da da 2 da - Shakllantirish, o'zgartirish va qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan impuls qurilmalarining bir turi....

da da 2 da
QayerdaVm- g'altakning magnit maydonining energiyasi;L- induktivlik.
Moment va qarshi momentlar teng bo'lganda
(I2/ 2)dL/da=ka,
u erdan igna burilish burchagining joriy qiymatga funktsional bog'liqligi aniqlanadi
aI2=dL .
2k da
Oxirgi formuladan ko'rinib turibdiki, elektromagnit o'lchash mexanizmi bo'lgan qurilmaning shkalasi chiziqli emas. Yadro shaklini tanlash2hosilaning o'zgarishini ta'minlash
dL/dailoji bo'lsa, qaramlikning nochiziqliligi uchun kompensatsiya qilingan a(I).Haqiqiy o'lchash asboblarida boshlang'ich chiziqli bo'lmagan syujetButun o'lchovning 20-25% va ko'pincha tugatilmaydi. Bu mexanizmning sezgirligini pasaytiradi.
Elektromagnit mexanizmning afzalliklari dizaynning soddaligi, katta
ortiqcha yuklarga bardosh berish qobiliyatini o'z ichiga oladi, bu harakatlanuvchi qismga o'tkazgichlarning yo'qligi va qo'shimcha konvertorlarsiz AC va DC davrlarida o'lchash uchun yaroqliligi bilan izohlanadi. Asosiy kamchiliklar past aniqlik va sezgirlikdir.
Keling, doimiy kuchlanish o'lchovlarini ko'rib chiqaylik.
Qarshilikdagi kuchlanishni o'lchashdaRbilan davrada EMF manbaiEva ichki qarshilikRvn, voltmetrV
qarshilik bilan parallel ravishda bog'langanR(guruch.147, a).
Eng oddiy holatda, magnetoelektrik tizimning o'lchash mexanizmidan foydalanganda, voltmetr pallasida shaklda ko'rsatilgan shakl mavjud.147, b, qaerdaRp- ramkaning oqim bilan qarshiligi,Rd- qo'shimcha
qarshilik.
Guruch.147. Kuchlanishni o'lchash sxemasi
Voltmetrning o'lchash pallasida o'lchangan kuchlanish aylantiriladiU oqimgaIburilish uchun talab qilinadi mexanizmning harakatlanuvchi qismi. Odatda, magnitoelektrik o'lchash mexanizmi ignasining to'liq burilish oqimi ma'lum (ko'rsatilgan).
masshtab) va oraligʻida boʻlishi mumkin0,1 dan 30 gachamA, va qo'shimcha qarshilik formula bo'yicha hisoblanadi Rd=U/I−Rp≈U/I.
Bir nechta qo'shimcha rezistorlar yordamida siz kuchlanishni o'lchash chegaralarini
o'zgartirishingiz mumkin.
Qo'shimcha qarshilikni shunt bilan aralashtirib yubormaslik kerak.
Shunt qarshiligiRwo'lchov chegaralarini kengaytirish uchun ishlatiladi
oqim o'lchash mexanizmlari va ularga parallel ravishda o'rnatiladi. O'lchangan oqimning katta qismi shuntdan, kichikroq qismi esa o'lchash mexanizmidan o'tadi. HozirgiIR, o'lchov orqali oqadi
o'lchangan oqim bilan bog'liq mexanizmI giyohvandlik
I=IRRw+RR Rw .
Agar kerak bo'lsa, oqimIR,ichida edintokdan marta kamroq o'lchash kerak, shunt qarshiligi quyidagicha bo'lishi kerak:
Rw =
Rp ,
n−1
Qayerdan=I/IR- shunt koeffitsienti.
O'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash uchun o'lchash mexanizmi odatda rektifikator ko'prigining diagonaliga kiritiladi, bu o'zgaruvchan tokning to'liq to'lqinli rektifikatsiyasini ta'minlaydi.
Ta'riflangan kuchlanishni o'lchash sxemasining asosiy kamchiliklaridan biri bu voltmetr pallasining nisbatan past qarshiligi (qismiga qadar).10 kOm). Bu etarli miqdorda olish bilan izohlanadi O'lchov mexanizmining harakatlanuvchi qismiga ta'sir qiluvchi katta moment muhim oqimlarni oqishini talab qiladi. Qarshiligi voltmetrning o'z qarshiligi bilan taqqoslanadigan yoki undan kattaroq bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismlarida kuchlanishni o'lchashda bunday voltmetrlardan foydalanish mumkin emas.
