-rasm. Issiqlik o'tkazuvchanligi gaz analizatorining sxemasi

4.3.1-rasm. Issiqlik o'tkazuvchanligi gaz analizatorining sxemasi
Issiqlik o'tkazuvchanligi analizatorining eng oddiy sxematik diagrammasi 4.3.1-rasmda ko'rsatilgan. O'lchov balanssiz ko'prigining qo'llari bir xil termistorlar 5 ni o'z ichiga oladi; ularning ikkitasi 1 va 3 ish kameralariga joylashtiriladi, ular orqali tahlil qilingan gaz o'tadi va ko'prikning qarama-qarshi qo'llari ichiga kiritiladi, qolgan ikkitasi 2 va 4 qiyosiy kameralarga joylashtiriladi, solishtirma bilan to'ldiriladi yoki puflanadi. ma'lum va doimiy tarkibga ega gaz (masalan, havo).
Agar tahlil qilingan gaz aralashmasi issiqlik o'tkazuvchanligi bo'yicha mos yozuvlar gazidan farq qilsa, u holda harorat va shunga mos ravishda ish kameralaridagi termistorlarning qarshiligi qiyosiy kameralardagi termistorlarning harorati va qarshiligidan farq qiladi. Ko'prikning diagonalidagi oqimning kuchi ko'prikning muvozanat vaqtlari kattaligiga bog'liq, ya'ni. gaz aralashmasidagi kerakli komponentning tarkibi bo'yicha. Balanssiz ko'prik uchun I0 - ko'prikning besleme oqimi bo'lgan diagonaldagi oqim; R - termistorlarning qarshiligi 5; DR - 1 va 3 ish kameralarida ko'prik qo'llarining qarshiligining o'zgarishi; RmV - millivoltmetrning qarshiligi.
Ushbu tenglamadan ko'rinib turibdiki, o'lchovlar I0 = const da amalga oshirilishi kerak, chunki faqat bu holda men bir ma'noda DR ga bog'liqman, ya'ni. gaz aralashmasidagi kerakli komponentning tarkibi bo'yicha.
Ko'prik diagonalidagi oqimning termistorlar va o'lchash kameralari devorlarining haroratlariga bog'liqligi tenglama bilan ifodalanadi, bu erda k - qurilmaning doimiysi; TN - ish kamerasidagi termistorning mutlaq harorati; TST - ish kamerasi ichidagi devorning mutlaq harorati; TN0 - termistorning mos yozuvlar kamerasidagi mutlaq harorati; TCT0 - taqqoslash kamerasi ichidagi devorning mutlaq harorati. Tenglama (4.3.3.) Shaklda ifodalanishi mumkin Bundan kelib chiqadiki, tahlil qilinadigan komponentning tarkibini o'lchash faqat ishchi va qiyosiy kameralar ichidagi devor harorati teng bo'lsa, ya'ni. da . Bunday holda, o'lchash ko'prigining diagonalidagi oqimning ish kamerasidagi termistorning haroratiga aniq bog'liqligi amal qiladi.
|
(4.3.2.)
|
|
(4.3.3.)
|
|
(4.3.4.)
|
.
Issiqlik o'tkazuvchanlik gaz analizatorlaridagi xatolarning asosiy sabablari: o'lchash kameralari devorining haroratining o'zgarishiga olib keladigan atrof-muhit haroratining o'zgarishi; o'lchash ko'prigining elektr ta'minotining kuchlanishidagi o'zgarishlar; gaz aralashmasini ish kameralari orqali puflash tezligining o'zgarishi. Aniqlanmagan komponentlar, xususan, suv bug'ining mavjudligi. Atrof-muhit haroratining termokonduktometrik gaz analizatorlarining ko'rsatkichlariga ta'siri, isitish elementlari tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni chiqarish uchun etarli sirtga ega bo'lgan massiv metall monoblokdagi barcha o'lchash kameralarini birlashtirish orqali kamayadi. Gaz analizatori odatda konvertatsiya birligi uchun termostat tizimi bilan ta'minlangan.
Quvvat manbai kuchlanishidagi o'zgarishlarning ta'sirini bartaraf etish uchun kuchlanish yoki oqim stabilizatorlari qo'llaniladi.
Gaz aralashmasining o'lchash gaz kameralari orqali o'tish tezligi gaz aralashmasi tomonidan olib ketiladigan issiqlik miqdoriga (va natijada isitish elementlarining sovutish darajasiga) va gaz analizatorining dinamik xususiyatlariga ta'sir qiladi. - uning doimiy vaqti. Tanlangan optimal tezlik gaz analizatorining ishlashi davomida doimiy ravishda saqlanishi kerak. Buning uchun turli stabilizatorlar va oqim regulyatorlari qo'llaniladi.
Agar tahlil qilish uchun doimiy namlik bilan gaz aralashmalarini tanlashning iloji bo'lmasa, ko'pincha aralashmalar qurilmaga kiritilgunga qadar to'liq quritiladi.
Har xil tarkibli texnologik aralashmalarda H2, He, CO2, SO2, NH3, Ar, CI2, HCl ni aniqlash uchun issiqlik oʻtkazuvchanlik gaz analizatorlari qoʻllaniladi.
|