Qurilma kodi - Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация...

|
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»Bog'liq Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подго-hozir.orgQurilma kodi
|
O2 konsentratsiyasini o'lchash diapazoni,%
| |
O'lchovsiz komponentlar (belgilanganlardan biri)
| | |
ГТМК-18-00
|
0-1
|
N2, СО2, СН4, Н2, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), (СО2 + Н2)
|
ГТМК-18-01
|
0-2
|
N2, СО2, СН4, Н2, Аr, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), (СО2 + Н2)
|
ГТМК-18-02
|
0-5
|
N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2)
|
ГТМК-18-03
|
0-10
|
N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2)
|
ГТМК-18-04
|
0-20
|
N2, (СО2 до 20% + N2)
|
ГТМК-18-05
|
0-50
|
N2, (СО2 до 10% + N2)
|
ГТМК-18-06
|
0-100
|
N2, (СО2 до 5% + N2)
|
ГТМК-18-07
|
15-20
|
N2
|
ГТМК-18-08
|
20-80
|
N2
|
ГТМК-18-09
|
50-100
|
N2
|
ГТМК-18-10
|
80-100
|
N2
|
ГТМК-18-11
|
90-100
|
N2
|
ГТМК-18-12
|
95-100
|
N2
|
ГТМК-18-12-1
|
98-100
|
N2, Ar
|
ГТМК-18-13
|
0-1
|
N2, СО2, СН4, Н2, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), (СО2 + Н2)
|
ГТМК-18-14
|
0-2
|
N2, СО2, СН4, Н2, Аr, (СО2 + N2), (Н2 + N2), (СН4 + N2), СО2 + Н2)
|
ГТМК-18-15
|
0-5
|
N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2),
|
ГТМК-18-16
|
0-10
|
N2, СО2, Не, Аr, (СО2 + N2),
|
ГТМК-18-17
|
0-20
|
N2, (СО2 до 20% + N2)
|
ГТМК-18-18
|
15-20
|
N2
|
4.5. Optik gaz analizatorlari
Optik gaz analizatorlari - gaz aralashmasining optik xususiyatlarini o'lchash yo'li bilan tahlil qiluvchi moddaning konsentratsiyasi topiladigan o'lchov asboblari. Asosiy xossalarga sinish ko'rsatkichlari, spektral yutilish va nurlanish, spektral zichlik va boshqalar kiradi.
Infraqizil nurlanish uchun optik-akustik qabul qiluvchining sxematik diagrammasi 4.5.1-rasmda ko'rsatilgan.
Guruch. 4.5.1. Optik-akustik nurli qabul qiluvchining diagrammasi: 1 - doimiy nurlanish manbai; 2 - obturator; 3 - yorug'lik filtri; 4 - kamera; 5 - sezgir element
1-manba doimiy nurlanish hosil qiladi, u teshiklari (obturator) 2 va yorug'lik filtri 3 bo'lgan aylanuvchi disk yordamida pulsatsiyalanuvchi monoxromatik nurlanishga aylanadi. 4-kamerada joylashgan tahlil qilingan komponent radiatsiyani yutadi, kamerada harorat pulsatsiyalari paydo bo'ladi va natijada bosim pulsatsiyalari paydo bo'ladi. Bosim pulsatsiyalari mikrofonga sezgir element 5 tomonidan qabul qilinadi, bu harakatlanuvchi membrana va qo'zg'almas plastinkadan hosil bo'lgan kondensatordir. Bosim ta'sirida membrana harakat qiladi, d, mm oralig'idagi tebranishlar tufayli C kondansatkichning sig'imidagi o'zgarishlarga olib keladi. Kapasitansning o'zgarishi haqidagi ma'lumotlar konsentratsiyasini ko'rsatadigan ikkilamchi konvertorga uzatiladi. aralashmaning tarkibiy qismi.
Optik gaz analizatorlari qurilmalarga ishlash printsipiga ko'ra tasniflanadi: infraqizil va ultrabinafsha yutilish; fotokolorimetrik; lyuminestsent; ko'rinadigan nurlanishning susayishi.
bu erda PH1, PH2 - gaz bilan to'ldirilgan kameraga kirish va chiqishda monoxromatik nurlanishning intensivligi, Vt / m 2; e - tekshirilayotgan gazning spektral yutilish koeffitsienti; c - komponentning hajm konsentratsiyasi; l - kamera uzunligi, m.
Ushbu usulni qo'llash uchun aniqlanayotgan komponent o'rganilayotgan gaz aralashmasining boshqa komponentlarining yutilish spektrlaridan farq qiladigan yutilish spektriga ega bo'lishi kerak.
Endi GS-01 optik gaz analizatorining xususiyatlari va ishlash printsipini ko'rib chiqamiz. GS-01 optik gaz analizatorlari havo yoki azot bilan aralashtirilgan metan yoki propanning portlashdan oldingi kontsentratsiyasini o'lchash va o'lchov ma'lumotlarini tashqi qurilmalarga uzatish uchun mo'ljallangan.
GS-01 optik gaz analizatorlari (bundan buyon matnda gaz analizatorlari deb yuritiladi) uzluksiz ishlaydigan statsionar bir kanalli qurilmalardir. Ishlash printsipi 3,31 mikron to'lqin uzunligi diapazonida aniqlangan komponentlarning molekulalari tomonidan infraqizil nurlanishni tanlab singdirishga asoslangan optik dispers bo'lmagan infraqizil (NDIR) hisoblanadi. Amaldagi differensial ikki to'lqinli ro'yxatga olish usuli suv bug'ining ta'sirini, optik elementlarning ozgina ifloslanishini va boshqa selektiv bo'lmagan shovqinlarni yo'q qiladi.
Namuna olish - diffuziya.
Strukturaviy ravishda, gaz analizatorlari shisha ko'rish oynasi bilan tishli qopqoqli metall bo'yalgan korpusda bitta blokli. Gaz analizatori korpusining yon tomonida 4 ta magnit bilan boshqariladigan kontaktlar ("kirish", "bekor qilish", "yuqoriga o'q", "pastga o'q") mavjud bo'lib, kontaktlar magnit stilusni etkazib berish to'plamidan olib kelish orqali boshqariladi. Gaz analizatorining old panelida (qopqoq ostida) 2 ta LED displey (yashil - o'lchov natijalarini ko'rsatish uchun, qizil - signalizatsiya chegaralari va xizmat ma'lumotlari haqida ma'lumotni ko'rsatish uchun), shuningdek, 4 ta bitta LED indikatori (yashil) "normal", sariq "nspr", ko'k" Rx / Tx ", qizil" maxsus ").
Gaz analizatorining tashqi ko'rinishi 4.5.1-rasmda, muhrlarning joylashishi 4.5.2-rasmda ko'rsatilgan.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 5310900 «Метрология, стандартизация и менеджмент качества продукции»
|