DC qarshilik ko'prigi - Savollar Rezistor nima? Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorlarni qo‘llanishi

|
Savollar Rezistor nima? Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorlarni qo‘llanishi
|
bet | 4/12 | Sana | 09.12.2023 | Hajmi | 48,11 Kb. | | #114657 |
Bog'liq Savollar Rezistor nima Qarshilikni o‘lchash usullari. Rezistorl-hozir.orgDC qarshilik ko'prigi
Yagona ko'priklar shahar qarshiligini o'lchash uchun keng qo'llaniladi. Yagona ko'priklar to'rt qo'lli doimiy quvvat bilan ishlaydigan ko'priklar deb nomlanadi. Ushbu qurilmalarning turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan bir qator dizaynlari mavjud. Ko'prik xatosi o'lchov chegaralariga bog'liq va odatda ko'prik pasportida ko'rsatiladi.
Tuzilmaviy jihatdan ko'priklar ko'chma qurilmalar sifatida ishlab chiqilgan; ular o'zlarining yoki tashqi nol ko'rsatkichlari bilan ishlashga mo'ljallangan. Kam qarshiliklarni o'lchashda o'lchov natijasiga kontaktlarning zanglashiga va ulanish simlariga qarshilik ko'rsatilib, o'lchangan qarshilik bilan xulosa qilinadi. Ushbu ta'sirni kamaytirish uchun Rxni ko'prikka ulashning maxsus usullari qo'llaniladi, ular uchun ko'prikda to'rtta qisqich mavjud:
10 dan 1 000 000 Ohmgacha bo'lgan qarshiliklarni o'lchashda 1 va 2-sonli terminallar, shuningdek 3 va 4-gachalar o'tish moslamalari bilan yopiladi va o'lchangan qarshilikka ega bo'lgan qarshilik 2 va 3-gachasi terminallarga ulanadi. Rx qarshiligi u 2-gachasi terminallarga ulangan simlar va kontaktlarning qarshiligi bilan birga o'lchanadi. va 3. Kam qarshiliklarni (10 ohmdan kam) o'lchashda simlar va kontaktlarni ulash natijasida yuzaga keladigan xato katta bo'lishi mumkin. O'lchangan qarshilikni 4 ta terminalga - 1 va 2, 3 va 4 ga ulash orqali kamaytirish mumkin, bu holda 1 va 2, 3 va 4 nuqtalar orasidagi o'tish moslamalari olib tashlanadi va A va 4, B va 1 nuqtalari bir-biriga ulanadi.
Bunda simning Rx dan terminal 2 ga qarshiligi R qarshilikka, Rx dan terminalga 3 ga esa qarshilik R1 qarshilikka ega. R va R1 qarshiliklari simlarning qarshiligidan sezilarli darajada yuqori.
Juda past qarshiliklarni o'lchashda, ko'rib chiqilayotgan ko'prik past sezuvchanlik tufayli katta xatolarga ega. Ta'minot oqimini oshirish orqali sezgirlikni oshirish ko'prik qo'llarida tarqalgan quvvat bilan cheklanadi. Ikkita ko'priklarda bunday kamchilik yo'q.
Simlar va kontaktlarning ta'sirini minimallashtirishning eng keng tarqalgan sxemasi bu er-xotin ko'prik sxemasi:
Ko'prik tirgaklarining qarshiligi mos keladigan indekslar bilan R orqali, R'1, R'2 va boshqalar orqali tutashgan simlar va kontaktlarning qarshiliklari ko'rsatilgan.
Agar biz mos keladigan indekslar bilan harflar bilan ko'rsatilgan qarshilik qiymatlariga kiritilgan ulanish simlari va kontaktlarning qarshiligini olsak. Ko'prik muvozanatda bo'lganda, quyidagi shartlar bajariladi:
Rx uchun ushbu tenglamalarni echib topamiz:
Ushbu tenglamadan kelib chiqadiki, agar R1 / R2 = R3 / R4 sharti bajarilgan bo'lsa, unda bu tenglamaning ikkinchi a'zosi nolga teng bo'ladi va o'lchov qarshiligi Rx tenglikdan aniqlanishi mumkin:
“Ikki tomonlama ko'priklar doimiy yoki o'zgaruvchan elka nisbati bilan amalga oshiriladi. Muvozanat momentidagi galvanometr kichik qarshilikka yopiq bo'lishi mumkin, shuning uchun galvanometrni tanlashda tashqi tanqidiy qarshiligi past bo'lgan va kuchlanish sezgirligi eng yuqori bo'lgan qurilmalarni afzal ko'rish kerak. Sanoat moslamalarida o'lchov chegaralarini kengaytirish uchun ikki tomonlama ko'priklar bitta kattalashtirilgan bo'lib, keng o'lchov diapazonlarini ta'minlaydi. "
|
| |