-rasm. Ikki quvurli gidrostatik zichlik o'lchagich

|
-rasm. Ikki quvurli gidrostatik zichlik o'lchagichBog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org3.6.3-rasm. Ikki quvurli gidrostatik zichlik o'lchagich
Ushbu zichlik o'lchagichida quvurlar tankning pastki qismidan turli balandliklarda o'rnatiladi. Quvurlarning pastki uchlari orasidagi masofa Dh = const. Quvurlarning yuqori uchlari differensial bosim o'lchagichga ulanish uchun armatura bilan jihozlangan bo'lib, ular quvurlardagi DP bosim farqini o'lchaydi. Bu holda suyuqlik darajasidagi o'zgarishlar o'lchov aniqligiga ta'sir qilmasligini isbotlash oson. Bunday holda, suyuqlik hajmini gidrostatik tortish, quvurlarning pastki uchlari orqali o'tkaziladigan ikkita gorizontal tekislik orasiga o'ralgan holda amalga oshiriladi.
Ikki quvurli zichlik o'lchagichning kamchiliklari shundaki, sath o'zgarganda yuqori trubka ochiq bo'lishi mumkin va pastki trubka pastki qismga o'rnatilmasligi kerak, chunki ruda pulpasi uni qum bilan to'sib qo'yadi. Ushbu salbiy omillar Dh ning pasayishiga majbur qiladi, bu esa o'lchov aniqligini pasaytiradi.
Gidrostatik zichlik o'lchagichi yuqori va pastki qismlarida joylashgan membranalar bilan silindr shaklida ishlab chiqarilgan sensorni o'z ichiga oladi. Sensorda differentsial transformator va ikkita solenoid mavjud. Ikkinchisining yadrolari kinematik ravishda pastki membrana bilan bog'langan. Suyuqlik zichligining o'zgarishi membranalar orasidagi bosimning pasayishiga va pastki membrananing mos keladigan harakatiga olib keladi. Differensial transformator harakatni elektr signaliga aylantiradi, u kuchaytirgichga beriladi va keyin kompensatsiya solenoidining oqimidagi mos keladigan o'zgarishga aylanadi. Solenoid tomonidan ishlab chiqarilgan kuchning o'zgarishi pastki diafragmadagi bosimning o'zgarishini qoplaydi. O'lchangan zichlik kompensatsiya solenoididagi oqimdan hisoblab chiqiladi.
Gidrostatik densitometrlar doimiy balandlikdagi suyuqlik ustunining bosimini o'lchash imkonini beradi, xatolik (3-4)% ga to'g'ri keladi.
3.6.4-rasm. turli xomashyolarni yetkazib berish va qabul qilish jarayonida yoqilg‘i quyish shoxobchalari va neft bazalarining gorizontal rezervuarlaridagi neft mahsulotlari hajmi va massasini hisoblash uchun mo‘ljallangan «SIMON-3» zamonaviy o‘lchov tizimi ko‘rsatilgan.
Kompleksda idishdagi mahsulot darajasini kuzatish tizimi mavjud; uning zichligini o'lchash; haroratni aniqlash, shuningdek, ishlab chiqarilgan suv darajasini o'lchash uchun. SIMON-3 saqlash joyini to'ldirishda maksimal darajaga erishish uchun boshqaruv tizimi sifatida ishlatilishi mumkin.
Darajani o'lchash uchun tizimning ishlash printsipi gidrostatikdir. Ushbu usul balandlikdagi bosim sensori - idishdagi moy ustuni bilan o'lchovlarga asoslangan va PLOT-3B zichlik o'lchagichi yordamida SIMON-3 kompleksi moddaning zichligini keyingi hisoblash bilan aniqlaydi. darajadan, avtomatlashtirilgan kompleks kalibrlash jadvallari rezervuar yordamida nazorat neft mahsulot massasi va hajmini hisoblab chiqadi.
a - SIMON-3 o'lchash kompleksini o'rnatishning tashqi ko'rinishi
система управления
|
nazorat qilish tizimi
|
полевая шина датчик давления
|
maydon avtobusidagi bosim sensori
|
датчик воды
|
suv sensori
|
датчик плотности и температуры
|
zichlik va harorat sensori
|
b - "SIMON-3" majmuasining umumiy sxemasi
|
| |