-rasm. Expert-007M - Fisher titratori

6.4.1-rasm. Expert-007M - Fisher titratori
|
Bu titratorlar har qanday tarkibdagi (mahalliy va import) Fisher reagentlarida ishlashi mumkin. O'lchov diapazoni: 0 ÷ 100%; o'lchov xatosi: ± 2%.
Suv miqdori 100 ppm dan 100% gacha bo'lgan K. Fisher usuli bo'yicha hajmli titrator avtomatik erituvchini boshqarish tizimi va avtomatik namuna almashtirgich bilan (6.4.2.-rasm).
6.4.2-rasm. V30 titratorining tashqi ko'rinishi
Yangi V30 hajmli Karl Fisher titratori 0,01% (100 ppm) dan 100% suv oralig'ida namlikni tez va aniq aniqlash uchun maxsus mo'ljallangan. Muhrlangan titrlash xujayrasi minimal driftga ega va suyuq, qattiq va gazsimon namunalardagi suvni aniqlash imkonini beradi.
One Click ™ texnologiyasi suv tarkibini tez va oson aniqlash imkonini beradi. Ko'pgina operatsiyalar bitta tugmani bosish bilan amalga oshiriladi. Sensorli displey oddiy va murakkab operatsiyalar uchun juda qulay. Ekran titrlash xujayrasining holati haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi. Shuningdek, kerakli operatsiyalarni boshlash uchun, masalan, titrlashni boshlash yoki titrantning konsentratsiyasini aniqlash uchun tugmalar mavjud.
Usulni ishga tushirgandan so'ng, foydalanuvchi namunaning massasini kiritishi va allaqachon titrlangan suv miqdorini ko'rishi mumkin. Rus tilidagi foydalanuvchi interfeysi sodda va tushunarli. U har bir foydalanuvchi uchun moslashtirilishi mumkin - yorliqlar to'plami, ekran rangi va boshqa parametrlarni o'rnating.
Tirant to'g'rimi? Konsentratsiya to'g'rimi? Titrant kontsentratsiyasini tekshirish vaqti keldimi? Bu ma'lumotlarning barchasi RFID byuretka chipida saqlanadi va titrator har bir titrlashni boshlashdan oldin avtomatik ravishda barcha parametrlarni tekshiradi.
Doimiy ravishda to'g'ri natijalarga erishish uchun erituvchini muntazam ravishda almashtirish kerak. Operatorga bunda Solvent Control avtomatik erituvchini boshqarish tizimi yordam beradi. Misol uchun, agar 100 ml erituvchida faqat 10 ta namunani tahlil qilish mumkin bo'lsa, o'ninchi namunani o'lchagandan so'ng, tizim foydalanuvchiga erituvchini almashtirishni eslatadi. Avtomatik Solvent menejeri yordamida eritmani o'zgartirgandan so'ng, erituvchini oldindan titrlash avtomatik ravishda boshlanadi.
Karl Fisher titrlash uchun Stromboli avtomatik namunasi operator aralashuvisiz o'n to'rtta namunani titrlash imkonini beradi. Qurilma titrator tomonidan to'liq boshqariladi va asbobga ulanganda avtomatik ravishda tan olinadi. Bir qator namunalar uchun o'lchov bir tugmani bosish bilan boshlanadi.
Bundan tashqari, bir nechta kalibrlash namunalaridan foydalanishingiz, turli haroratlarda namunalarning turli partiyalarini tahlil qilishingiz, natijalarni nazorat namunalari bilan tekshirishingiz mumkin; Titrator usullarining qulay muharriri yordamida siz ushbu operatsiyalarni osongina sozlashingiz mumkin. Stromboli avtomatik oziqlantiruvchi nafaqat vaqtni tejaydi, balki natijalarning takrorlanishini ham oshiradi.
Kulometrik usul
Kulometrik usul birlashtirilgan Faraday qonuniga asoslangan bo'lib, u elektrga aylantirilgan moddaning massasi va buning uchun iste'mol qilinadigan elektr miqdori o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatadi. Suv organik suyuqlikdan quruq gaz bilan tozalanadi, so'ngra kulometrik sezgir element bilan aniqlanadi.
K.Fisher usulidan farqli o'laroq, kulometrik usulda standart eritmalardan foydalanishning hojati yo'q, tayyorgarlik operatsiyalari uchun xarajatlar va vaqt kamayadi, tahlil standart namunalar bo'yicha qurilmani oldindan kalibrlashsiz amalga oshiriladi. Kulometrik usulning barcha turlari yuqori metrologik xarakteristikalar (kichik tahlil xatosi, takrorlanuvchanlik va boshqalar) bilan tavsiflanadi.
|