Sistem içinde aşağıdaki özelliklerde elektroforez ünitesi bulunmalıdır

|
Sistem içinde aşağıdaki özelliklerde elektroforez ünitesi bulunmalıdır
|
Sana | 29.12.2019 | Hajmi | 41,5 Kb. | | #6322 |
WESTERN BLOT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sistem içinde aşağıdaki özelliklerde elektroforez ünitesi bulunmalıdır:
Sistem yüksek miktarlı genom tarama, moleküler biyoloji ve tanı kitleri kullanılarak yapılan laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.
. Sistem içinde en az 2 adet running module kullanılarak 5 adet jelle aynı anda çalışma yapılabilmelidir.
Elektroforez Cihazı/Cihazları modüler gelişime (upgrade) müsait olmalıdır. Yani ek modüllerle (opsiyonel) trans blot, elektro-eluter haline dönüştürülebilmelidir.
Cihaz protein elektroforezinin 1. ve 2. boyut çalışmalarına (PAGE-SDS PAGE, IEF), yüksek çözünürlüğe sahip nükleik asitlerin agaroz elektroforezine, western blotting ve elektroelution çalışmalarına uygun olmalıdır.
Hem hazır (precast) ve hem de dökme jel ile çalışabilmelidir. Hazır ve Dökme Jellerin Boyama yapmadan görüntülenebilme (Stain Free) özelliği olmalıdır
Dökme jellerin gradient özellikte hazırlanmasını sağlayan aksesuar seçeneği olmalıdır.
Cihaz 8.3x7.3 cm jellerle çalışabilmelidir.
Jel hazırlanmasında kullanılan camlardan birinin üstüne aralayıcı (spacer) yapışık olmalı, bu sayede jel dökümü sırasında kayma veya esneme olmamalıdır.
Cihaz gres veya agaroz tıkaç kullanımına gerek kalmaksızın, jel dökme standı ve jel dökme çerçevesi kullanılarak aynı anda iki jel dökmeye imkan sağlayan, akıtma yapmayan jel dökme sistemine (casting stand) sahip olmalıdır. Bu jel dökme aparatından 2 adet verilmeli bu sayede aynı anda 4 adet jel dökülebilmelidir.
Cihaz az miktarda tampon (toplam max 1000ml kadar) ile etkili bir şekilde çalışabilmelidir.
Cihazın örnek yüklemeyi kolaylaştıran guide aparatı bulunmalıdır ve 1 adet sistemle birlikte verilmelidir.
Cihaz ile birlikte 1 set (5 adet) 1mm spacer içeren cam ve 1 set (5 Adet) spacer plate cam, 5 adet 1mm kalınlıkta 10 kuyucuklu tarak, 4 adet Jel Dökme Süngeri verilmelidir.
Sistem içinde Aşağıda özellikleri belirtilen güç kaynağı verilmelidir.
Cihaz, yatay ve dikey elektroforez çalışmalarına uygun olmalıdır.
Cihaz, 10 ile 300 V arasında 1 V luk basamaklarla veya 4 ile 400 mA arasında 1 mA lik basamaklarla ayarlama yapabilmelidir. 75 W maksimum güce sahip olmalıdır.
Cihaz 4 paralel çıkışa sahip olmalıdır. Her çıkış Hem Dikey Elektroforez Sistemleri ile Hem de Yatay Elektroforez Sistemleri ile birlikte kullanılabilimelidir.
0-999 dakikalık zaman ayarlayıcısına sahip olmalıdır.
Cihazın ekranı LED’lerden oluşmalıdır.
Cihaz 0-40 derece sıcaklık ve 0-95% nemlilik arasında çalışabilmelidir.
Ani yükleme, ark, kaçak, aşırı yükleme ve kısa devre, aşırı voltaj yüklemesini belirtmeli ve elektrik kesintilerinden sonra tekrar devam edebilmelidir.
Cihaz hem 100-120 V hem de 220-240V ile çalışabilmelidir.
Sistem içinde aşağıdaki özelliklerde bir blotlama ünitesi bulunmalıdır.
Cihaz en az 2 adet Blotlama Kaseti, en az 4 adet blotlama süngeri içermelidir.
Cihaz 7.5x10cm lik iki adet jelin 1 saatte transferini yapabilmelidir.
Cihaz iki jelle aynı anda çalışmaya uygun olmalıdır.
Cihaz 1 adet ice-cooling unitesi’ne sahip olmalı ve bu şekilde soğutma yapabilmelidir.
Cihaz az miktarda (max 450ml kadar) buffer’la efektif olarak çalışabilmelidir.
Sistem içerisinde aşağıdaki ürünler ücretsiz olarak verilmelidir
%10 luk Stain Free Jel Dökme Solüsyon Starter Kiti
1 adet 50 uL Dual Color Ladder – Protein
10 adet Hazır Kesilmiş Nitroselüloz membran
1 Adet BSA Protein Standardı.
Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale komisyonuna sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.
Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale komisyonuna sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.
Teklif veren Firma, Üretici Firma tarafından yetkilendirilmiş satıcı belgesine sahip olmalıdır
Teklif edilen ürünler 2 Yıl Garanti Kapsamında olmalıdır.
|
| |