Shuning uchun elektron voltmetrlar keng qo'llaniladi, ular yuqori kirish qarshiligiga ega bo'lishi mumkin.
Elektron voltmetrlarning ko'p turlari mavjud. DC ko'prigi sifatida ishlab chiqilgan mumkin bo'lgan sxemalardan biri rasmda ko'rsatilgan. 148.
Guruch.148. Elektron voltmetr sxemasi
bilan bir xil dala effektli tranzistorlarpno'tish van-kanal. Ko'prikning muvozanati o'zgaruvchan qarshilik yordamida o'rnatiladiRva nolga teng ko'prik diagonaliga kiritilgan o'lchash mexanizmining o'qining holati qachonUx=0 .
Agar o'lchangan kuchlanish voltmetrning kirishiga qo'llanilsaUx≠0, keyin ko'prikning muvozanati buziladi va ko'prik diagonalida oqim paydo bo'ladi. O'lchov mexanizmining o'qining egilishi o'lchangan kuchlanish qiymatiga mutanosib bo'ladi.
Sxemalarning ko'rib chiqilgan misollari analog o'lchash asboblariga tegishli, chunki o'lchovlar davomida ular doimiy ravishda o'zgaruvchan kuchlanish yoki oqim qiymatlari bilan shug'ullanadi.
Bob29.Raqamli parametr o'lchovlari
elektr signallari
Hozirgi vaqtda o'lchash moslamalarini qurish printsipi keng qo'llaniladi, unda natijalarni olish uchun kuchlanish yoki oqimning diskret qiymatlari qo'llaniladi - impuls signallari va oxir-oqibat o'lchov natijasi ikkilik kodda - ma'lum bir nol va birlik ketma-ketligida taqdim etiladi. . Ushbu turdagi qurilmalar raqamli o'lchash asboblari deb ataladi.
Axborotning kod ko'rinishida taqdim etilishi uni ro'yxatga olish va qayta ishlash qulayligini, saqlash qurilmalarida yo'qotmasdan uzoq muddat saqlanishini, deyarli har qanday aloqa kanallari orqali buzilmagan holda uzatilishini va kompyuterga to'g'ridan-to'g'ri kiritilishini ta'minlaydi.
Raqamli o'lchash asboblari signalni analog-raqamga va raqamli- analogga aylantirishga asoslangan.
Analog-raqamli signalga o'tkazish - bu uzluksiz signalni ikkilik diskret signalga - raqamli kodga aylantirish, raqamli-analogga aylantirish esa teskari operatsiyani bajaradi.
Analog-raqamli va raqamli-analogga aylantirish analog-raqamli konvertor (ADC) va raqamli-analog konvertor (DAC) deb nomlangan maxsus qurilmalar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu qurilmalar quyidagi tuzilishga ega (1-rasm).149):
Guruch.149. ADC va DAC ning tuzilishi
Keling, har bir ADC va DAC blokining chiqishida signalni konvertatsiya qilish bosqichlarini umumiy ma'noda ko'rib chiqaylik (1-rasm).150).
ADC ishining birinchi bosqichi uzluksiz signalni vaqtning ma'lum nuqtalarida namunalar ketma-ketligiga, ya'ni qisqa impulslar ketma- ketligiga aylantirishdir.ti. O'zgartirish operatsiyasi
vaqt momentlarida uzluksiz signalning amplitudasiga mos keladigan amplitudali qisqa impulslar ketma-ketligi bilan uzluksiz signaltinamuna oluvchi (DS) tomonidan amalga oshiriladi.
DSning ishlashining nazariy asosi Kotelnikov teoremasi bo'lib, unda aytilishicha: uzluksiz signal.V(t) kimning spektrida yo'q
yuqori chastotalarni o'z ichiga oladiōm, ketma-ketlik to'liq aniqlanadi vaqt
oralig'ida hisoblangan ularning oniy qiymatlari∆t=p/ōm va yonma-yon ifodalanishi mumkin:
|