Chuqurlik nasos qurilmasiga xizmat ko’rsatish - bet 3

|
Chuqurlik nasos qurilmasiga xizmat ko’rsatish
|
bet | 3/6 | Sana | 07.12.2023 | Hajmi | 205,71 Kb. | | #113328 |
Bog'liq Chuqurlik nasos qurilmasiga xizmat ko’rsatishGidravlik cho’ntak dinamograf GDM – 3 shunday priborki, unda kuch o’lchovchi qism (mesdoza) va uzi yozar qism birbutun qilib tayyorlangan bo’ladi. Kuch o’lchovchi qismi shtanganing metal arqon osmasi traversi oralig’iga mahkamlanib, osilgan nuqtaga tushayotgan yukni aniqlaydi. Bu yuklanish mesdoza polasti 1 membran ostida joylashgan suyuqlik bosimi ta’sirida hosil bo’ladi. Bosim kapilyar quvurcha 5 orqali o’zi yozar qismining geliksli manometr prujinasi 6 ga uzatiladi.Bosimning o’zgarishi natijasida geliks prujinasi har-хil holatga o’zgaradi va unga mahkamlangan pero 7 uzi yozar qismi qogoziga yuklanish kattaligi chizmasini chizadiTebratma dastgoh ishlab turgan vaqtda dinamograf silliq shtok bilan birgalikda harakatlanadi. Yuqoriga harakatlanganda salnikka mahkamlangan ip 9 rolikni harakatlanuvchi vint 11 bilan birga harakatlantiradi. Buning ta’sirida harakatlanuvchi gayka stolcha 8 bilan yo’naltiruvchi 12 ga qarab yuqoriga harakatlanadi. Bu vaqtda qaytuvchi prujina qaytishga tayyor bo’ladi. Pastga harakatlanishda qaytuvchi prujina o’z holiga qaytib stolchani ham o’z holatiga olib keladi. Bu jarayonning bajarilishi posongining yuqoriga va pastga harakatlanish natijasida aniqlanadi.Dinamograf tebratma – dastgoh to’хtatilib silliq shtok va po’lat arqon birikkan joyiga o’rnatiladi. Bunda metal arqon osmasi traversi o’lchov qismidan 2-3 mm kattalikda bo’shatiladi. Asbobning kuch ulchovchi qismi bo’shatilgan traversga o’rnatilib mahkamlanadi.Dinamograf o’rnatilgandan so’ng tebratma dastgoh ishga qo’shiladi. Dinamograf joylashtirilib bo’lgandan so’ng yozib boshlashi ishlatuvchilar tamonidan o’rnatiladi. Qog’ozning teskari tomoniga dinomagrammani yozish sanasi va tekshirilayotgan quduqda tekshirish soni yoziladi. Bundan tashqari quduq nomeri, nasosning tushirilish chuqurligi, nasos diametri va turi, nasos shtangasi diametri, tebratma – dastgoh turi, o’lchash vaqtidagi harakatlanish uzunligi, tebranishlar soni va quduq debiti yoziladi. Dinomagramma yozib bo’lgandan so’ng har 5 – 10 minut oralig’ida qayta yozilishi mumkin.Kamchilgi yo’q nasos, quvur va tebratma – dastgoh qo’llanilganda haydalayotgan neft tarkibida gaz bo’lmaganda, nasosning tushirilish chuqurligi uncha katta bo’lmaganda, tebranishlar soni kichik bo’lganda, nasos hajmi to’liq to’lgandagina dinomagramma to’g’ri parallelogramm ko’rinishida bo’lib, uni oddiy nazariy dinamogramma deb atashimiz mumkin bo’lad - Gidravlik cho’ntak dinamograf GDM – 3 shunday priborki, unda kuch o’lchovchi qism (mesdoza) va uzi yozar qism birbutun qilib tayyorlangan bo’ladi. Kuch o’lchovchi qismi shtanganing metal arqon osmasi traversi oralig’iga mahkamlanib, osilgan nuqtaga tushayotgan yukni aniqlaydi. Bu yuklanish mesdoza polasti 1 membran ostida joylashgan suyuqlik bosimi ta’sirida hosil bo’ladi. Bosim kapilyar quvurcha 5 orqali o’zi yozar qismining geliksli manometr prujinasi 6 ga uzatiladi.Bosimning o’zgarishi natijasida geliks prujinasi har-хil holatga o’zgaradi va unga mahkamlangan pero 7 uzi yozar qismi qogoziga yuklanish kattaligi chizmasini chizadiTebratma dastgoh ishlab turgan vaqtda dinamograf silliq shtok bilan birgalikda harakatlanadi. Yuqoriga harakatlanganda salnikka mahkamlangan ip 9 rolikni harakatlanuvchi vint 11 bilan birga harakatlantiradi. Buning ta’sirida harakatlanuvchi gayka stolcha 8 bilan yo’naltiruvchi 12 ga qarab yuqoriga harakatlanadi. Bu vaqtda qaytuvchi prujina qaytishga tayyor bo’ladi. Pastga harakatlanishda qaytuvchi prujina o’z holiga qaytib stolchani ham o’z holatiga olib keladi. Bu jarayonning bajarilishi posongining yuqoriga va pastga harakatlanish natijasida aniqlanadi.Dinamograf tebratma – dastgoh to’хtatilib silliq shtok va po’lat arqon birikkan joyiga o’rnatiladi. Bunda metal arqon osmasi traversi o’lchov qismidan 2-3 mm kattalikda bo’shatiladi. Asbobning kuch ulchovchi qismi bo’shatilgan traversga o’rnatilib mahkamlanadi.Dinamograf o’rnatilgandan so’ng tebratma dastgoh ishga qo’shiladi. Dinamograf joylashtirilib bo’lgandan so’ng yozib boshlashi ishlatuvchilar tamonidan o’rnatiladi. Qog’ozning teskari tomoniga dinomagrammani yozish sanasi va tekshirilayotgan quduqda tekshirish soni yoziladi. Bundan tashqari quduq nomeri, nasosning tushirilish chuqurligi, nasos diametri va turi, nasos shtangasi diametri, tebratma – dastgoh turi, o’lchash vaqtidagi harakatlanish uzunligi, tebranishlar soni va quduq debiti yoziladi. Dinomagramma yozib bo’lgandan so’ng har 5 – 10 minut oralig’ida qayta yozilishi mumkin.Kamchilgi yo’q nasos, quvur va tebratma – dastgoh qo’llanilganda haydalayotgan neft tarkibida gaz bo’lmaganda, nasosning tushirilish chuqurligi uncha katta bo’lmaganda, tebranishlar soni kichik bo’lganda, nasos hajmi to’liq to’lgandagina dinomagramma to’g’ri parallelogramm ko’rinishida bo’lib, uni oddiy nazariy dinamogramma deb atashimiz mumkin bo’lad
|
| |