Havo/yonilg'i nisbat nima uchun muhim

|
Havo/yonilg'i nisbat nima uchun muhim
|
bet | 3/22 | Sana | 19.06.2024 | Hajmi | 2,61 Mb. | | #264495 |
Bog'liq Neft sanoatida gazlar sarflarini avtomatlashtirishHavo/yonilg'i nisbat nima uchun muhim. Yonish jarayonlarida havo/yonilg'i nisbati odatda massa asosida ifodalanadi. Biz maksimal foydali issiqlik energiyasini olamiz, agar biz yonish zonasiga havo massasi oqimi tezligida (masalan, lb / min, Kg / soat) havo bilan ta'minlansa, u yoqilg'ining yondirgichga massa oqimi tezligiga mos keladi. Yoqilg'i yonish kimyosi uchun ushbu umumiy tenglamani ko'rib chiqish kerak. Havo asosan kislorod va azotdan iborat. Bu havodagi kislorod yoqilg'i tarkibidagi uglerod bilan yonish deb ataladigan yuqori energetik reaktsiyada birlashadi. Uglevodorodlarni yoqish paytida tabiat karbonat angidridning uglerod-kislorod qo'sh aloqalarini afzal ko'radi va bu CO 2 shakliga erishish uchun ekzotermik reaktsiyada sezilarli issiqlik energiyasini beradi .
Shunday qilib, karbonat angidrid uglevodorod yoqilg'isining to'liq yonishi natijasida hosil bo'lgan umumiy issiqxona gazidir. Suv bug'i (H 2 O) ham uglevodorod yonishining oddiy mahsulotidir.
Sensorlar tez, arzon va oson bo'lishi kerak. Gazlar, suyuqliklar, kukunlar, eritmalar va eritmalardan tashkil topgan oqimlari bo'lgan jarayonlarda ishlaydigan isitgichlar, qozonlar va pechlar ishlab chiqarish, ishlab chiqarish va ishlab chiqarishning keng spektrida mavjud. Yoqilg'i tarkibi, burnerlarning dizayni, yonish zonasining konfiguratsiyasi va jarayonning maqsadi har bir amalga oshirish uchun farq qilishi mumkinligini bilish, boshqaruv strategiyasini loyihalash va sozlash imkoniyatlarining bosh aylantiruvchi qatoriga ishora qiladi.
Standart nazorat strategiyasini ishlab chiqish uchun biz maqsadli havo/yonilg'i nisbatini nazorat qilishimiz uchun ortiqcha havoni o'lchashning moslashuvchan usulini talab qilamiz. Ushbu maqolada muhokama qilinganidek , biz odatda ishonchli, arzon, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish oson va tez javob beradigan sensorlarni qidiramiz. Agar biz ushbu fazilatlarni qiziqtiradigan jarayon o'zgaruvchisini (PV) to'g'ridan-to'g'ri o'lchash orqali ololmasak, samarali alternativa tegishli o'zgaruvchini o'lchash bo'ladi, agar u "tez, arzon va oson" sensor varianti bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lsa.
Haddan tashqari havo yonish zonasida to'g'ridan-to'g'ri o'lchash juda qiyin bo'lgan PVga misol bo'ladi, ammo gazlar tarkibidagi kislorod va energiya miqdori tegishli alternativ hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, 5% dan 20% gacha ortiqcha havo bilan ishlash gazlar tarkibidagi 1% dan 3% gacha kislorod mavjudligiga teng.
Gazlar to'plamini o'lchash Egzoz gazining tarkibini o'lchash orqali biz yonish zonasida havo / yoqilg'i nisbatini to'g'ri kuzatish va nazorat qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olamiz. Stack analizatorlari ikkita keng toifaga bo'linadi: Quruq asosli ekstraktiv analizatorlar gaz namunasini stackdan tortib oladi va namunadagi suvni kondensatsiya qilish uchun sovutadi. Shundan so'ng, tahlil quruq gazda amalga oshiriladi. Nam Basis In Situ Analizatorlari stekga juda yaqin joylashgan. O'lchanayotgan issiq namuna hali ham yonish natijasida hosil bo'lgan suv bug'ini o'z ichiga oladi, shuning uchun ho'l gaz tahlilini ta'minlaydi.
