-mavzu. RADYASYONA  VA KIRIB ETGAN MADDALARNING BUZMAS BOSHQARISHI

|
-mavzu. RADYASYONA VA KIRIB ETGAN MADDALARNING BUZMAS BOSHQARISHI
|
bet | 28/57 | Sana | 17.01.2024 | Hajmi | 1,1 Mb. | | #139259 |
Bog'liq maxsulotdan mavzulat obshiy royhat14-mavzu. RADYASYONA VA KIRIB ETGAN MADDALARNING BUZMAS BOSHQARISHI.
Reja
14.1. NKning radiatsiya turi
14.2. NK penetrantlari
14.1. NKning radiatsiya turi
NK ning nurlanish turi boshqariladigan ob'ekt bilan o'zaro ta'siridan keyin kirib boradigan ionlashtiruvchi nurlanishni ro'yxatga olish va tahlil qilishga asoslangan. Ob'ekt rentgen nurlari yoki gamma nurlanishi, neytronlar, elektronlar yoki protonlarning oqimlari bilan "tarjima qilinadi". Ob'ektning soya tasviri fotografik plyonkada (radiografiya, neytronografiya va boshqalar) yoki kerak bo'lganda tasvirni kattalashtirish yoki nuqsonlarni kuzatishni yaxshilash uchun boshqa usullardan foydalangan holda maxsus lyuminestsent yoki televizor ekranida (fluoroskopiya) yozib olinadi.
Ilova . Sinov uchun eng ko'p qo'llaniladigan rentgen va gamma nurlanishdir (ular tegishli chastota diapazonini tanlash orqali turli xil materiallardan tayyorlangan mahsulotlarni sinash uchun ishlatilishi mumkin). Mahsulot qalinligi qanchalik katta bo'lsa, nazorat qilish uchun shunchalik yuqori chastotali (qattiqroq) nurlanish qo'llaniladi: rentgen, gamma (atom yadrolarining parchalanishidan), qattiq bremsstrahlung (elektron tezlatgichdan - betatron, mikrotron, chiziqli tezlatgichdan) ). Qattiq bremsstrahlung tomonidan nazorat qilinadigan po'lat qalinligining chegara qiymati taxminan 600 мм.
Birlamchi informatsion parametr radiatsiya oqimining zichligi hisoblanadi: yupqalash va nuqsonlar bo'lgan joylarda uzatiladigan oqim zichligi oshadi.
Usullari
1. Boshqariladigan ob'ekt bilan o'zaro ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra, radiatsiya (rentgen va gamma) nazoratining asosiy usuli - uzatish usuli. U ionlashtiruvchi nurlanishning mahsulot materiali va nuqsoni tomonidan turli xil yutilishiga asoslangan.
Ionlashtiruvchi nurlanishning tabiatiga qarab: rentgen, gamma, beta (elektron oqimi), neytronlarni boshqarish usullari mavjud . Pozitron oqimlari qo'llaniladi: ularning yutilish darajasiga ko'ra, ob'ektning elektronlar bilan to'ldirilgan yoki boyitilgan maydonlari aniqlanadi.
3. Foydalanilayotgan radiatsiya qabul qiluvchiga qarab quyidagilar ajratiladi:
- rentgenografik usul (radiatsiya qabul qiluvchi - rentgen plyonkasi),
- radiometrik usul (radiatsiya qabul qiluvchi - sintilatsiya zarralarini va foton hisoblagichini skanerlash),
- radioskopik usul (radiatsiya qabul qiluvchi - lyuminestsent ekran, keyinchalik tasvirni televizorga aylantirish).
Eslatma. Barcha ko'rib chiqilgan nazorat turlari (magnit, elektr, girdab toki , radioto'lqin, termal, optik, radiatsiya) elektromagnit nurlanishdan foydalanishga asoslangan. Tebranishlar chastotasi usuldan usulga oshdi.
Magnit va elektr usullari bilan sinovdan o'tkazishda doimiy yoki sekin o'zgaruvchan maydonlar ishlatilgan.
Girdapli oqim sinovida chastotalar megahertz diapazoniga yetdi.
Radio to'lqinida chastota mikroto'lqinli diapazonga ko'tarildi (10 4 ÷ 10 10 Hz).
Termikda - chastota infraqizil nurlanish chastotasiga ko'tarildi (10 11 ÷4•10 14 Hz).
Optik boshqaruvda chastota optik nurlanish chastotasiga ko'tarildi (ko'rinadigan nurlanish chastotasi 4•10 14 ÷7,5•10 14 Gts).
Rentgen va gamma-nurlanish avval ko‘rib chiqilganlardan eng qisqasi: rentgen nurlanishining chastotasi 3•1017÷3•1020 Gts; Gamma nurlanish chastotasi 3•1018÷3•1021 Gts (toʻlqin uzunligi 10–10÷10–13 m) ga teng.
Ushbu usullar yordamida qalinligi 700 мм(po'lat uchun) gacha bo'lgan turli xil materiallardan tayyorlangan mahsulotlar nazorat qilinadi. Boshqarish: rentgen, gamma, beta nurlanish, neytron oqimlari tomonidan amalga oshiriladi.
|
| |