To'g'ridan-to'g'ri baholash usuli

|
To'g'ridan-to'g'ri baholash usuli
|
bet | 3/12 | Sana | 09.12.2023 | Hajmi | 48,11 Kb. | | #114657 |
Bog'liq Savollar Rezistor nima Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorl-hozir.orgTo'g'ridan-to'g'ri baholash usuli.
To'g'ridan-to'g'ri baholash usuli doimiy qarshilikni ohmmetr bilan o'lchashni o'z ichiga oladi. Ohmmetr - bu elektr faolligini aniqlash uchun to'g'ridan-to'g'ri o'qish vositasi (faol qarshilik, shuningdek, ohmik qarshilik deb ham ataladi) qarshilik. Odatda, o'lchov to'g'ridan-to'g'ri oqim bilan amalga oshiriladi, ammo ba'zi elektron ohmmetrlarda o'zgaruvchan tokni ishlatish mumkin. Ohmmetrlarning turlari: megohmmetrlar, teraohmmetrlar, gigaohmmetrlar, milliommmetrlar, mikroogmmetrlar, o'lchangan qarshilik diapazonlari bilan farq qiladi.
Amaliyot printsipiga ko'ra, ohmmetrlarni magnetoelektrikka bo'lish mumkin - magnetoelektrik o'lchagich yoki magnetoelektrik nisbati o'lchagich (megohmmetrlar) va analog, yoki raqamli bo'lgan elektron.
«Magnetoelektrik ohmmetrning ta'siri quvvat manbasining doimiy voltajida o'lchangan qarshilik orqali o'tadigan oqimni o'lchashga asoslangan. Qarshiliklarni yuzlab ohmdan bir necha megohmgacha o'lchash uchun metr va o'lchangan qarshilik rx ketma-ket ulanadi. Bunday holda, metrdagi oqim kuchi I va moslamaning harakatlanuvchi qismining og'ishi mutanosib: I = U / (r0 + rx), bu erda U - quvvat manbai kuchlanishi; r0 - hisoblagichning qarshiligi. Kichik rx qiymatlarida (bir necha ohmgacha) metr va rx parallel ravishda yoqiladi. "
Ratsiometrik megohmmetrlar nisbati o'lchagichga asoslangan bo'lib, ularning elkalariga turli xil kombinatsiyalarda ulanadi (o'lchov chegarasiga qarab) namunali ichki rezistorlar va o'lchangan qarshilik, nisbati o'lchagichning o'qilishi ushbu qarshiliklarning nisbatiga bog'liq. Bunday o'lchovlar uchun zarur bo'lgan yuqori voltaj manbai sifatida bunday qurilmalarda odatda mexanik induktor ishlatiladi - qo'lda qo'zg'aysanli elektr generatori; ba'zi megommetrlarda induktor o'rniga yarimo'tkazgichli kuchlanish konvertori ishlatiladi.
Elektron ohmmetrlarning ishlash printsipi o'lchangan qarshilikni operatsion kuchaytirgich yordamida unga mutanosib voltajga aylantirishga asoslangan. O'lchangan qarshilik qayta aloqa davriga (chiziqli shkala) yoki kuchaytirgich kirishiga ulangan. Raqamli ohmmetr avtomatik muvozanat o'lchov ko'prigi. Balanslash raqamli boshqaruv moslamasi tomonidan ko'prik tirgaklaridagi aniq rezistorlarni tanlash orqali amalga oshiriladi, shundan so'ng boshqaruv moslamasidan o'lchov ma'lumotlari displey birligiga beriladi.
«Kam qarshiliklarni o'lchashda ulanish nuqtalarida aloqa qarshiligi ta'sirida qo'shimcha xatolar paydo bo'lishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun to'rtta simli usul qo'llaniladi. Usulning mohiyati shundan iboratki, ikkita juft simlardan foydalaniladi - bir vaqtning o'zida bir juftlik o'lchangan ob'ektga ma'lum bir quvvat oqimi bilan ta'minlanadi, boshqa juftlik yordamida oqim kuchiga mutanosib kuchlanish pasayishi va ob'ekt qarshiligi ob'ektdan qurilmaga etkazib beriladi. Simlar o'lchangan ikki kutupli terminallarga shunday ulanganki, tok simlarining har biri to'g'ridan-to'g'ri unga mos keladigan kuchlanish simiga tegmasligi kerak va shu bilan aloqa nuqtalaridagi o'tish qarshiliklari o'lchov pallasiga kiritilmagan. "
|
| |