-bob. Yakunlovchi qoidalar - O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi termiz davlat...

|
O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi termiz davlat pedagogika instituti pedagogika va san’at fakulteti
|
bet | 7/10 | Sana | 12.01.2024 | Hajmi | 3,82 Mb. | | #135983 |
Bog'liq bosimni o\'chash3-bob. Yakunlovchi qoidalar
34. O‘lchash vositalarini qiyoslash ishlarini bajarishda yuzaga keladigan nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi.
35. Ushbu Qoidalar talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
Ⅱ-BOB Bosim o’lchash vositalarini qiyoslash jarayoni
2.1 Bosim o‘lchash vositalari qiyoslash uslubiyati
O‘zbekiston Respublikasining O‘lchashlar birligini ta’minlash davlat tizimida O‘zDSt 8.075:2018 “O‘ziyozar va ko‘rsatkichli manometrlar, vakummetrlar, manovakummetrlar, naporomerlar, tyagomerlar va tyagonapomerlar” uchun qiyoslash uslubiyoti mavjud.
Ushbu standartning qo‘llanilish sohosi quyidagicha:
1.1 Ushbu standart o‘ziyozar va ko‘rsatkichli manometrlar, vakummetrlar, manovakummetrlar, naporomerlar, tyagomerlar va tyagonapomerlar bosim o‘lchagichlarini (keyingi o‘rinlarda bosim o‘lchagichlar deb yuritiladi) qiyoslash natijalarini tashkil etish, o‘tkazish va rasmiylashtirish tartibini belgilaydi. Aniqlik sinfi: ГОСТ 2405-88 va ГОСТ 1701 -75 bo‘yicha 0,6 va undan past.
1.2 Standart bosim o‘lchagichlarni, vakuum o‘lchagichlarni va kombinatsiyalangan bosim va vakuum o‘lchagichlarni, manometrlarni, o‘ziyozar va ko‘rsatkichli manometrlarni qiyoslash va kalibrlash huquqiga ega akkreditatsiya qilingan davlat metrologiya xizmati va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning metrologiya xizmatlari uchun mo‘ljallangan.
2 Me’yoriy havolalar
Ushbu standart quyidagi normativ hujjatlarga havolalardan foydalanadi:
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапорамеры. Общие технические условия.
ГОСТ 8291-83 Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические условия
ГОСТ 11161-84 Микроманометры жидкостные. Типы и основные параметры
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
O‘z DSt 8.003:2005 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Поверка средств измерений. Основные положения
O‘zDSt 8.010.1:2002 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 1. Основные и общие требования
O‘zDSt 8.010.2:2003 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 2. Средства измерений и их параметры
O‘zDSt 8.010.3:2004 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Метрология. Термины и определения. Часть 3. Метрологическая служба
3 Atamalar va ta'riflar
Ushbu standart O‘zDSt 8.010.1, O‘zDSt 8.010.2 va O‘zDSt 8.010.3 atamalaridan va quyidagi qisqartmalardan foydalanadi:
O‘V-o‘lchov vositasidir.
4 Qiyoslash operatsiyalari
Bosim o‘lchagichlarni qiyoslash paytida bajarilgan operatsiyalar jadvalda ko‘rsatilganlarga mos kelishi kerak.
Jadval-3
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
O’zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi termiz davlat pedagogika instituti pedagogika va san’at fakulteti
|