Platina - O‘zbekiston respublikasi tog‘-kon sanoati va geologiya

|
O‘zbekiston respublikasi tog‘-kon sanoati va geologiya
|
bet | 10/18 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 0,55 Mb. | | #232176 |
Bog'liq STO\'A qarshilik termometriPlatina. Eng qimmat material, eng aniq laboratoriya va mos yozuvlar asboblari ishlab chiqariladi. Afzalliklari-juda yuqori aniqlik va o'lchov kengligi, barqarorlik, haroratga (nominal statik xususiyatlari, NLC) elektr o'tkazuvchanligi deyarli chiziqli bog'liqligi. Kamchilik-yuqori narx, garchi hozirgi vaqtda texnologiyaning rivojlanishi platinaning sonini va shuning uchun narxni pasaytiradi. Barcha tarozilar bir vaqtning o'zida saqlanadi. Platina sensori bo'lgan asboblar OSB (platina sensori bilan qarshilik termometr) deb ataladi.
Nikel. Harorat o'zgarishiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi, bu esa signalni ro'yxatga olishni osonlashtiradi. Platina bilan taqqoslaganda, o'lchov oralig'i allaqachon -60 dan + 180 darajagacha. Qurilma 350 daraja va undan yuqori darajada ishlamaydi. Afzalliklarga qaramay, ko'p hollarda nikel mis bilan almashtirilishi mumkin.
Mis. Harorat oralig'i -50 dan + 150 gacha. Afzalliklar-foydalanish qulayligi, past narxda. Ammo bunday sensorlarning ko'lami cheklangan.
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
Yarimo'tkazgichlar
Odatda ular Germaniya va silikondan tayyorlanadi. Surma qotishma qo'shimcha sifatida ishlaydi. -90 dan +180 darajagacha ishlaydigan kobalto- marganets (KMT) va mis-marganets (MMT) qurilmalari ham mavjud. Sensorning katta ichki qarshiligi tufayli konnektorlarning o'tkazuvchanligi e'tiborsiz bo'lishi mumkin. Nozik element himoya korpusida joylashgan. Afzalliklar - yuqori tezlik,Ultra past haroratlarda ishlash qobiliyati--270 darajadan. O'lchovlarning aniqligi va barqarorligi katta. Kamchiliklari-NLC ning chiziqli bo'lmagan xarakteristikasi va bitiruv xususiyatlarining takrorlanmasligi. "Harorat-qarshilik" ning chiziqli bo'lmagan bog'liqligi tufayli bunday qurilmalar ma'lum bir haroratda o'tkazuvchanlikni sezilarli darajada o'zgartiradi. Bunga o'rni effekti deb ataladi va signal tizimlarida ushbu qurilmalardan foydalanishga imkon beradi. Sensorlar yuzaga turli yo'llar bilan biriktirilgan. Ulanish imkoniyatlari quyidagilarga bo'linadi:
- vidalanish;
- yuzaki;
Qarshilik termometrlarining belgilarini dekodlash qiyin emas. Odatda lotin yoki kirill alifbosi uning turini ko'rsatadi, keyin raqamlar 0 daraja Selsiy haroratida Omda qarshilik ko'rsatadi. Misol uchun, Pt100 – platinali termometr, termostatni qarshiligi – 100 darajasida 0 Om. Bundan tashqari, bir nechta umumiy qabul qilingan qisqartmalar mavjud:
TPT-texnik platina termometr;
TSPN-past haroratni qayd etish uchun mo'ljallangan termometr;
ETS-boshqa sensorlarni kalibrlash uchun ishlatiladigan qarshilik termometrlari.
Qarshilik termometrlari murakkab va qimmat qurilma. Shuning uchun noma'lum ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini olish tavsiya etilmaydi, ishonchli firmalarning mahsulotlariga ishonish yaxshiroqdir. Bundan tashqari, o'lchovdagi qobiliyatsizlik katta zararga olib kelishi mumkin.
|
|
|
|
|
|
NDKTU KI 60711400. 2024 y
|
Varoq
|
|
|
|
|
|
O’lch
|
Varaq
|
Hujjat №
|
Imzo
|
Sana
|
|
Taniqli ishlab chiqaruvchilarning munosib modellari orasida quyidagilar mavjud: «Termiko», «Elemer» (Rossiya, Moskva oblasti), «Navigator»,
«Termoavtomatika» (Rossiya, Moskva), «Teplo-pribor» (Rossiya, Vladimir va Chelyabinsk sh.), Lutsk asbobsozlik zavodi (Ukraina), Siemens, Jumo (Germaniya), Honeywell, Foxboro, Rosemount (AQSh), Yokogawa (Yaponiya) va boshqa bir qator firmalar.
|
|
| |