ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 12
Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 4 parametrów wymaganych SIWZ
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające interfejs pacjenta do podłączeń elektrod z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu (bez konieczności przemieszczania całego urządzenia), gdzie weryfikacja poprawności parametrów odbywać się będzie na głównym monitorze urządzenia?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 13
Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 5 parametrów wymaganych SIWZ
Czy Zamawiający dopuści do postępowania jako alternatywne rozwiązanie system do neuromonitoringu bez wbudowanej wewnętrznej archiwizacji, wykorzystujący pamięć zewnętrzną USB, dzięki której możliwe jest przygotowywanie raportu pacjenta, rejestrowanie oraz zapamiętywanie jego danych w postaci pliku PDF?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 14
Dotyczy zapisów SIWZ, pakiet Nr 11
Czy Zamawiający w rozdziale III i XIII pkt. 3 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ pkt. II w odniesieniu do pakietu nr 11-opaski zaciskowe wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z max. 4 dni do max. 14 dni roboczych? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 14 dni roboczych dla pakietu nr 11
Pytanie Nr 15
Dotyczy Pakietu nr 11, zapisów SIWZ
Czy Zamawiający w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ pkt. III w odniesieniu do pakietu nr 11-opaski zaciskowe wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania reklamacji z max. 6 dni do max. 12 dni roboczych. Termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zbyt krótki na realizację reklamacji
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wykonania reklamacji do 12 dni roboczych dla pakietu nr 11
Pytanie Nr 16
Dotyczy Pakietu nr 11, formularz ofertowy
Czy Zamawiający w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4 oraz w §3 ust. 10 umowy wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczania przedmiotu zamówienia z terminem ważności/okresem ważności/określeniem jałowości sprzętu w odniesieniu do pakietu nr 11-opaski zaciskowe z uwagi na to, iż oferowany asortyment jest sprzedawany jako niesterylny?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie dla pakietu nr 11
Pytanie Nr 17
Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 18
Dotyczy Wzoru umowy.
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:
a. Ust. 1 z 1% na 0,5%,
b. Ust. 2 z 1% na 0,5%?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych.
Pytanie Nr 19
Dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający doda zapis w §5 ust. 1 , że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.
Pytanie Nr 20
Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający przekaże projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
ODP: Zamawiający nie dostrzega potrzeby zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pakiety nie obejmują asortymentu wymagającego przetwarzania danych osobowych
Pytanie Nr 21
Dotyczy Pakietu nr 7
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 klips tytanowy o trójkątnym przekroju, dystalnym zamknięciu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę - zapewniającą atraumatyczne zamknięcie naczynia, zewnętrzną rzeźbę w postaci nieregularnej struktury- zapobiegającej wysunięciu się klipsa z klipsownicy, pozostałe parametry bez zmian?
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 22
Dotyczy Pakietu nr 7
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie klipsownicy w trakcie trwania umowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie ilości klipsownic.
ODP: Zamawiający wymaga użyczenia minimum dwóch klipsownic.
Pytanie Nr 23
Dotyczy Pakietu nr 14
Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie nr 14 na tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm lub +/- 5 mm Wynika to głównie z tego, iż nie wszyscy Producenci poosiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 24
Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 7 Imadło chirurgiczne MYO HEGAR o długości 180 mm ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 25
Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 11 młotek ortopedyczny o długości 265 mm ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 26
Dotyczy Pakietu nr poz.
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 13 Odgryzacz kostny LUER o długości 170 mm ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 27
Dotyczy Pakietu nr poz.
Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 13 Odgryzacz kostny LUER STILLE o długości 220 mm ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 28
Dotyczy Pakietu nr 7
Czy w Pakiecie nr 7 Zamawiający ma na myśli 12000 szt. czy 12000 ładunków x 6 szt. klipsów tj. 72000 klipsów?
