-rasm. Float tenzometrik zichlik o'lchagich PT-1

|
-rasm. Float tenzometrik zichlik o'lchagich PT-1Bog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.org3.5.5-rasm. Float tenzometrik zichlik o'lchagich PT-1
3.5.2-jadvalda PT-1 float zichligi o'lchagichining texnik va metrologik tavsiflari ko'rsatilgan.
3.5.2-jadval Float zichligi o'lchagichining texnik va metrologik tavsiflari, PT-1 float tenzometri.
Zichlikni o'lchash diapazoni, kg / sm3
|
800-2000
|
Asosiy qisqartirilgan o'lchov xatosi,%
|
±2%
|
Atrof-muhit harorati, S
|
5÷50
|
Boshqariladigan muhit harorati, ° S
|
5÷100
|
Ta'minot kuchlanishi, V
|
220+22-33
|
Quvvat iste'moli, ortiq emas, Vt
|
5
|
Chiqish signali, mA
|
0÷5 (4÷20)
|
Yig'ilgan vazn, kg, ortiq emas
|
9
|
Umumiy o'lchamlar, mm:
|
Interfeys
|
RS-485
|
Signalni qayta ishlash bloki (BFB)
|
250х100х200
|
Float
|
O 80х200
|
ТД
|
170х130х150
|
3.6. Gidrostatik zichlik o'lchagichlari
Gidrostatik densitometrlarning ishlash printsipi sirtdan ma'lum H chuqurlikdagi suyuqlikdagi P bosimining H balandligi (tayanch maydoni 1 sm2) bo'lgan suyuqlik ustunining og'irligiga teng ekanligiga asoslanadi. ):
bu yerda: suyuqlikning zichligi; g - tortishishning tezlashishi.
Shunday qilib, H doimiy balandlikdagi suyuqlik ustunining bosimi suyuqlikning zichligi o'lchovidir. Ushbu turdagi zichlik o'lchagichlarda suyuqlik ustunining bosimi odatda bilvosita o'lchanadi, uning bosimi suyuqlik ustunining bosimiga (piezometrik zichlik o'lchagichlari) mutanosib bo'lgan suyuqlik orqali inert gazni (havo) doimiy ravishda puflaydi. Suyuq ustunning bosimini o'lchashning bu usuli ko'rsatkichlarni masofaga o'tkazishni osonlashtiradi. Puflanadigan inert gazning tabiati zichligi o'lchanadigan suyuqlikning xususiyatlariga qarab tanlanadi. Puflangan oqim tezligi. inert gaz kichik va doimiy bo'lishi kerak, chunki oqim tezligining o'zgarishi qo'shimcha o'lchov xatosiga olib kelishi mumkin.
Odatda, turli balandlikdagi suyuqlikning ikki ustuni orasidagi bosim farqi o'lchanadi (differensial usul). Bu tekshirilayotgan suyuqlik darajasidagi tebranishlarning o'lchov aniqligiga ta'sirini istisno qilish va avtomatik ravishda harorat kompensatsiyasini amalga oshirish imkonini beradi.
Pyezometrik differensial ikkita suyuqlik zichligi o'lchagichda doimiy inert gazni puflaydigan (3.6.1-rasm), sinov suyuqligi doimiy daraja saqlanadigan idish 1 orqali doimiy ravishda oqadi. Doimiy darajadagi 2-idish zichligi ma'lum bo'lgan etalon (qiyosiy) suyuqlik bilan to'ldiriladi.
Inert gaz trubka 3 orqali tekshirilayotgan suyuqlikning doimiy balandlikdagi qatlami orqali o'tadi va keyin qurilmani tark etadi. Xuddi shu inert gaz quvur 4 orqali etalon suyuqlikning doimiy balandligi qatlami orqali o'tadi, keyin qo'shimcha trubka 5 orqali gaz tekshirilayotgan suyuqlikning kichik qatlamidan o'tadi va keyin qurilmani tark etadi. Qo'shimcha trubadan gazning tekshirilayotgan suyuqlikning kichik qatlami orqali o'tishi zichlik o'lchagich ko'rsatkichlarining idishdagi suyuqlik darajasining o'zgarishidan mustaqilligini ta'minlaydi.
Pyezometrik naychalarning ma'lum bo'lgan chuqurliklari va mos yozuvlar suyuqligining ma'lum zichligi bilan, differensial manometrning ko'rsatkichi 6 o'rganilayotgan suyuqlikning zichligi p o'lchovidir.
|
| |