Zamonaviy Barkon gidrostatik bosim datchiklari

|
Zamonaviy Barkon gidrostatik bosim datchiklari
|
bet | 8/13 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 2,2 Mb. | | #229486 |
Bog'liq sardor2.4.Zamonaviy Barkon gidrostatik bosim datchiklari
Oldin ta’kidlanganidek, kimyoviy, neft, farmatsevtika yoki sanoatning oziq – ovqat sohalari tashkilotlarining rezervuarlari, omborlarida atrof muhit muhofazasi bilan bog‘liq texnologik jarayonlarni boshqarishda ularga birlamchi o‘lchash o‘zgartirgichlari ko‘rsatadigan bosim bo‘yicha suyuqliklar yoki muallaq jismlarning darajasi aniqlanadi.
Keramik yoki metall membranali o‘zgartirgichlar rezervuarlarda turlicha montaj usullari, turli materiallardan bajarilgan ko‘p sonli datchik korpuslari konstruksiyalari variantlari Barkon seriyasi buyumlarining ko‘p qirraligini ta’minlaydi.Sanab o‘tilgan sohalarda keng qo‘llaniladigan Barkon seriyasidagi gidrostatik bosim datchiklari turli
imkoniyatlari bilan farqlanadigan ishonchli va arzon o‘lchash tizimlarini qurish imkonini beradi. Ushbu datchiklarning asosiy elementlari birlamchi o‘lchash
o‘zgartirgichlari bo‘ladi.
Ushbu qurilma uchun turli elektr ulanishlar usuli qo‘llanilishi mumkin, jumladan PROFIBUS-PA yoki HART tarmoq protokoli asosida. Bularning barchasi buyurtmachining aniq masalasini yechish uchun maxsus o‘lchash asboblarini yaratish imkonini beradi. 2.4.1 – rasmda LHC gidrostatik bosim datchiklarini o‘rnatish variantlari ko‘rsatilgan.
2.4.1-rasm Gidrostatik bosim datchiklarini o’rnatish variantlari.
Barcon seriyadagi datchiklarning umumiy texnik
ma’lumotlari
Keramik o‘lchash elementli datchiklar:
- keramik sig‘imli birlamchi o‘lchash o‘zgartirgichlari;
- o‘lchash diapazoni 100 mbar.dan 40 bar.gacha;
- yuklamadan himoyali germetiklangan;
- yuqori sanitar – gigienik talablarga mos keladi;
- korrozion va abraziv muhitlarda ishlash mumkin.
Metalli o‘lchagish elementli datchiklar:
- payvandli pezorezistivli metall o‘zgartirgich;
- o‘lchash diapazoni 1 dan 400 bar.gacha;
- yuklamadan himoyalanish 600 bar.gacha.
O‘lchash aniqligi:
- o‘rnatilgan diapazondan 0,2% yomon emas;
- o‘lchash diapazoni 10:1 nisbatda o‘lchash diapazonida
o‘rnatish imkoniyati;
- bir yil ichida kamida 0,3% uzoq vaqtli noturg‘unlik.
Displeyli ikki o‘tkazgichli o‘lchash o‘zgartirgichi:
- unifikatsiyalashgan tokli signal 4…20 mA;
- HART – protoki bilan moslik;
- PROFIBUS-PA
Korpusi zanglamaydigan po‘latdan va alyuminiydan yasalgan.
Yuqori sanitar – gigienik talablar sharoitida qo‘llash uchun andozaviy va uzaytirilgan flanetslar, germetikli membranali ulagichlar G 1/2", 1/2" NPT, M20x1,5 turdagi rezbali birikmalar yordamida montaj qilinadi va o‘rnatiladi.
Portlashdan himoyalangan bajarilishdagi modellar uchun sertifikatlar: EEx ia/Class I/Div. 1.
2.5. PG-30Pro o’lchash asbobi xususiyatlari
Mahsulot tavsifi: PG-30Pro - real vaqtda tizim bosimini o'lchaydigan raqamli bosim o'lchagich. U katta badiiy ekran va 1 yil ishlash muddatiga ega batareyalar bilan jihozlangan. Sensorda orqa yorug'lik, avtomatik o'chirish, batareyaning pastligi ko'rsatkichi, ortiqcha bosim signali va boshqa funktsiyalar mavjud. U quvur tizimlarida, sovutish tizimlarida va boshqa ilovalarda foydalanish uchun mo'ljallangan.
Funksiyalari:
Haqiqiy vaqtda tizim bosimini o'lchash
Nolinchi ofset tuzatish
K atta LCD displey (50x26 mm) orqa yorug'lik va bo'limlarda turli xil texnik ma'lumotlarni vizual ko'rsatish
Mustaqil parametrlarni sozlash sahifalari operatsiyani osonlashtiradi
PT jadvali bosim va mos keladigan to'yingan bug'lanish haroratini ko'rsatadi.
Avtomatik o'chirishni sozlash mumkin. U sukut bo'yicha yoqilgan. Avtomatik o'chirishni tanlash mumkin.
Qiymatdagi sensorni qo'lda tozalash mumkin bo'lgandan keyin maksimal/minimal qiymat xotirada saqlanadi.
Texnik xususiyatlari:
Bosim diapazoni: Qizil o'lchagich: -0 1 5,515MPa (0 800psi)
Moviy o'lchov: -01-3.448MPa (0-500psi)
Ruxsat: 0,001MPa, 0,1psi
Aniqlik: ± 0,5% F.S.
Namuna olish davri: 1s
Harorat birligi: OC/F
Orqa yorug'lik vaqti: Orqa yorug'lik 3 s, 4s, 5 s, 10s yoki 15s dan keyin ishlamasa, ko'rsatilgandek o'chadi.
50x26 mm o'lchamdagi ko'k yorug'likli LCD displey
Birliklar: MPa, bar, psi, kPa, kg/sm2, smHg
Avtomatik o'chirish: Agar bu funksiya yoqilgan bo'lsa, sozlamalaringizda sensor 10 (yoki 20, 30, 40) daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Shuningdek, siz ushbu xususiyatni o'chirish orqali o'chirib qo'yishingiz mumkin, I.E sensori doimo yoniq bo'ladi.
Parametrlar: avtomatik o'chirish, bosim / harorat birligi, orqa yorug'lik vaqti
PT jadvalida 87 turdagi umumiy sovutgichlarning bosimi va harorati ko'rsatilgan
Batareya: 3 x AAA batareyalari
Batareya muddati: Taxminan. 1 yil
Batareya quvvati pastligida past batareya quvvati ko'rsatkichi
Ish muhiti: Harorat: -10 °C ~ 60 C; Namlik 35% - 85% RH
Haddan tashqari bosim haqida ogohlantirish: agar ko'k o'lchagichning bosimi 500psi dan ortiq bo'lsa va qizil o'lchagich 800psi dan yuqori bo'lsa, ekranning yuqori o'ng burchagida signal ko'rsatiladi; Agar ko'k o'lchagich bosimi 625psi dan yuqori bo'lsa va qizil o'lchagich 1000psi dan yuqori bo'lsa, signal miltillovchi orqa yorug'likni ko'rsatadi.
|
| |