-rasm. Ochiq (a) va yopiq (b) rezervuarlardagi suyuqlik sathini o’lchashda tenglashtirish idishlarini o’rnatish

|
-rasm. Ochiq (a) va yopiq (b) rezervuarlardagi suyuqlik sathini o’lchashda tenglashtirish idishlarini o’rnatish
|
bet | 61/96 | Sana | 22.06.2024 | Hajmi | 10,46 Mb. | | #265084 |
Bog'liq ASLUS javoblar177-rasm. Ochiq (a) va yopiq (b) rezervuarlardagi suyuqlik sathini o’lchashda tenglashtirish idishlarini o’rnatish:
I-difmanometrning nol ko’rsatkichiki sathning eng yuqori chegarasini ko’rsatadi, II-difmanometrning nol ko’rsatkichiki sathning eng quyi chegarasini ko’rsatadi; 1-difmanometr, 2,3-havo bilan tozalash va berkitish ventillari. 4-rezervuar, 5-shtuser, 6-tenglashtirish idishi, 7,8-sathning quyi va yuqori chegaralari.
1.Tenglashtirish idishi 6 (177-rasm,a,1) shunday o’rnatilganki, undagi suyuqlik sathi o’lchanadigan suyuqlik sathining yuqori chegarasi qiymatiga teng. Bu holda difmanometr 1ning nol ko’rsatkichi rezervuar 4 dagi suyuqlik sathining yuqori chegarasini ko’rsatadi. Bu sxema boyicha rezervuardagi suyuqlikning quyi sathiga mos nuqtadan bosim olish qurilmasi difmanometrdagi sezgir elementning manfiy bo’shlig’igi ulangan. Difmanietrning musbat bo’shliqi tenglashtirish idishiga ulangan. Idishdagi suyuqlik sathini nazorat qilish uchun idishning yon tomonida shtuser 5 bor. Sxemaning bir maromda ishlashini ta’minlash uchun ikkala impuls trubalariga havo yuborish 2 va berkitish 3 ventillari o’rnatilgan.
2. Tenglashtirish idishi shunday o’rnatilganki (177-rasm, a II), uning ichidagi suyuqlikning quyi chegara sathiga teng. Bu holda difmanometrning nol ko’rsatkichi quyi chegara sathiga mos keladi. bu sxema boyicha rezervuardagi suyuqlikning quyi chegara sathiga mos nuqtadan bosimni olish qurilmasi difmanometrdagi sezgir elementning musbat bo’shlig’iga ulangan. Difmanometrning manfiy bo’shlig’i tenglashtirish idishiga ulangan.
Yopiq rezervuarlardagi sathni o’lchashda ham tenglashtirish idishlarini rezervuarning o’ziga nisbatan ikki xil o’rnatish mumkin.
3. Tenglashtirish idishi (177-rasm, b, I) difmanometrning nol ko’rsatkichi yuqori chegara sathiga mos keladigan qilib o’rnatiladi. Shunda difmanometr 1 ning manfiy bo’shlig’i berkitish ventili 3 orqali rezervuar 4ning pastki qismiga ulangan, o’lchanadigan suyuqlikning qoyi chegara satqiga mos nuqtadan bosim olish qurilmasi difmanometrdagi sezgir elementning manfiy bo’shlig’iga ulangan. Difmanometrdagi sezgir elementning musbat bo’shlig’i tenglashtirish idishi orqali rezervuarga o’lchanadigan suyug’likning yuqorigi chegara sathiga mos nuqtada birlashtirilgan. Tenglashtirish idishi rezervuarga yon shtuseri vositasida birlashtirilgan. Bunda shtuser bilan berkitish ventili o’rtasida birlashtirish trubasi uchyo’llik (troynik) orali ventil ulangan. Bu ventil idishdagi suyuqlik sathini nazorat qilish uni mo’ljallangan.
4. Tenglashtirish idishi (177-rasm, b.II) undagi suyuqlik sathi o’lchanadigan suyuqlikning qo’sh chegara sathiga mos qilib qilib o’rnatiladi. Bunda difmanometr nolni ko’rsatadi. Bunday sxemalar vakumli yoki ortiqcha bosimli, atrof muhit harorati o’zgarganda kondensat ajralmaydigan yoriq rezervuarlardagi suyuqlikning sathini o’lchash uchun qo’llaniladi.
Tavsiflangan ikkala holda yopiq rezervuarlardagi suyuqlikning sathini o’lchashda tenglashtirish idishlarining yuqoridagi teshiklari tiqin bilan zich berkitiladi.
Difmanometrlar-satho’lchagichlarni o’rnatish va ularni impuls trubalari bilan bog’lash difmanometr-sarfo’lchagichlarni o’rnatish va bog’lash usuliga o’xshaydi. Bularni o’rnatishdagi talablar 56-paragrafda bayon etilgan.
Elektron sath indikatorlari (149-rasmga qarang). Indikatorning o’lchash qurilmasi 2 (ko’rsatuvchi asbobi) o’zgartirgich 1 dan ko’pi bilan 20 m masofada, vaqt-vaqti bilan sozlab turishga qulay joyda o’rnatiladi. U uchta M8 bolt bilan mahkamlanadi, korpusi esa erga ulanadi. O’lchash qurilmasi o’zgartirgichga koaksial birlashtirish kabeli 3 vositasida ulanadi. Bu kabel asob bilan bir to’plamda keltiriladi. Mexanikaviy shikastlanishdandan saqlash zarur bo’lganda kabel po’lat truba yok metall eng ichida yotqiziladi. Bundan tashqari, o’lchash qurilmasi milliampermetr 4 ga va sathni masofadan ko’rsatish qurilmasiga (agar bu qurilma loyiha bo’lsa) ulanadi. O’lchash qurilmasiga ta’minlovchi elektr tarmoqdan kelgan sim ulanadi.
Gaz aralashmasi tarkibini o‘lchash vositalarining montaji va sozlash ishlari
10 - ma’ruza.
Gaz aralashmasi tarkibini o‘lchash vositalarining montaji va sozlash ishlari
|
| |