Shakllantirish, o'zgartirish va qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan impuls qurilmalarining bir turi. Raqamli elektronika qurilmasiga misol ilgari muhokama qilingan puls hisoblagichi - bet 7

Uk, DAC dan olingan. Farq belgisiga qarabUx−UkSU
boshqaruv signalini chiqaradi (K. tugmalari).1, TO2... TOnda ochiqUx<Uk, A daUx>Uk tugmalar yopiq qoladi) va DAC kirishida yangi raqamli kod hosil bo'ladi. Bunday holda, kuchlanishUko'zgaradi
berilgan aniqlik bilan tenglik olinmaguncha, belgilangan kodga muvofiq qadamlarUx=Uk. Shaklda.152
Quyidagi belgilar ham qo'llaniladi: GTI - taktli impuls generatori, RTI - impulslarni navbatma-navbat chiqaradigan taktli impulslar tarqatuvchisi.n+2 chiqish.
ADC ning ishlashini misol yordamida ko'rib chiqamizUx=9,n=5 (153-rasm).
Guruch.153. Sonning ikkilik kodini hosil qilish
Boshlang'ich puls bilan trigger Tg kalitni o'zgartiradi va ochadi K. K kaliti orqali GTI dan birinchi impuls kirishga keladi RTI distribyutori, birinchi chiqishda impuls hosil qiladi. Ushbu impuls ta'sirida trigger Tg o'zgaradi1va DAC kirishida
kod bilan aniqlangan kuchlanish paydo bo'ladi10000, ya'ni 16 raqami. ChunkiUx<
Uk1, Boshqaruv tizimi K tugmachalarini ochadigan signal beradi1, TO2... TOn.
Ikkinchi soat pulsi chiqishda impuls hosil qiladi2 RTI. Bu impuls Tg ni qaytaradi1asl holatiga va kalitlarga trigger Tg2. Bunday holda, DAC kirishida 01000 kodi hosil bo'ladi va chiqishda raqamga mos keladigan keyingi kuchlanish bosqichi paydo bo'ladi8. ChunkiUx>Uk, tugmalar keyingi safar yopiladi
soat pulsi, RTI ning uchinchi chiqishidan puls qaytib bo'lmaydi Tg2asl holatiga o'tadi, lekin tetikni Tg o'zgartiradi3.
O'lchov davrining oxiriga kelib, oltita soat pulslarida kuchlanish DAC chiqishida o'rnatiladiUk, eng yaqinUx, va yana
Trigger chiqishlarida biz ushbu kuchlanishning ikkilik kodiga mos keladigan nol va birlar to'plamiga ega bo'lamiz. Ettinchi soat pulsi triggerni o'zgartiradi Tg, K tugmasi yopiladi va o'lchash jarayoni to'xtaydi.
Voltmetr - ADCni ketma-ket hisoblash
Ushbu ADClarda (rasm.154, a) o'lchangan kuchlanishUxbilan solishtirganda ma'lum kuchlanishUKimga, vaqt o'tishi bilan diskret ortib boradi.
Guruch.154. Seriyali hisoblash ADC
Dastlabki holat: K tugmasi yopiq, Sch taymer nolga o'rnatiladi (Q1=Q2
=Q3=Q4= 0). DAC chiqishiUKimga=0 –
hisoblagich chiqishidagi kodning analog ekvivalenti.
Boshlash impulsi qo'llanilganda, trigger Tg o'zgaradi va kalitni ochadi. GTI soatli impuls generatoridan impulslar kalit orqali hisoblagich kiritishiga o'tadi. Har bir impuls bilan hisoblagich chiqishidagi ikkilik kod DAC chiqishidagi kuchlanish yetguncha bir marta ortadiUx:Ux=UKimga=ndU Kimga, Qayerdan- postlar soni
puls hisoblagichida ichdi vadUKimga- kvantlash bosqichi (rasm.154, b). DaU
x=UKimgataqqoslash qurilmasi to'xtash pulsini chiqaradi va jarayon o'lchash to'xtaydi.
Ikkilik koddagi o'lchov natijasi hisoblagich bitlaridan olinadi.
Vaqt oralig'ini o'lchagich
Boshlash va to'xtatish impulslari bilan chegaralangan raqamli vaqt oralig'i o'lchagichning blok diagrammasi rasmda ko'rsatilgan.155.
Guruch.155. Vaqt oralig'ini o'lchashning blok sxemasi
Konvertatsiya davri nolni belgilash bilan boshlanadi.
