Instrukcja obsługi Spis treści

Instrukcja obsługi
Spis treści
Jak Elle TENS pomoże w walce z bólem?............................................................. 1
Wprowadzenie do Elle TENS…………………………………………………………………….………..1
Najczęściej zadawane pytania……………………………………………………………………………1
Kiedy nie można używać Elle TENS?.....................................................................2
Obsługa Elle TENS……………………………………………………………………………………….…….2
Ekran, symbole oraz ich znaczenie…………………………………………………………………….3
Uruchomienie Elle TENS…………………………………………………………………………………….4
Sugerowane miejsce umieszczenia elektrod……………………………………………….…….5
Użytkowanie Elle TENS………………………………………………………………………………….…..5
Użyteczne informacje……………………………………………………………………………………….6
Rozwiązywanie problemów………………………………………………………………………………6
Specyfikacja techniczna…………………………………………………………………………………….7
Jak Elle TENS pomoże w walce z bólem?
TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation działa poprzez wysyłanie łagodnych impulsów elektrycznych poprzez skórę za pomocą specjalnych przyklejanych elektrod do nerwów podskórnych.
Impulsy TENS pomagają organizmowi w produkowaniu własnych środków znieczulających zwanych endorfinami.
Siła reakcji przeciwbólowych jest różna u różnych osób. U niektórych osób Elle TENS był w stanie całkowicie uśmierzyć ból w trakcie całego porodu, u innych konieczne były dodatkowe środki przeciwbólowe w późnej fazie porodu.
Wprowadzenie do Elle TENS
Elle TENS jest najnowocześniejszą i najwydajniejszą metodą uśmierzania bólu porodowego bez anestetyków i znanych skutków ubocznych. Aby uzyskać maksimum korzyści zalecane jest skonsultowanie zastosowania z lekarzem lub położną oraz zapoznanie się z tą instrukcją.
Najczęściej zadawane pytania.
Pytanie) Kiedy powinnam rozpocząć stosowanie Elle TENS?
Odpowiedź) Można używać tak wcześnie jak to możliwe po rozpoczęciu się akcji porodowej aby był czas na uwolnienie się własnych środków przeciwbólowych organizmu (endorfin).
Pytanie) Czy mogę spróbować Elle TENS przed porodem?
Odpowiedź) Tak, przyklej 2 elektrody na przedramieniu żeby poczuć impulsy według instrukcji na stronie 5.
Pytanie) Czy mogę stosować Elle TENS wraz z innymi środkami medycznymi?
Odpowiedź) Tak, możesz wciąż stosować środki przeciwbólowe wziewne lub inne wstrzykiwane.
Pytanie) Czy Elle TENS może być używany w szpitalach?
Odpowiedź) Tak, Jednak położna może okresowo prosić o wyłączenie urządzenia
Pytanie) Czy mogę używać Elle TENS jeżeli rozważam poród w wodzie?
Odpowiedź) Tak, ale nie gdy jesteś już w wodzie.
Kiedy nie można używać Elle TENS?
Nie używaj TENS przed 37 tygodniem ciąży chyba że pod nadzorem lekarza lub położnej
Elektrody powinny być w wyłącznie w pozycji jaka jest rekomendowana na stronie 7, chyba że lekarz lub położna zdecydują inaczej.
Nie kładź elektrod na brzuchu (przed porodem), z przodu lub z szyi, okolicach głowy.
Nie używaj gdy masz rozrusznik serca, różnego rodzaju metalowe implanty w ciele.
Jeżeli cierpisz na epilepsje lub cierpisz na ból niewiadomego pochodzenia skonsultuj z lekarzem możliwość stosowania TENS.
Ostrzeżenie
Urządzenia monitoringu elektronicznego (takie jak np. EKG )mogą nie działać poprawnie gdy używany jest TENS.
Skóra może zostać podrażniona w przypadku długiego używania
Generalne środki ostrożności
Nie używać urządzenia bez zapoznania się z instrukcją Obsługi.
Nie zanurzać Elle TENS w wodzie lub innym płynie.
Nie kłaść urządzenia blisko źródeł ciepła.
Nie używać urządzenia w obecności gazów łatwopalnych.
Nie upuszczać urządzenia na twardą powierzchnię.
Nie otwierać obudowy urządzenia.
Używać wyłącznie zgodnych z instrukcją baterii oraz elektrod.
W przypadku uszkodzenia, nie używać.
Wyciągać baterie kiedy urządzenie jest nieużywane.
Nie używać urządzenia w czasie jazdy lub obsługi potencjalnie niebezpiecznych urządzeń.
Obsługa Elle TENS
Elle TENS jest bardzo prosty w obsłudze. Jednakże zalecane jest przeczytanie tej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji urządzenia.
Symbole ekranowe:
Pasek mocy: Pokazuje moc prawego i lewego kanału w zakresie od 0 do 15. Każdy segment pokazuje około 7% całej mocy.
Naciskając klawisz „BOOST” aktywuje się funkcja Boost. Funkcja ta jest używana podczas skurczów. Mała strzałka z lewej strony napisu „BOOST” przypomni o włączeniu, mruganie sygnalizuje że funkcja jest aktywna. Funkcja „BOOST” składa się z dwóch trybów 1 lub 2 wyświetlane w okrągłym okienku obok słowa „BOOST” z prawej strony. Możesz przełączać pomiędzy trybem 1 i 2 przez przyciśnięcie klawisza „Mode”.
Ta funkcja jest stosowana na początku porodu oraz pomiędzy skurczami. Mała strzałka z lewej strony napisu „BURST” będzie świeciła w momencie gdy działa ta funkcja. Funkcja „BURST” składa się z dwóch trybów 1 lub 2 wyświetlane w okrągłym okienku obok słowa „BURST”. Możesz przełączać pomiędzy trybem 1 i 2 przez przyciśnięcie klawisza „Mode”.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Zaświeci się gdy baterie są na wyczerpaniu. W takim wypadku należy wymienić baterie na nowe. Przejdź na stronę instrukcji.
Opti-max: Informuję o uruchomieniu funkcji Opti-max. Każdy segment reprezentuje 20% całkowitej mocy Opti-max. Szczegóły na stronie..
|