i miejscowa. Możliwość doboru, zmiany i programowania parametrów terapii.
W zestawie:
•1 x Sterownik do magnetostymulacji
•1 x Aplikator pola magnetycznego eliptyczny typ F, kolor-jasnoszary
•1 x Aplikator pola magnetycznego mata F 3S i F 6S pola magnetycznego mata do sterownika -aplikator duży F 3S
•1 x Aplikator pola magnetycznego - Poduszka - aplikator mały. Aplikator pola magnetycznego mały do sterownika -aplikator mały F 3S
•1 x Adapter do aplikatorów do magnetostymulacji .
•1 x Zasilacz do sterownika.
|
|
27.
|
Nazwa sprzętu/wyposażenia Aparat do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii i terapii laserowej
Ilość: 1 sztuka
Parametry sprzętu/wyposażenia :
• aparat 4-kanałowy (2 x elektroterapia, 1 x ultradźwięki, 1 x laseroterapia)
• elektroterapia z pełną gamą prądów i elektrodiagnostyką (w tym 4-polowa interferencja, tonoliza, impulsy IG, prądy VMS, EPIR)
• ultradźwięki z podgrzewaną głowicą 5 cm2 (±0,5cm)(1 MHz, 3 MHz, zmienne - auto 1/3 MHz)
• laser z sondą punktową podczerwoną - sonda IR
• kolorowy ekran dotykowy min. 7''
• nawigacyjny atlas anatomiczny
• gotowe programy terapeutyczne
• encyklopedia terapii
• możliwość współpracy z aparatami podciśnieniowymi: BTL-VAC, BTL-VAC II
• bezobsługowa głowica do ultradźwięków 12 cm2
W zestawie:
• 2 pary przewodów do elektrod
• 4 elektrody 5 x 7cm (±1cm)
• woreczki do elektrod
• pasy do mocowania elektrod
• stolik
• duża głowica wieloczęstotliwościowa 1/3MHz o rozmiarze 5 cm2 (±0,5cm)
• sonda punktowa IR
• żel ultradźwiękowy minimum 250ml
• zasilacz
• instrukcja obsługi
Przeszkolenie z obsługi dla 5-7 pracowników, w czasie minimum 2 godzin
Uwagi: do tej pozycji w zestawie jest pozycja 24 (uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej)
|
|
……………………… dnia ……………… …………………………………….
(miejscowość) (podpis i pieczątka uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Strona z
|