Ishga tushgandan so'ng, trigger Tg o'zgaradi va uning chiqish signali bilan K kalitini ochadi. Barqaror chastotali impuls generatoridan (SPG) impulslar Sch impuls hisoblagichining kirishiga kela boshlaydi.
O'lchangan vaqt oralig'ining oxiridatx
to'xtash pulsi triggerni asl holatiga qaytaradi, kalit yopiladi va raqam puls hisoblagichining chiqishida o'rnatiladi
N=tx/T0=txf0, QayerdaT0- soat pulslari davri barqaror chastotaf0.
Faza o'lchagich
Fazali siljish burchagisx
ikkita sinusoidal o'rtasida
stresslar Ux1Va Ux2chastotalar fxvaqtga osongina aylantiriladi interval tx.
Shuning uchun faza o'lchagich sxemasi mos keladiganidan farq qiladi vaqt oralig'i o'lchagich sxemalari faqat F shakllantiruvchilarning mavjudligi bilan1va F2, kirish va to'xtash impulslarini shakllantirish
sinusoid noldan o'tgan moment. Faza o'lchagich blok diagrammasining namunasi shaklda ko'rsatilgan.156, a, va vaqtinchalik shakllantirish jarayoni rasmdagi interval.156, b.
Guruch.156. Faza o'lchagichning blok sxemasi
Vaqt davomida hisoblagich tomonidan qabul qilingan impulslar soni tx, kabi oldingi holatda, formula bilan aniqlanadi N= tx/ T0= txf0, va burchak
faza siljishi teng bo'ladi sx=3600 N fx/ f0.
Chastotani o'lchagich
Chastota o'lchagich tuzilish jihatidan vaqt oralig'i o'lchagichga juda o'xshaydi. Uning ishlash printsipi sinusoidal chastotali kirish signalidan hosil bo'lgan impulslar sonini hisoblashga asoslangan.fx, o'lchash uchun, ular kalit kiritishga beriladi.
Belgilangan muddatning alohida impuls generatori tVa, ishlatilgan
ishga tushirish va to'xtatish impulslarini ishlab chiqarish uchun, ular trigger orqali bir muddat kalitni ochadi tVa. Bu vaqt ichida chastotali impulslar fxo'tadi miqdorida hisoblagich kiritishga N= tVa fx. Ikkilik chiqish
hisoblagich kirish sinusoidal signalining chastotasiga mos keladi.
Bobo'ttiz.Rezistor parametrlarini o'lchash,kondansatörler
va induktorlar
Rezistorlar, kondansatörler va induktorlarning parametrlarini o'lchashda to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita o'lchovlar o'rtasida farqlanadi. To'g'ridan-to'g'ri o'lchovlar - natijalari bevosita o'rganilayotgan miqdorning kerakli qiymatini beradigan, masalan, voltmetr bilan kuchlanishni yoki ampermetr bilan oqimni o'lchash. Bilvosita o'lchovlar - kerakli miqdor to'g'ridan-to'g'ri o'lchanmaydigan, lekin uning qiymati ushbu miqdor va to'g'ridan-to'g'ri o'lchovlar natijasida olingan miqdorlar o'rtasidagi ma'lum munosabat asosida aniqlanadi. Eng oddiy misol - rezistordagi kuchlanish va oqim o'rtasidagi ma'lum munosabatdan foydalanib, qarshilikni o'lchash.
Texnikalar va o'lchov vositalarining to'plamiga qarab, to'g'ridan- to'g'ri baholash usullari va taqqoslash usullari farqlanadi. To'g'ridan- to'g'ri baholash usuli deganda o'lchangan miqdor to'g'ridan-to'g'ri o'lchash moslamasining o'qish moslamasidan aniqlanadigan usul tushuniladi. Taqqoslash usuli - bu o'lchangan qiymatni o'lchov bilan qayta ishlab chiqarilgan qiymat bilan taqqoslash usuli.
Taqqoslash usullari, o'z navbatida, differentsial va nolga bo'linadi. Differensial taqqoslash usuli bilan o'lchangan qiymat to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'lchov bilan taqqoslanadi va taqqoslash natijasi ushbu qiymatlar tomonidan bir vaqtning o'zida ishlab chiqarilgan ta'sirlarning farqiga qarab baholanadi. Nol taqqoslash usuli bilan o'lchangan qiymat o'lchov bilan taqqoslanadi va natijada ba'zi bir ko'rsatkichga ta'sir nolga keltiriladi. Ushbu o'lchov usullarini amalga oshirishga misol sifatida muvozanatsiz va muvozanatli o'lchash ko'prigi (ko'prik o'lchov sxemasi) hisoblanadi.
