Egzoz havo oqimi sensori printsipi

|
Egzoz havo oqimi sensori printsipi
|
bet | 7/22 | Sana | 19.06.2024 | Hajmi | 2,61 Mb. | | #264495 |
Bog'liq Neft sanoatida gazlar sarflarini avtomatlashtirishEgzoz havo oqimi sensori printsipi
Egzoz havosi oqimini o'lchash termal oqim o'lchagich tomonidan amalga oshirilishi mumkin, termal gaz massasi oqimi o'lchagichlari chiqindi havo oqimini o'lchash uchun termal diffuziya texnologiyasidan foydalanadi. O'lchov probida 2 ta haroratni aniqlash elementi (Pt1000 platina qarshiligi), isitiladigan uchi ACT, isitilmaydigan uchi REF va doimiy issiqlik manbai mavjud. REF egzoz havosining haroratini o'lchash uchun ishlatiladi va u mos yozuvlar uchi sifatida ishlatiladi; ACT doimiy issiqlik manbaiga yaqin bo'lib, o'lchov oxiri bo'lgan chiqindi havo tomonidan issiqlik olib tashlanganidan keyin doimiy issiqlik manbai sirtining haroratini o'lchaydi. O'lchov uchi va mos yozuvlar uchi o'rtasidagi harorat farqining o'zgarishi gaz yoki chiqindi havo massasi oqimi tezligiga to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir.
Egzoz havosi sensor yuzasiga oqib o'tganda, u o'lchash uchi yuzasida issiqlikni olib tashlaydi va harorat farqi o'zgaradi. Egzoz havosining turli tarkibi va turli oqim tezligi har xil issiqlikni oladi. Egzoz gazining massa oqimi harorat farqining o'zgarishidan kelib chiqadi.
Egzoz havo oqimi sensori xususiyatlari
Issiqlik massasi oqimi o'lchagichi chiqindi havosining to'g'ridan-to'g'ri massa oqimini o'lchaydi: harorat va bosimni to'g'irlamasdan, real vaqtda massa oqimini o'lchang.
Havo oqimi sensori mos keladigan katta kanallar yoki quvur liniyasi yoki to'rtburchaklar kanallarga nisbatan 100: 1 keng diapazonga ega, shuningdek, past oqim tezligida ishlaydigan chiqindi havo uchun javob beradi;
Bosimning yo'qolishi yo'q: havo, HVAC havo oqimi tezligi 4000 m3 / soat bo'lganda, bosim yo'qolishi diametri 1000 mm bo'lgan quvurda 90 Pa ga teng bo'lishi mumkin.
Egzoz gazlari oqimi sensorlarini o'rnatish oson: o'rnatish turidagi gaz oqimi o'lchagich uchun faqat 1 ta o'rnatish teshigi kerak va ixtiyoriy issiq qopqoq bosim ostida o'rnatilishi mumkin. Muhrlash moslamasi onlayn tarzda ulanishi va o'chirilishi mumkin va u to'liq oldindan kalibrlangan bo'lib, o'rnatish va sozlash vaqtini tejaydi.
Kam parvarishlash: harakatlanuvchi qismlar yo'q, kichik teshiklar yo'q, tiqilib qolish yo'q, drift yo'q, muntazam parvarishlash kerak emas
Yuqori ishonchlilik, hatto issiq havo yoki gaz uchun ham muammosiz uzoq vaqt, o'choq yoki qozondan chiqindi oqimi va boshqalar.
Gaz massasi oqimi o'lchagichlari uchun o'lchov aniqligi va o'lchov barqarorligi kafolatini olish osonroq. Termal sensorlar gazning tozaligiga ta'sir qilmaydi va deyarli texnik xizmat ko'rsatmaydi.
Egzoz havo oqimi datchiklari 1”,2”,3 dyuym, 4 dyuym, 6”,8”, 10”, 14”.16,20 dyuym yoki undan ko'p, DN100, DN200,1000 mm quvur diametri kabi ko'plab sensor o'lchamlari variantlariga ega. , Baca diametri 2 metr, 3 metr yoki undan ko'p;
Egzoz havosi oddiy aralash havo yoki korroziy havo bo'lib, tarkibida CO2, H2O, H2SO4, H2O2, HCL, azot, CO, NOx va boshqalar mavjud, havo sensori qattiq havo o'lchash ishiga mos keladigan zanglamaydigan po'latdan 316 dan yasalgan.
Raqamli chiqindi havo oqimi sensori normal yoki standart holatda havo oqimi tezligini ko'rsatish uchun LCD displey bilan bo'lishi mumkin, shuningdek, umumiy havo oqimini ko'rsatish mumkin. Havo oqimi birliklari imkoniyatlari: g/min, g/s, Kg/min, Kg/soat,Nm3/soat,Nm3/min,NL/h,NL/min,SCFM, umumiy havo oqimi birligi variantlari: g,Kg,Nm3 ,NL,CFM;
|
| |