Refraktometriyaning umumiy qo'llanilishi

|
Refraktometriyaning umumiy qo'llanilishi
|
bet | 2/8 | Sana | 12.12.2023 | Hajmi | 0,72 Mb. | | #117475 |
Bog'liq refraktometriyaRefraktometriyaning umumiy qo'llanilishi
Refraktometriya odatda ichimliklar sanoati, shakar sanoati va distillash zavodlarida sifatni nazorat qilish, sharbatlar va eritmalardagi shakar foizini yoki pivo yoki sharob va suvning tozaligini tekshirish uchun ishlatiladi.
Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasida Refraktometriya shakar foizini, kislotaliligini va jelleşme agenti konsentratsiyasini o'lchash uchun ishlatiladi.
Refraktometriya qon zardobidagi yoki plazmadagi umumiy protein miqdorini aniqlash uchun tibbiy testlarda qo'llaniladi
Kimyo sanoatida Refraktometriya yordamida erigan moddalar uchun turli sanoat kimyoviy eritmalarini kuzatish mumkin. Pulpa va qog'oz ishlab chiqarish jarayonlari yashil suyuqlik va qora suyuqlik monitoringi uchun sanoat refraktometrlaridan foydalanadi.
Dori vositalarini tahlil qilish uchun farmatsevtika sanoatida
Refraktometriya olmoslarning tozaligini tekshirish va shishaning sud-tibbiy tahlili uchun ham qo'llaniladi
Refraktometriyaning afzalliklari
Tez va oddiy texnika
Miqdoriy baho beradi
Portativ uskunalar dala sharoitida ishlatilishi mumkin
Refraktometriyaning cheklovlari
Namuna hodisa to'lqin uzunligi uchun shaffof bo'lishi kerak
Kalibrlash standartlari kerak
Kalibrlash va o'lchash uchun ishlatiladigan to'lqin uzunligi va harorat bir xil bo'lmasligi mumkin, ayniqsa e'lon qilingan kalibrlash ma'lumotlaridan foydalanilganda
Refraktometriyaning sanoatda qo'llanilishi
Oziq-ovqat va ichimliklar
Ekologik sinov
Kimyoviy ishlab chiqarish
Pulpa va qog'oz ishlab chiqarish
Tibbiy tekshiruv
Farmatsevtika sinovlari
Shishaning sud-tibbiy tahlili
Olmoslarning tozaligini tekshirish
Refraktometriya oziq-ovqat va ichimliklar sanoatida muhim qo'llaniladi, bu erda shakar, yog'lar, ichimliklar va boshqa ko'plab mahsulotlarda sifat nazorati sinovlarini o'tkazish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida mahsulotlarni, xususan, mevalarni tahlil qilish, ularda turli xil shakarlarning tegishli darajasini ta'minlash uchun ishlatiladi. Refraktometriya, shuningdek, ko'zoynak va qimmatbaho toshlar kabi shaffof qattiq materiallarning fizik xususiyatlarini va tozaligini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bir keng tarqalgan foydalanish plastiklarning sinishi indeksini aniqlashdir. Bu aks ettiruvchi qoplamalar va tasvir sensorlari kabi ilovalar uchun zarur bo'lgan yuqori sinishi indeksli polimerlarni aniqlashga yordam beradi.
Refraktometriya printsipi shaffof yoki shaffof materialning yorug'likni sindirish va o'zgartirish qobiliyatiga asoslanadi, bu uning sinishi indeksi deb ham ataladi. Sinishi ko'rsatkichi to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik nurining moddaga kirganda qay darajada egilish darajasini aniqlaydi va modda haqida ko'p ma'lumot to'plash uchun ishlatilishi mumkin.
Refraktometrlar odatda yorug'lik nurini ( tabiiy tashqi yorug'lik yoki o'zining yorug'lik manbasini ishlab chiqarish orqali) prizmaga qaratib ishlaydi. Yorug'lik prizmadan o'tib, tekshiriladigan namunaga o'tadi. Keyin qurilma prizma va namuna o'rtasidagi interfeys bo'ylab o'tayotganda nurning harakatlanadigan burchagi o'zgarishini o'lchaydi. Bu moddaning fizik va kimyoviy xossalari haqida ma'lumot beruvchi sinishi indeksini hisoblash uchun ishlatilishi mumkin.
Refraktometrlarning bir nechta turlari mavjud, ammo ularning barchasi bir xil asosiy printsip asosida ishlaydi. Tez dala tahlili uchun qo'l refraktometrlari qo'llaniladi. Ular quyosh nuridan yorug'lik manbai sifatida foydalanadi va natijalarni ochiq havoda quvvat manbaisiz to'plash uchun ishlatilishi mumkin. Chuqurroq tahlil qilish uchun laboratoriya refraktometrlari kengroq namuna turlari bo'yicha aniqroq ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.
Ko'pgina refraktometrlarda yorug'lik burchagining o'zgarishi prizma va namuna o'rtasidagi chegara bo'ylab harakatlanayotganda o'lchanadi. Odatda, modda prizmaga qaraganda yuqori sinishi indeksiga ega bo'ladi, bu oddiy o'lchovdir. Biroq, sinishi ko'rsatkichi prizmadan past bo'lsa, uni o'lchash qiyin bo'lishi mumkin.
Materialning sinishi indeksi, shuningdek, namunaning harorati va ishlatiladigan yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liq. Laboratoriya sharoitida bunday o'zgaruvchilar samarali nazorat qilinishi mumkin, bu esa aniqroq natijalarni beradi. Biroq, dalada ularni nazorat qilish ancha qiyin, bu esa natijalarda og'ishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotlar talab qilinganda laboratoriya tekshiruvi afzalroqdir.
Ko'pgina refraktometrlarda yorug'lik burchagining o'zgarishi prizma va namuna o'rtasidagi chegara bo'ylab harakatlanayotganda o'lchanadi. Odatda, modda prizmaga qaraganda yuqori sinishi indeksiga ega bo'ladi, bu oddiy o'lchovdir. Biroq, sinishi ko'rsatkichi prizmadan past bo'lsa, uni o'lchash qiyin bo'lishi mumkin.
Materialning sinishi indeksi, shuningdek, namunaning harorati va ishlatiladigan yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liq. Laboratoriya sharoitida bunday o'zgaruvchilar samarali nazorat qilinishi mumkin, bu esa aniqroq natijalarni beradi. Biroq, dalada ularni nazorat qilish ancha qiyin, bu esa natijalarda og'ishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotlar talab qilinganda laboratoriya tekshiruvi afzalroqdir.
Refraktometriya turli xil shaffof va shaffof muhitda, jumladan suyuqliklar, eritmalar, kristallar, yumshoq to'qimalar va gazlarda amalga oshirilishi mumkin. Ko'p hollarda tahlil qilish uchun faqat oz miqdordagi suyuqlik yoki qattiq moddalar talab qilinadi. Qo'lda va raqamli refraktometrlarda qurilmaning o'zi odatda suyuqlik namunasiga to'g'ridan-to'g'ri kiritilishi mumkin bo'lgan zonddan iborat.
|
| |