Xavfsiz harakat

|
Xavfsiz harakat
|
bet | 1/7 | Sana | 02.12.2023 | Hajmi | 93,73 Kb. | | #110017 |
Bog'liq avtoklaflash
Avtoklavlar jarrohlik asboblari, bog'lamlar va shisha suyuqliklarni bug'da sterilizatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Katta sig‘imli avtoklavlar kombinezonlarni sterilizatsiya qilish, dag‘al ozuqani ta’mini va to‘yimliligini oshirish maqsadida ularni barotermik ishlov berishda qo‘llaniladi.
Zaharli bo'lmagan, gidroksidi bo'lmagan va portlovchi bo'lmagan muhitlar bosimi ostida ishlaydigan, sig'imi va bosimi 980 665 Pa o m3 dan oshmaydigan devor harorati 200 ° C dan oshmaydigan avtoklavlar, shuningdek, suv ostida ishlaydigan avtoklavlar. kaustik, zaharli va portlovchi muhitning bir xil haroratdagi bosimi, bu mahsulot 49 033 Pa o m3 dan oshmaydi, Gosgortekhnadzor organlarida ro'yxatdan o'tish shart emas.
Avtoklavlar avtoklavlarni hisobga olish va ekspertizadan o'tkazishning maxsus daftarida ro'yxatga olinadi, ular yaxshi holatda va mas'ul shaxs tomonidan saqlanadi. xavfsiz harakat avtoklavlar.
Avtoklavda ishlashga 18 yoshga to'lgan, tibbiy ko'rikdan o'tgan va ushbu turdagi ishlarga yaroqli deb topilgan, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va malaka komissiyasi tomonidan sertifikatlangan shaxslar ruxsat etiladi. Avtoklavning bilimi kamida olti yilda bir marta tekshiriladi va qayta ko'rsatma har 3 oyda bir marta amalga oshiriladi.
Avtoklavlar alohida xonalarga, talablarga javob beradigan maydonga mos ravishda o'rnatiladi qurilish kodlari va qoidalar. Bunday xona bo'lishi kerak kunduzi, transomlar yoki shamollatish, shuningdek, ta'minot va egzoz ventilyatsiyasi. Avtoklavning eshigi faqat tashqariga ochilishi va ish paytida kalit bilan qulflanmasligi kerak. Yaltiroq eshiklarga ruxsat berilmaydi. Avtoklavdagi zamin elektr o'tkazmaydigan materialdan yasalgan bo'lishi kerak.
AD
Avtoklav devordan kamida 0,8 m masofada o'rnatiladi va ishonchli tarzda erga ulanadi. Avtoklavlar quyidagilar bilan jihozlangan bo'lishi kerak:
korpus armaturasida yoki quvur liniyasida o'chirish vanalariga yoki boshqaruv panelida joylashgan bosim o'lchagich;
avtoklavga to'g'ridan-to'g'ri ulangan filial quvuriga yoki suv quvuriga o'rnatilgan xavfsizlik valfi;
avtoklavdan suv etkazib beradigan va to'kadigan quvurlardagi va avtoklavga bug 'beruvchi quvurlardagi o'chirish klapanlari;
avtoklavni ochishdan oldin bosim yo'qligini tekshirish uchun qurilma (valf, kran);
avtoklavga to'g'ridan-to'g'ri ulangan filial trubasiga yoki boshqaruv paneliga o'rnatilgan termometr;
bosim o'lchagichli va pasaytirish moslamasidan keyin pastki bosim tomonida xavfsizlik klapanli bug 'berish quvuridagi avtomatik boshqaruv moslamasi; bosim o'lchagichni kamaytirish moslamasining yuqori oqimiga ham o'rnatilishi kerak.
Avtoklavlarni ishlatish qoidalari buzilgan taqdirda portlash sodir bo'lishi mumkin, uning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:
AD
bosim o'lchagich yoki xavfsizlik klapanining noto'g'ri ishlashi, buning natijasida bug 'bosimi ruxsat etilgan maksimal darajadan oshib ketadi;
devorlarni zang yoki qalin qatlamli qatlam bilan qoplash;
yog'ning ozuqa suviga (atrof-muhitga) kirishi;
o'qitilmagan xodimlar tomonidan ishlatish yoki avtoklavni qarovsiz qoldirish.
Agar topraklama moslamasi, xavfsizlik klapan yoki bosim o'lchagich noto'g'ri bo'lsa, avtoklavni yoqish taqiqlanadi; avtoklav ko'ylagi yorilib ketgan, bug 'oqmoqda yoki suv to'g'ri darajaga to'ldirilmagan.
Sterilizatsiya tugagandan so'ng, avtoklav o'chiriladi va qopqoqda joylashgan bug '-havo xo'rozi ochiladi. Bosim nolga tushgandan so'ng (bosim o'lchagich bilan aniqlanadi), katlama murvatlarini ko'ndalang bo'shating. Keyin isitiladigan yuzalar va bug 'manbalari bo'lgan qo'l va yuzning termal kuyishiga yo'l qo'ymaslik uchun avtoklav qopqog'ini ehtiyotkorlik bilan ko'taring. Menteşali murvatlarni burab qo'ying. Avtoklavni ish paytida qarovsiz qoldirish va bug 'bosimini ruxsat etilganidan ortiq oshirish taqiqlanadi. Avtoklavni korxona tomonidan tekshirish har 60 yukda, lekin kamida 4 oyda bir marta amalga oshirilishi kerak. Natijalar avtoklavning ish jurnalida qayd etiladi. Ikki tomonlama xavfsizlik klapanining ishlashi oyiga kamida bir marta, xavfsizlik klapanlari - kamida 6 oyda bir marta va bosim o'lchagichlari - yiliga tekshiriladi.
Biz Moskva va butun Rossiyada raqobatbardosh narxlarda sterilizatorlarni ta'mirlashni taklif qilamiz, bu narx va sifatning eng yaxshi kombinatsiyasini ta'minlaydi. Biz barcha turdagi sterilizatsiya uskunalari, shu jumladan har qanday sinf va hajmdagi avtoklavlar, quruq issiqlik va quruq havo shkaflari, havo va bug 'sterilizatorlari, shuningdek steril uskunalarni saqlash uchun kameralar bilan ishlaymiz. Biz ishlamay qolgan uskunani bir martalik ta'mirlashni amalga oshiramiz va obuna xizmatlarini taqdim etamiz tibbiyot markazlari, laboratoriyalar va sterilizatsiya bo'linmalaridan foydalanadigan boshqa korxonalar.
AD
|
| |