Pt100 qarshilik - O‘zbekiston respublikasi tog‘-kon sanoati va geologiya

|
O‘zbekiston respublikasi tog‘-kon sanoati va geologiya
|
bet | 15/18 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 0,55 Mb. | | #232176 |
Bog'liq STO\'A qarshilik termometriPt100 qarshilik termometrining eng oddiy ulanish davri
R6126 nozik rezistorli MAX41A200 mos yozuvlar kuchlanish manbai 0 °C
[9] da 9 ma oqim bilan TC qo'zg'alishini ta'minlaydi. MAX9617 nol ohiri bilan ishlaydigan kuchaytirgich kuchaytirgichi max5491wa30000 nozik ajratuvchi tomonidan o'rnatiladi va ku = 31 [10, 11] ga teng. Chiqish voltajining o'zgarishi 2,37 MV/°S ga teng. Pt100 sifatida PTS va PTL seriyali [7, 8] ning nozik platina qarshilik termometrlari ishlatilishi mumkin va bu erda va ushbu maqolada boshqa elektron muhandislik echimlarida yuqori barqaror R1 qarshiligi sifatida, Vishay tomonidan ishlab chiqarilgan PHR0805 yoki P0805 seriyali rezistorlar [12, 13] qo'llanilishi mumkin.
Faollashtirish sxemasining asosiy kamchiliklari (shakl. 6) - qo'shimcha lineerlik sabab haroratga qo'zg'alishi joriy yuqori qaramlik, o'lchash xato va ikki-sim pallasida aloqa simlari qarshilik o'lchash natijalariga sezilarli ta'sir qiladi, chunki, avtomobil masofadan ulanish tashkil etish murakkabligi oshirish. TC tomonidan ishlatiladigan nisbatan past qiymatlarni hisobga olgan holda, yuzlab momlarda parazitik qarshilik ham harorat o'lchovlarida noto'g'ri xatolarga olib kelishi aniq. GOST r 8.625-2006 ma'lumotlariga ko'ra, AA va a sinflari uchun ikki simli sxemadan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi (jadval. 2). Mavjud kamchiliklarga qaramasdan,
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
sxema oddiy haroratni o'lchash tizimlarini tashkil qilish uchun ishlatilishi mumkin, ularning afzalliklari past sotish xarajatlarida, kichik o'lchamli o'lchamlarda va eng muhimi, signallarni normallashtirish sxemasidan qarshilik termometrining kichik masofasida.
Avtomobil uzoqdan ulangan bo'lsa, ulanish simlarining uzunligi o'lchovlarning aniqligiga ta'sir qiladi, chunki o'lchov oqimi Ohm qonuniga ko'ra, qarshilikning qiymatiga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri proportsional ravishda qo'shimcha kuchlanish pasayishiga olib keladi. Supero'tkazuvchilarning qarshiligi ularning uzunligiga bog'liq bo'lgani uchun, sensorga masofani oshirish qimmatroq aloqa o'tkazgichlaridan foydalanishni yoki o'lchash tizimini qurish yondashuvini o'zgartirishni talab qiladi.
Agar masofadan turib o'rnatilgan qarshilik termometrini ulash zarur bo'lsa, o'lchash oqimi bir juftdan o'tib ketadigan 4-simli "Kelvin" devoridan foydalanish maqsadga muvofiqdir va o'lchovlar ikkinchi juft ulash simlari yordamida amalga oshiriladi. Yuqori o'lchov aniqligiga erishish uchun yuqori kirish qarshiligi va past kirish oqimi qiymatiga ega bo'lgan kuchaytirgichlardan foydalanish kerak.
Ushbu tamoyil, masalan, shakl bo'yicha amalga oshiriladi. 7. Pt100 qarshilik platina termometrlari 4-simli elektronga kiritilgan. Lineerlikning oshishi TCning barqaror oqim manbai (198 mkA) tomonidan qo'zg'alishi bilan erishiladi, uning sxemasi max6126a25 mos yozuvlar kuchlanish manbai va R2 rezistorida amalga oshiriladi. MAX9617 operatsion kuchaytirgichi mos yozuvlar kuchlanish manbai iste'molining o'z oqimining ta'sirini yo'q qiladi. MAX4208 instrument kuchaytirgichi 1 pa kirish oqimi va 135 db [14] sinfazali shovqinlarni bartaraf etish koeffitsientiga ega. R1 qarshiligi kuchli sinfaza shovqinlarini yanada samarali bartaraf etish uchun signal darajasini nisbatan umumiy buzilib ketish uchun mo'ljallangan. Max4208 ning ku = 31 ga teng bo'lgan max5491wa30000 instrument kuchaytirgichining daromad darajasi max5491wa30000 nozik ajratuvchi tomonidan o'rnatiladi. Instrumental kuchaytirgichning daromad omilini aniqlashning biroz nostandart usuli uning arxitekturasining o'ziga xosligi bilan bog'liq [10]. Elektron chiqish kuchlanishi 15,5 MV -250 haroratida bo'ladi.
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
|
| |