Keling, o'lchov va ko'prik o'lchov sxemasi tushunchalarini tushuntiramiz.
O'lchov - ma'lum o'lchamdagi jismoniy miqdorni ko'paytirish uchun mo'ljallangan o'lchov vositasi.
Standart standartlar yuqori aniqlikdagi o'lchovlar uchun ishlatilishi mumkin, lekin ko'pincha ular ish standartlari va o'lchash asboblarini tekshirish uchun mo'ljallangan. Ish o'lchovlari bevosita o'lchovlar uchun ishlatiladi.
Misol uchun, standart va ishchi elektr qarshilik choralari manganin simidan qilingan. Bunday lasanning induktivligini minimallashtirish uchun sim yarmiga katlanganda bifilyar o'rash amalga oshiriladi.
Natijada, ikkita qo'shni sim orqali oqadigan oqimlar bir-biriga yo'naltiriladi va ularning umumiy magnit maydoni amalda nolga teng. Turli qarshilik qiymatlariga ega bo'lgan bunday bobinlarning to'plamlari qarshilik do'koni deb ataladi.
Standart va ishchi indüktans ko'rsatkichlari katta diametrli izolyatsiyalangan mis simli plastmassa yoki chinni ramkaga o'ralgan bobinlardir. Ferromagnit bo'lmagan materialdan tayyorlangan ramkadan foydalanish indüktansning sariqdagi oqim qiymatiga bog'liqligini yo'q qiladi. Bitta korpusdagi turli xil bobinlar to'plami indüktans omborini tashkil qiladi va chastotalar bilan o'zgaruvchan tok zanjirlarida o'lchov sifatida ishlatiladi.10 kHz.
Kapasitansning namunali va ishchi o'lchovlari dielektrik sifatida slyuda ishlatiladigan kondansatörlerdir. (Havo kondansatkichlari faqat sig'im qiymatlari uchun ishlatiladi0,01 µF). Slyuda kondensatorlari shaklida mavjud doimiy sig'im qiymati bilan individual chora-tadbirlar, va konteyner do'konlar.
Yo'lak sxema, amalga oshirish usuli taqqoslashlar, keng
rezistorlar, kondansatörler va induktorlarning parametrlarini o'lchash uchun ishlatiladi. Uning umumiy ko'rinishi rasmda ko'rsatilgan.157.
Guruch.157. Ko'prikni o'lchash sxemasi
MayliZ&1,Z&2,Z&3,Z&4- ko'prik qo'llarining murakkab qarshiligi. Agar ko'prik diagonaliga kiritilgan null indikatorning (NI) oqimi nolga teng, bunday rejim ko'prik muvozanat rejimi deb ataladi, keyin
nuqta potentsiallariCVaDoqimlar mos ravishda teng va bir xil
I&1=I&2,I&3=I&4. Shunung uchunZ& 1I&1=Z&&3I3VaZ&2&I1=Z&4I&3shartni nazarda tutadi
muvozanatZ&1&/Z 2 =&Z&3/Z4yokiZ&&1Z4=Z&2Z&3.
Balanslangan ko'prikning uchta qo'lining ma'lum qarshiliklari bilan
to'rtinchi qo'lning qarshiligi (masalan, uchunZ& 1) dan aniqlanadi
tenglik Z& = ZX&
1= Z2 &( Z&3/ Z&4).
Rezistor parametrlarini o'lchash
Keling, birinchi navbatda rezistorlarning qarshiligini o'lchashning asosiy usullarini ko'rib chiqaylik. Ushbu maqsadlar uchun ohmmetr usuli, ampermetr- voltmetr usuli va ko'prikni o'lchash sxemasi ko'pincha ishlatiladi.
Ohmmetr usuli
Shaklda.158 eng oddiylar asosidagi o'lchov sxemalarini ko'rsatadi sizning ohmmetringiz.
Guruch.158. Ommetr zanjirlari
Qarshilik bilan rezistorni ulashning ketma-ket sxemasi uchunRx (guruch.158, a) o'lchash mexanizmi o'qining egilish burchagi -
past qiymati (IM), masalan, magnetoelektrik tizimga teng bo'ladi
|