ODP: Zamawiający wymaga 12000 ładunków x 6 szt. klipsów tj. 72000 klipsów
Pytanie Nr 29
Dotyczy Paragraf 5 ust. 2 wzoru umowy
Paragraf 5 ust. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru bądź za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku w wysokości 1% wartości dostawy bądź nie wymienionego lub braku uzupełnienia towaru. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości ww. kar umownych do 0,5%
Pytanie Nr 30
Dotyczy wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy na: „5. W przypadku dwukrotnego kolejnego przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 3. ust. 3 o 10 dni Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
Pytanie Nr 31
Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1
Prosimy o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 1 do oddzielnego pakietu lub dopuszczenie możliwości zaoferowania szczypiec biopsyjnych jednorazowych ze stali nierdzewnej z chirurgicznymi i ząbkowanymi krawędziami, gładka koszulka pokryta PTFE, ze szpikulcem lub bez, dł. narzędzi 160 i 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8mm
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie Nr 32
Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1
W przypadku dopuszczenia w pozycji 1 możliwości zaoferowania szczypiec jednorazowych prosimy o podanie wymaganej ilości.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie Nr 33
Dotyczy Pakietu nr 17
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 17 w pozycji możliwości zaoferowania zestawów do opaskowania żylaków przełyku z nasadką tylko w rozmiarze 9.5-13mm i 11-14mm.
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 34
Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie jednorazowych igieł do ostrzykiwań z metalowym kołnierzem na końcu osłonki: gastroskopowych180cm 23,25G 4-5-6mm oraz igieł kolonoskopowych 230cm 23,25G, 4-5-6mm.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 35
Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie pętli w rozmiarach: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 30mm- do wyboru przez Zamawiającego, z drutu plecionego, dł. robocza 2300mm, śr. osłonki 2,3mm, do kanału roboczego 2,8mm. 10szt. w opakowaniu lub w przypadku odpowiedzi odmownej wydzielenie do oddzielnego zadania pętli do polipektomijnej „3 w 1” do oddzielnego zadania co pozwoli większej ilości firm na złożenie Państwu konkurencyjnej oferty.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 36
Dotyczy Pakietu 21, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie pętli 10mm, dł. 2300mm, o śr. osłonki 2,3mm do kanału roboczego 2,8mm. Op.=10szt.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 37
Dotyczy Pakietu 21, poz. 4
Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych bez igły powlekanych typu „aligator”, o śr. osłonki 2,3mm, z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 7mm, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 38
Dotyczy Pakietu 21, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych z igłą powlekanych typu „aligator”, o śr. osłonki 2,3mm, , z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 7mm, o standardowej pojemność łyżeczek 5mm³, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 39
Dotyczy Pakietu 21, poz. 5
Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych z igłą powlekanych typu „JUMBO” o śr. osłonki 3,0mm, , z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 9mm o pojemność łyżeczek 9mm³, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 40
Dotyczy Pakietu 21, poz. 6
Prosimy o dopuszczenie kleszczy chwytających typu „ząb szczura i ząb aligatora” bez igły o śr. osłonki 2,3mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 41
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 i 4
Prosimy o podanie, czy kabel z poz. 1 ma współpracować z uchwytem z poz. 4
ODP: Tak.
Pytanie Nr 42
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8
Prosimy dopuszczenie przedłużki o długości 150 mm
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 43
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9
Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 2x16 mm, o długości 55 mm
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 44
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10
Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 2,4 x 20 mm, o długości 100 mm
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 45
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru krążka: 200 x 45mm
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 46
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 12
Dopuszczenie profilowanych podkładów żelowych pod ścięgno Achillesa o wymiarach 180 x 100 x 70mm oferowanych w parach
Lub
Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 305 x 95 x 75mm
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 47
Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 14
Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 176 x 122 cm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni aktywnej 110 cm2 o konstrukcji pętlowej Twin Safe umożliwiającą zastosować funkcje symetrycznego dozoru najnowszych urządzeń i z dowolną orientacją elektrod. Typowe odchylenie symetrii prądu wysokiej częstotliwości wynosi poniżej 5% przy każdej orientacji TWIN-SAFE.
Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiet do wklejania do protokołu
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 48
Dotyczy Pakietu nr poz. 8 poz.1
Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony, o długości całkowitej 455 mm do zabiegów na otwarto lub 555 mm do zabiegów laparoskopowych, z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie,), w zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm)– dzięki temu, iż ten sam stapler może być użyty do tkanki grubej i tkanki cienkiej Zamawiający może zminimalizować koszty zakupu i magazynowania wielu rodzajów staplerów (4 kody produktowe zamiast 16).
