ZAŁĄcznik nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
1.Dotyczącego dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów :
a) 2 sztuki defibrylatorów na budynkach wraz z oznakowanymi gablotami (oznakowanie uzgodnione z Zamawiającym). Defibrylatory mają być zamontowane na zewnątrz budynków w gablocie zapewniającej ochronę przed warunkami atmosferycznymi, pozwalającej na łatwy i szybki dostęp, wyposażone w moduł grzewczy zachowujący optymalną dla urządzenia temperaturę podczas mrozów oraz w moduł chłodzący (wiatrak) zapewniający stałą cyrkulację podczas upałów. Gablota podłączona do sieci maks. 24 V.
b) 5 sztuk defibrylatorów w budynkach wraz z obudową (oznakowanie uzgodnione z Zamawiającym) z alarmem dźwiękowym i świetlnym zabezpieczone przed otwarciem plombą zaciskową .
c) 1 sztuka zestawu z defibrylatorem zawierającego defibrylator w torbie transportowej .
Wymienione powyżej defibrylatory winny być wyposażone w baterię oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci.
2. Defibrylator musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i spełniać co najmniej następujące wymagania:
a) funkcjonalność: defibrylator powinien być automatyczny lub półautomatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i zawsze gotowy do użycia ,
b) trwałość: defibrylator musi być odporny na warunki atmosferyczne ,
c) bezpieczeństwo: defibrylator musi być bezpieczny dla użytkownika i poszkodowanego,
d) na terenie kraju winien funkcjonować autoryzowany serwis producenta.
3. Przeszkolenie co najmniej 8 grup (10-15 osobowych) z zakresu BLS/AED, podać czas trwania szkolenia dla 1 grupy .
Szczegółowy opis defibrylatora
Lp.
|
Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów
|
1.
|
Zautomatyzowany defibrylator wewnętrzny/zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci
|
2.
|
Defibrylator z baterią oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci.
Elektrody jednorazowe – wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii
|
3.
|
Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o :
- gotowości urządzenia do pracy,
- technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku,
- nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
- wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia
- prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego)
|
4.
|
Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
- algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
- możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych.
- urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania.
- posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
|
5.
|
Wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta, zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. Okres trwałości elektrod 24 miesiące i więcej .
|
6.
|
Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia;
- wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601(załączyć wraz z tłumaczeniem);
- stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55(załączyć wraz z tłumaczeniem);
|
8.
|
Temperatura pracy od 00C do 500C
|
9.
|
Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami w języku polskim.
|
10.
|
Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej.
|
11.
|
System montażu defibrylatora AED powinien spełniać następujące wymagania:
- odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne – wykonany z materiału odpornego na korozję, np. poliwęglanu
- wyposażony w moduł utrzymywania dodatniej temperatury bez względu na warunki atmosferyczne
- wyposażony w alarm dźwiękowy
|
12.
|
Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim.
|
|