O2 ni o'lchaydigan ko'plab gaz (yoki tutun gazi) analizatorlarini sotib olish mumkin . Nam asosli analizatorlar quruq asosli analizatorlarga qaraganda kamroq kislorod qiymatini 0,3% - 0,5% hajmda beradi. Asboblar keng tarqalgan bo'lib, ular kislorodni o'lchash bilan birga uglerod oksidi o'lchovini ham o'z ichiga oladi. Umumiy yondashuv gazni katalizator kamerasidan o'tkazish va uglerod oksidi va yonmagan yoqilg'ining karbonat angidridga aylanishi natijasida ajralib chiqadigan energiyani o'lchashdir. Analizator natijalari namunadagi CO ning ekvivalent foizi sifatida ifodalanadi. Yagona raqam, CO o'lchovi sifatida ifodalangan, lekin havo etarli emasligi sababli isrof qilingan yoqilg'ini ifodalaydi, boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish va jarayonni osonlashtiradi.
Yonish jarayonidagi O 2 va CO (barcha yo'qolgan yoqilg'ini ifodalaydi) o'lchovi bilan biz havo / yoqilg'i nisbatini boshqarish strategiyasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim PV o'lchovlariga egamiz. E'tibor bering, regulyatorni sozlashdan oldin ma'lum bir yonish tizimi uchun maqsadli o'rnatilgan nuqta qiymatlarini belgilash burner ishlab chiqaruvchisi va/yoki jarayonni loyihalash bo'yicha xodimlarning mas'uliyati hisoblanadi.
Havo oqimini o'lchash.Yonish jarayonlarida odatda yonish havosi uchta usuldan biri bilan etkazib beriladi: Majburiy tortish jarayoni yonish zonasiga havo berish uchun puflagichdan foydalanadi. Induktsiyalangan tortishish jarayonida yonish zonasi orqali havoni tortib oladigan yoki tortadigan burnerning quyi oqimida puflagich mavjud. Tabiiy tortish jarayoni havoni yonish zonasiga tortish uchun issiq chiqindi gazlar tabiiy ravishda ko'tarilgan bo'shliqqa tayanadi. Biz shamollatgich yonish havosini berishni majburlash yoki qo'zg'atish uchun ishlatiladi deb taxmin qilamiz, chunki tabiiy tortishish tizimlari faol havo oqimini boshqarish uchun mos ravishda ishlab chiqilmagan.
Bundan tashqari, oqim fraktsiyasi (nisbati) regulyatoridan boshqaruvchi chiqish signali CO C yonish zonasi orqali oqimni modulyatsiya qilish uchun panjurlarni sozlaydi. Panjurlar ko'proq yoki kamroq oqimga ruxsat berish uchun ochilganda va yopilganda, differentsial bosim o'lchovi mos ravishda ortadi yoki kamayadi.
Nisbatan tekshirgich arxitekturasi muhokama qilinganidek , yovvoyi va boshqariladigan oqim sensorlaridan keladigan signal oqim tezligi bilan chiziqli ravishda o'zgarishi kerak. Egzoz gaz yo'lining bir qismi bo'ylab ulangan differentsial bosim o'tkazgich gaz oqimining umumiy oqimi F, bosim differensialining kvadrat ildiziga (∆P) yoki proportsional ekanligini tan olgan holda chiziqli gaz oqimi sensori bo'ladi . Shunday qilib, boshqariladigan besleme jarayonining o'zgaruvchan signali, PV C , diagrammada ko'rsatilganidek, differentsial bosim signalining kvadrat ildizi chiqarilganda oqim bilan chiziqli bo'ladi.
|
| |