Stapler posiada zszywki ze stopu tytanu o przekroju okrągłym – bez spłaszczenia.
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 49
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.3
Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, wysokości zszywek 3,8mm (po zamknięciu1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 50
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.4
Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65 mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 51
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.5
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 52
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.6
Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 53
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.7
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 54
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.8
Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 55
Dotyczy Pakietu nr 8 poz.14
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami wykonanymi ze stali chirurgicznej pokrytych teflonem (średnica drutu 0,58mm); wielkość zszywki po zamknięciu 6,9x4,2mm). - 1 szt.?
ODP: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 56
Dotyczy Pakietu nr 8
Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność pakietu 8 - staplery, hemostatyki, narzędzia endoskopowe, laparoskopowe, klipsownice, troakary etc. – mógłby wydzielić pozycje 1,3,4,5,6,7,8,14,15 do oddzielnego pakietu, tym samym zwiększyć ilość potencjalnych wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie Nr 57
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt VI.3., podpunkt 9 oraz załącznika nr 9 (Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i do używania oferowanego towaru na rynek polski):
Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ - rozdział VI, punkt VI.3., podpunkt 9 oraz w załączniku nr 9 (Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i do używania oferowanego towaru na rynek polski)? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie Nr 58
Dotyczy Pakietu nr 18 poz.7.
Czy Zamawiający dopuści klipsy endoskopowe jednorazowego użytku bez mozliwości szerszego rozwarcie klipsa w trakcie zabiegu , pozostałe
parametry zgodne z SIWZ ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 59
Dotyczy Pakietu nr 18 poz.13
Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści :
nożyczki chirurgiczne endoskopowe ,wielorazowego użytku do przecinania tkanki w obrębie przewodu pokarmowego i ciał obcych w świetle przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 60
Dotyczy par. 5 ust. 2, tiret pierwsze i drugie wzoru umowy
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości zamówionego/nie wymienionego towaru, za każdy dzień zwłoki.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki na 0,5%
Pytanie Nr 61
Dotyczy wzoru umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 62
Dotyczy wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości brutto umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:
- Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.
- Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 3. pkt. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru.
- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów i dodatnie słowa „brutto”. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5%.
Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wysokości kar do 10% wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru.
Pytanie Nr 63
Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
ODP: Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 64
Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2-5
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć ofertę na pozycje 2-5
i dopuści:
ODP: Zamawiający wydzieli pozycje 2-5
Pytanie Nr 65
Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2
Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), standard owal śr. 15, 20, 24, 36mm, hexagonal 24mm, "kaczy dziób" 24 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 66
Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3
Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 145 cm i 190 cm, nasadka przezroczysta, z 6 lateksowymi gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8.6mm-9.2mm, 9.4mm-13mm, 11mm-14mm.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 67
Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 5
Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 Fr dł. 230 cm.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 68
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 1
Igły do ostrzykiwań jednorazowe gastroskopowe o dł.180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 69
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 2
Pętla polipektomijna kolonoskopowa „3w1” jednorazowego użytku bez blokady średnicy.
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 70
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 3
Pętla do polipektomii owalna o średnicy osłonki 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 71
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 4
Jednorazowe kleszcze biopsyjne typu „aligator”, 2.3 mm, długość robocza 230 cm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 72
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 5
Jednorazowe kleszcze biopsyjne typu owalne 3,0 mm, długość robocza 230 cm, otwarcie łyżeczek kleszczy 8.5 mm, pojemność łyżeczek 16,6 mm³. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 73
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6
Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:
Poz. 6
Jednorazowe kleszcze chwytające typu „ząb szczura i ząb aligatora”, średnica osłonki 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 74
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2
Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie pętli „2 w 1”, średnica pętli 15 i 27 mm, bez blokady, pozostałe parametry zgodne z opisem.
ODP: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie Nr 75
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3
Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie pętli
o długości 240 cm.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 76
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4
Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy z pojedynczymi otworami, średnica osłonki 2,3 mm.
ODP: Zamawiający dopuszcza:
Pytanie Nr 77
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5
Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy z pojedynczymi otworami w szczękach.
ODP: Zamawiający dopuszcza
Pytanie Nr 78
Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6
Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,3 mm.
ODP: Zamawiający dopuszcza
|