-rasm Raqamli mikroprotsessorli voltmetr sxemasi

|
-rasm Raqamli mikroprotsessorli voltmetr sxemasi
|
bet | 3/3 | Sana | 24.08.2024 | Hajmi | 53,13 Kb. | | #269837 |
Bog'liq 2-mаvzu Raqamli o’lchash vositalarini qiyoslashning o’ziga xos 3-rasm Raqamli mikroprotsessorli voltmetr sxemasi.
Raqamli mikroprotsessorli volьtmetrning kirish bloki masshtabli o’zgartkich (MO’)dan iborat bo’lib, u bir yo’la o’zgaruvchan (Ux) kuchlanishni o’zgarmas kuchlanishga o’zgartiradi. Keyin esa o’zgarmas tok kuchlanishi analog – raqamli o’zgartkich (ARO’) ga beriladi va u yerda raqam shakliga keltiriladi. Hozirgi zamon mikroprotsessorli asboblarda ARO’ larning ikki bosqichda integrallaydigan turlari keng tarqalgan.
Kirish kuchlanishiga proportsional bo’lgan ma’lum ketma – ketlikdagi impulьslar soni ARO’dan mikroprotsessorning (MP) interfeysiga uzatiladi. Masshtabli o’zgartkich (MO’) va mikroprotsessor (MP) lar o’zaro tokli impulьs orqali bog’lanadi.
Mikroprotsessor integrallash jarayonini boshqaradi va raqamli axborotni raqamli displeyga(RD) chiqarib beradi. Raqamli displey (RD) o’lchangan kattalikni va unga tegishli matnli axborotni ham yozib chiqaradi.
Mikroprotsessorli volьtmetrlar ko’p dasturli asboblar hisoblanib, ular yordamida o’lchangan kattaliklar ustida barcha arifmetikvaalgebraikamallarni, o’rtacha kvadratik chetlanish (og’ish), dispersiya, matematik kutilishlarni hisoblash hamda xotirlash amallarini bajarish mumkin.
Hozirgi paytda Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqariladigan SH 1531. SH 1612. V7–39, V7-40 rusumli hamda Germaniyada ishlab chiqariladigan 7055, 7065 turdagi mikroprotsessorli volьtmetrlar keng ko’lamda ishlatilmoqda.
2. Raqamli o’lchash vositalarini qiyoslash ishlarini olib borish.
Ampermetr va voltmetrni qiyoslash uslubiyati
Ampermetr, voltmetr, vattmetr va varmetrlar GOST 8.497-83 muvofiq kieslashdan o’tkaziladi.
Qiyoslash operatsiyasi
Tashki ko’rinish
Tajriba o’tazish
Elektr o’tkazuvchanlik mustaxkamligi tekshirish
Nol qiymatdan xatolik, variatsiya ko’rsatkichi aniqlash.
Qiyoslash vositalari
Tekshirish uchun ishlatiladigan ish standartlari (namunali o'lchov vositalari) standartlarni tanlashning umumiy tamoyillari bilan belgilanadigan talablarga bo'ysunadi. Ushbu tamoyillar belgilangan tekshirish ishonchliligini va metrologiya xizmatining real texnik-iqtisodiy imkoniyatlarini ta'minlash zarurati bilan belgilanadi, ya'ni. mavjud ish standartlari nomenklaturasi. To'g'ridan-to'g'ri oqimda 1-5 toifadagi ampermetrlarni tekshirishda 0,2 aniqlik sinfining namunali ampermetrlari bilan to'ldirilgan U300 kalibrlash moslamasi ishlatiladi.
To'g'ridan-to'g'ri oqimdagi 1-5 toifadagi aniqlik sinflari voltmetrlari 0,1-0,5 aniqlik sinflarining namunaviy voltmetrlari bilan to'liq U300 kalibrlash moslamasida tekshirilishi mumkin.
Qiyoslash shart-sharoitlari
Umumiy holatda elektr o'lchash vositalarini tekshirish shartlari GOST 8.395-80 tomonidan tartibga solinadigan oddiy tekshirish shartlarini bajarishga qisqartiriladi. Oddiy tekshirish shartlari to'g'ridan-to'g'ri o'lchanmaydigan, ammo natijalar va o'lchov xatolariga ta'sir qiluvchi kattaliklar va informatsion bo'lmagan parametrlarning normal qiymatlari bilan belgilanadi.
Tekshirish shartlari sinovdan o'tkazilayotgan qurilmaning ish holati va joylashishini (termostatda, ekranda), shuningdek tekshirishdan oldin belgilangan sharoitlarda ushlab turish vaqtini o'z ichiga oladi. GOST 8.497-83 ning 2-bo'limiga muvofiq ampermetrlar, voltmetrlar, vattmetrlar va varmetrlarni tekshirishda quyidagi shartlarga rioya qilish kerak: 0,05-0,5 aniqlik sinfidagi asboblar uchun atrof-muhit harorati (20 ± 2) ° S dan oshmasligi kerak , 1,0-5,0 (20 ± 5) ° S aniqlik sinflari asboblari uchun; havoning nisbiy namligi 30 dan 80% gacha bo'lishi kerak; atmosfera bosimi (100 ± 6) kPa.
|
| |