TS600E elektron taxeometrining ko'rinishi

|
TS600E elektron taxeometrining ko'rinishi
|
bet | 5/5 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 4,2 Mb. | | #241748 |
Bog'liq Aeroportlarni qidiruvidagi geodezik ishlar tarkibi va vazifalariTS600E elektron taxeometrining ko'rinishi
Ko'rish va masofani o'lchash kanallari alohida-alohida amalga oshiriladi. Boshqarish paneli bir
tomondan qilingan va LCD (suyuq kristalli) displey va klaviaturaga ega (7 ta tugma, ularning
har biri ikkita funktsiyaga ega).
Taxeometrda o'lchangan qiyalik burchaklarni avtomatik ravishda sozlash imkonini beruvchi
ikki koordinatali kompensator o'rnatilgan.
Taxeometr burchak va chiziqli o'lchovlarni amalga oshirishga imkon beradi (qiyalik masofasi;
yotqizish (qo`yilishi); nisbiy balandlik; koordinatalar), o'lchov natijalarini yozib olish,
to'plangan ma'lumotlarning boshqaruv panelida qidirish va ko'rsatish, ularni tahrirlash,
boshqaruv panelidan kerakli ma'lumotlarni kiritish o'lchangan masofalarni tuzatish va o`rnatish
(PPSH, oimiy prizmanur qaytargich).
Taxeometr displeyda xatoning mohiyati to'g'risida xabar berish bilan o'z parametrlarini
avtomatik ravishda sinovdan o'tkazadi va vertikal indeks xatosini va o'lchovlarda keyinchalik
hisobga olish uchun xotiraga yozish bilan kollimatsiya xatosini aniqlaydi. O'lchov natijalari
ichki xotiraga (1 Mb) yozilishi yoki standart interfeys orqali tashqi kompyuterga uzatilishi
mumkin.
Taxeometr o'rnatilgan dasturiy ta'minotga ega:
- stansiya koordinatalarini kiritish (Station Coord);
- gorizontal doirani yo'naltirish (Orientation);
- stansiya koordinatalarini aniqlash (Free station);
- loyihani ko`chirish ishlari (Setout);
- borib bo'lmaydigan masofalarni o'lchash (Tie D i s tance);
- maydonlarni hisoblash (Calc A r e a );
- nishon koordinatalarini va nishon balandligini aniqlash (Target Coord);
- skanerlash rejimida tezkor o'lchovlar (Rapid M e a s ).
Asosiy texnik xususiyatlar
Ko`rish trubasi :
linza diametri 28 mm
kattalashtirish; ko'paytirish 28 x
min. fokus masofasi 2 m
Burchakni o'lchash diapazoni 0-360°
O`rta kvadratik xatolalari:
gorizontal burchaklar ±5"
Vertikal burchaklar ± 5"
O'lchangan masofalar diapazoni (bir/uch prizma), atmosferada sharoitlari:
yomon 800 m/1000 m
normal 1100 m/1600 m
Yaxshi 1300 m/2000 m
Standart rejimda o'lchangan masofalarning O`rta kvadratik xatolalari
±(3mm + 3ppm*kun), o'lchash vaqti 4 s dan oshmaydi
kuzatish rejimi ±(10mm + 3ppm*kun), o'lchash vaqti 0,5 s dan oshmaydi
ppsh=10 -6 d- masofa mm.
Kompensator: 2 o`qli
operatsion diapazoni ±5'
kompensatsiya xatosi ±2"
Adilaklar:
nul punktga ornatish O`rta kvadratik xatolalari
elektron 5"
dumaloq adilak bo'lak qiymati 4'/2 mm
Ishlash harorati oralig'I -20 °S dan + 50 °S gacha
Ta'minot kuchlanishi o'rnatilgan batareya moduli GEB77 (12 V, 0,6 Ah)
Asbobning og'irligi (o'rnatilgan quvvat manbai, treger va optik markazlashtirgich bilan) 5,42 kg
O'tgan asrning zamonaviy teodolit namunadagi prototipi polimetr deb nomlangan vositasi sifatida xizmat qilgan. Prospectors keyin katta ishtiyoq bilan oldi va keng bizning ish ishlatiladi. o'rtalarida XIX asrning keyingi versiyalar uning tuzilishi kontseptsiyasini qo'ydi.
TAVSIF ELEKTRON TEODOLIT
Zamonaviy teodolit uning Arsenal o'lchash uchun bir qancha xususiyatlar mavjud. gorizontal yuritadigan maxsus qurilmalar yordamida hisoblab - alidade va ekstremite. Terminatori - doimiy sobit va shikastlanishdan himoyalangan 360 bo'linmalari shkala bilan shisha bir doira. Dial-atrofida qurilma tanasi bilan alidade aylanadi.
elektron teodolit va umumiy stantsiyalari
o'lchash printsipi va ma'lumotlar elektron teodolit optika dan sezilarli darajada farq qiladi. Barcha qadriyatlar ikkilik kodlangan, shuning uchun uning o'rniga daraja, daqiqa va soniya nol yoki kishilardir. Metr o'qish fotoelektrik qurilmalar orqali uzatiladi.
qurilishida o'qishlar ishonchliligini oshirish va darajalari shoqul vertikal qabariq o'z ichiga oladi. yanada aniq o'lchash qurilmasi uchun maxsus mikroskop o'z ichiga oladi. elektron teodolit optik uning versiyasi bir xarakterli xususiyati - xotira qurilmasi yonga ustida olib tashlash uchun apparati borligini va avtomatik rejimda yozish, va ularning keyingi yozuvni emas.
geodezik va boshqa ishlar uchun ishlatiladigan har qanday teodolit sozlang kerak. belgilangan normalar orqali xatolarini o'qib, u tuzatish uchun tuzatishlarni qilish kerak bo'ladi. teodolitler turlari bo'yicha milliy standart mavjud. qarab o'lchash aniqligi juda to'g'ri, aniq va texnik: uch sinfga bo'linadi. Ularning so'nggi, asosan o'quv maqsadlari uchun ishlatiladi.
|
| |