1-Amaliy mashgulot 1-laborotoriya ishi. Ployarometrning tuzilishini o’rganish

|
1-Amaliy mashgulot 1-laborotoriya ishi. Ployarometrning tuzilishini o’rganish
|
Sana | 13.06.2024 | Hajmi | 55,06 Kb. | | #263373 |
Bog'liq 1 amaliy mashg\'ulot Polyarimetr, uning tuzilishi va ishlash prinsipini
1-Amaliy mashgulot
1-laborotoriya ishi. Ployarometrning tuzilishini o’rganish
Polarimetr (polariskop - vizual kuzatish va tahlil qilish uchun) - shaffof muhitlar, eritmalar (saxarometriya) va suyuqliklarning optik faolligi natijasida yuzaga keladigan qutblanish tekisligining burilish burchagini o'lchash uchun mo'ljallangan qurilma. Keng ma'noda polarimetr qisman qutblangan nurlanishning qutblanish parametrlarini o'lchaydigan asbobdir (shu ma'noda Stoks vektorining parametrlari, qutblanish darajasi, qisman qutblangan nurlanishning qutblanish ellipsi parametrlari va boshqalar. o'lchanadi).
Ilgari ma'lumotnomalarda polarimetrlar sifatida polarizatsiya darajasini o'lchaydigan qurilmalar ham mavjud edi. Ammo GOST 23778-79 "Optik polarizatsiya o'lchovlari. Atamalar va ta'riflar" standartining kiritilishi bilan bunday qurilmalarga polarometr nomi berildi.
U moddaning tuzilishi va xususiyatlarini o'rganish uchun ishlatiladi. Oziq-ovqat, kimyo sanoati va fan va ishlab chiqarishning boshqa sohalari laboratoriyalarida shakar, glyukoza, oqsil kabi optik faol moddalar eritmalarining kontsentratsiyasini qutblanish tekisligining burilish burchagi bo'yicha aniqlash uchun qo'llanilgan. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga siydikdagi shakar miqdorini individual nazorat qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, stakandagi qoldiq kuchlanishlarni kuzatish va o'lchash imkonini beradi
Ko'p turli xil ilovalar mavjudligi sababli, polarimetr dizaynlari farq qilishi mumkin, ammo asosiy elementlar bir xil.
Yorug'lik manbai ko'pincha natriy chiroq yoki namunani IQ nurlanishidan himoya qilish uchun termal ekranli cho'g'lanma lampa (qattiq qismlar uchun termal deformatsiyalarning oldini olish va suyuqliklar uchun zichlik gradienti) va muzli shishadir, bu bir xillikni ta'minlaydi. kuzatilgan hududning yoritilishi.
Yorug'lik filtri spektrdagi ma'lum bir hududni ta'kidlaydigan elementdir, chunki ko'plab polarimetrlar monoxromatik yorug'likdan foydalanadilar. Bunday element filtr materialining plastinkasi yoki prizma bo'lishi mumkin
Tahlil qilinayotgan namuna / tizimning ikkala tomonida joylashgan ikkita polarizator (ko'pincha ulardan biri polaroid, ikkinchisi esa polaroid yoki Nikol prizmasi). Tabiiy yorug'lik ob'ekt tomonidan qanday qutblanganligi yoki ob'ekt juda uzoqda joylashganligi (masalan, kosmosda) o'rganilganda, bitta polarizator kifoya qiladi.
Kompensator - bu to'lqinni siljitadigan faza plitasi (qoida tariqasida, qalinligi to'lqin uzunligining chorak yoki yarmiga ko'p bo'lganligi sababli fazaning chorak yoki yarmiga); o'zgaruvchan siljishli to'lqin uzunligi yoki fazali takozlar kamroq tarqalgan). U o'lchov usulini tanlash, shuningdek, to'liq polarimetrik ma'lumotlarni o'lchash uchun ishlatiladi, aks holda to'rtta Stokes parametrlaridan faqat uchtasi qisman polarizatsiyalangan nurda aniqlanishi mumkin.
Polarimetr zanjirlarida odatda bitta kompensator mavjud (ba'zan bir nechta, ayniqsa ularning kombinatsiyasi polarizatorni almashtirishi mumkin). Bundan tashqari, kompensatsiyalanmagan polarimetr sxemalari mavjud, ya'ni faza plitasisiz. Undan voz kechishning asosiy sabablari - o'lchov vazifasi uchun dizaynning haddan tashqari murakkabligi yoki kompensator tomonidan spektrning cheklanishi.
Polarizator va kompensatorning burchak holatini o'lchash moslamasi terish yoki elektron sensordir. Radiatsiyaning tarqalish yo'nalishiga qarama-qarshi bo'lganida, o'zboshimchalik bilan tanlangan mos yozuvlar o'qidan optik elementlarning o'qlarining burchak holatini (polyarizatorning uzatish o'qi ham, kompensatorning tez o'qi) soat sohasi farqli ravishda hisoblash odatiy holdir.
fotodetektor yoki kuzatuvchi.
Sanoat polarimetrlari dizaynining murakkabligiga qaramasdan, faqat bitta yoki ikkita polaroid yordamida polarizatsiyani kuzatish mumkin. Suyuq kristallar yordamida vizualizatsiya qilish uchun keng qo'llaniladigan chiziqli polarizatsiya plitalari (xususan, kalkulyatorlar va LCD displeylarda) ba'zi qurilmalarning ekran o'lchamlari uchun ham, zavodlar tomonidan taklif qilinadigan o'zboshimchalik o'lchamdagi to'rtburchaklar uchun ham mustaqil ravishda topiladi.
Ekran qurilmasida ulardan biri kristalli katakchalar oldiga, ikkinchisi keyin joylashtiriladi va suyuq kristalli hujayra qo'llaniladigan maydonning kattaligiga qarab qutblanish chizig'ining azimutini aylantiradi. Shuningdek, siz sotuvda chiziqli yoki dumaloq polarizatsiyani ta'kidlaydigan linzalar uchun polarizatsiya filtrlarini topishingiz mumkin (ikkinchisi chiziqli polarizator va kompensator sifatida unga ergashadigan chorak to'lqinli fazali plastinaning kombinatsiyasini ifodalaydi).
Polarimetr yordamida optik faollikni o'lchash: 1 - yorug'lik manbai, 2 - qutblanmagan yorug'lik, 3 - qutbsiz yorug'lik, 4 - qutblangan yorug'lik, 5 - moddaning eritmasi solingan kyuveta, 6 - optik aylanish 30°, 7 - analizator, 8 - kuzatuvchi
Nazorat savollari:
1.Polyarometr nima?
2.Uning ishlash mexanizmi qanaqa?
3. Qublanish nima?
|
| |