Float zichligi o'lchagichi DenDi - Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900...

|
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»Bog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.orgFloat zichligi o'lchagichi DenDi
Qurilmadan foydalanish juda oson, bu esa yopishqoq suyuqliklarning zichligini oldindan qizdirishni talab qilmasdan tezda aniqlash imkonini beradi, shuningdek, DenDi zichlik o'lchagichining soddaligi va mavjudligi xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish zaruratini yo'q qiladi. DenDi float zichligi o'lchagichi foydalanuvchi tomonidan distillangan suv bilan kalibrlanadi va olinadigan shisha float tomonidan xizmat ko'rsatishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Raqamli zichlikni qayd etish texnologiyasi shisha gidrometrlari va qo'lda ma'lumotlarni yozib olish bilan bog'liq inson xatosi xavfini kamaytiradi. Qurilma tashqi paneldagi ikkita tugmani bosish orqali suyuqlikning haqiqiy zichligini ko'rsatishga imkon beradi va zichlik o'lchagich elektroni avtomatik ravishda 15 ° C, 20 ° C (yoki boshqa qiymatlar) haroratlar uchun uning kamaytirilgan qiymatlarini hisoblab chiqadi. so'rov bo'yicha).
Ma'lumotlar DenDi float zichligi o'lchagichining suyuq kristalli displeyida ko'rsatiladi. Agar kerak bo'lsa, ma'lumotlar o'rnatilgan infraqizil port orqali ma'lumotlar bazasiga kirish va real vaqt rejimida sifat va miqdoriy nazorat qilish uchun mustaqil printerga yoki shaxsiy kompyuterga uzatilishi mumkin.
3.5.1-jadval. DenDi float zichligi o'lchagichining texnik va metrologik tavsiflari berilgan.
3.5.1-jadval DenDi float zichligi o'lchagichining texnik va metrologik tavsiflari
O'lchov diapazoni
|
zichlik, g / sm³ (kg / m³)
|
0.5000...2.0000 (500.0...2000.0)
|
harorat, ° S
|
+10...+50
|
Mutlaq o'lchov xatosi
|
zichlik, g / sm³ (kg / m³)
|
±0.001 (±1.0)
|
harorat, ° S
|
±0.5
|
O'lchov vaqtida o'qishning diskretligi
|
zichlik, g / sm³ (kg / m³)
|
±0.0001 (±0.1)
|
harorat, ° S
|
±0.1
|
Immersion material
|
kvarts shishasi va zanglamaydigan po'latdir
|
O'lchangan namunaning hajmi, sm³, ortiq emas
|
100
|
Asbob quvvat manbai
|
o'rnatilgan NiMH 9V 150 mA / soat batareya
|
Quvvatlash qurilmasi
|
Chiqish kuchlanishi 11 ... 12 V va chiqish oqimi 600 ... 700 mA bo'lgan 90 ... 240 V 50/60 Hz.
|
Zichlik o'lchagichning umumiy o'lchamlari, mm, ortiq emas
|
135×100×190
|
Zichlik o'lchagichning vazni, kg, ortiq emas
|
1,2
|
PT-1 suzuvchi tenzometrik zichlik o'lchagichining ishlash printsipi tahlil qilinayotgan muhitga to'liq botirilgan maxsus qoplamali floatga ta'sir etuvchi suzish kuchini o'lchashga asoslangan (3.5.5-rasm). Zichlik o'lchagich ochiq idishlardagi eritmalar va bulamaçlar zichligini avtomatik ravishda uzluksiz o'lchash uchun mo'ljallangan. Deformatsiya o'lchagich sensori suzuvchi suvga botiriladigan tank ustidagi tayanchga biriktirilgan. Float arqonga osilgan va texnologik idishning sokin zonasiga joylashtirilgan. Sokin zona bo'lmasa, idishga suyuqlik damperi o'rnatiladi, uning ichiga float joylashtiriladi. O'lchov birligi (BFB) datchikdan 60 m dan ortiq bo'lmagan masofada devorga yoki panelga o'rnatiladi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»
|