Zamawiający Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pod nazwą

Zamawiający – Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pod nazwą:
„Fabrycznie nowy komparator masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.”.
Oznaczenie sprawy: RG.38.05.II.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
|
Opis przedmiotu zamówienia dostawy komparatorów masy
Przedmiotem zamówienia postępowania wspólnego jest 14 szt. fabrycznie nowych komparatorów masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg obejmujący ich dostawę, uruchomienie i przeprowadzenie testów sprawdzających, dostarczenie do miejsca użytkowania wskazanego przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia zgodnie z poniższymi warunkami.
Każdy Zamawiający (Beneficjent) jest odrębnym płatnikiem i podpisze we własnym imieniu umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
38300000-8 - Przyrządy do pomiaru
Zamawiający:
Wykaz zamawiających wspólnie (Zamawiających Beneficjentów) przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia, wyznaczających spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz przedstawia tabela nr 1:
Tabela nr 1. Wykaz Zamawiających (Beneficjentów) i odpowiednio ilości komparatorów masy:
-
Lp.
|
Nazwa Zamawiającego (Beneficjenta)
|
Siedziba Zamawiającego (Beneficjenta)
|
Ilość sztuk
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Elektoralna 4/6
00-139 WARSZAWA
|
2
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 WROCŁAW
|
2
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Krakowska 19
61-893 POZNAŃ
|
1
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Rynek 9
40-957 KATOWICE
|
2
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Polanki 124 C
80-308 GDAŃSK – OLIWA
|
2
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Narutowicza 75
90-132 ŁÓDŹ
|
1
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
ul. Królowej Jadwigi 25
85-231 BYDGOSZCZ
|
2
|
|
Okręgowy Urząd Miar
|
Pl. Lotników 4/5
70-414 SZCZECIN
|
2
|
RAZEM:
|
14
|
Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania wspólnego na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Pzp jest:
Okręgowy Urząd Miar
85-231 BYDGOSZCZ, ul. Królowej Jadwigi 25
Wykaz wymagań przedmiotu zamówienia:
Fabrycznie nowy komparator masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.
UWAGA:
Dopuszcza się ofertę przedstawiającą dwa komparatory masy, które łącznie spełniają poniżej określone wymagania.
Tabela nr 2. Wymagania dla fabrycznie nowych komparatorów masy Max ≥ 2kg / 10kg; d=0,5 mg /1 mg:
Wymaganie
|
Wartość wymagana
|
Obciążenie maksymalne (Max)
|
≥ 2 kg / co najmniej 10 kg
|
Zakres sprawdzanych wzorców masy
|
wzorce wykonane zgodnie z OIML R111-1 o masie
co najmniej 2 kg, 5 kg i 10 kg
|
Działka elementarna (d)
|
0,5 mg /1 mg
|
Zmienność wskazań (odchylenie standardowe)
|
nie większa niż 3 d
|
Zakres równoważenia elektrycznego (zakres tarowania)
|
cały zakres pomiarowy
|
Czas stabilizacji wyniku pomiaru
|
nie dłużej niż 15 s
|
Adiustacja
|
dostępna dla użytkownika komparatora - zewnętrzna lub wewnętrzna
|
Urządzenie poziomujące
|
wskaźnik poziomu oraz urządzenie przeznaczone do wypoziomowania komparatora
|
Poprawność działania komparatora dla:
- temperatury pracy:
- wilgotności względnej powietrza:
|
co najmniej: 22°C ± 7°C
co najmniej: 40 % ÷ 60 %
|
Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
|
Odporność komparatora na działanie ładunków elektrostatycznych.
|
Instrukcja obsługi w języku polskim.
|
Inne wymagania, które zostaną zawarte w umowie z dostawcą komparatorów
|
Minimalny okres gwarancji - 2 lata.
|
Minimalny okres świadczenia usług pogwarancyjnych - 5 lat.
|
Czas reakcji serwisowej - czyli okres czasu od dnia zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu komparatora do rozpoczęcia czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości - nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.
|
Naprawa, wymiana nieprawidłowo działających podzespołów (elementów) komparatora lub całego komparatora na nowy o co najmniej takich samych parametrach metrologicznych, powinna nastąpić nie później niż w terminie 6 tygodni, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji.
|
Dostawca komparatorów pokrywa wszystkie koszty związane z ich dostarczeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych w umowie.
|
Dostawca komparatorów przeprowadzi bezpłatne szkolenie co najmniej 3 osób w zakresie obsługi komparatorów w miejscach wskazanych w każdej umowie.
|
Wszystkie komparatory należy dostarczyć do OUM w Bydgoszczy, Wydział Zamiejscowy w Toruniu - ul. Sułkowskiego 2, 87-100 Toruń, gdzie zostaną przeprowadzone testy sprawdzające w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty ich dostarczenia i uruchomienia w ww. miejscu.
|
Po weryfikacji parametrów technicznych, komparatory spełniające wymagania należy przewieźć do miejsca ich docelowego użytkowania zgodnie z poniższą tabelą.
|
Wykaz miejscowości, w których komparatory masy będą użytkowane i Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie obsługi przedmiotu zamówienia pracowników Zamawiającego:
Tabela nr 3. Wykaz miejsc dostaw (docelowego użytkowania) komparatorów masy (dokładne adresy określone będą w treści umowy):
Lp.
|
Zamawiający (Beneficjent)
|
Miejsce docelowego użytkowania
|
Ilość sztuk
|
1.
|
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
|
Lublin
Białystok
|
1
1
|
2.
|
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
|
Wrocław
|
2
|
3.
|
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
|
Gniezno
|
1
|
4.
|
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
|
Katowice
Częstochowa
|
1
1
|
5.
|
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
|
Gdańsk
|
2
|
6.
|
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
|
Kielce
|
1
|
7.
|
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
|
Bydgoszcz
Włocławek
|
1
1
|
8.
|
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
|
Stargard
Koszalin
|
1
1
|
RAZEM:
|
14
|
|