Методические указания к лабораторным работам для студентов второго курса специальности 101600 Тамбов 2003

Министерство образования РФ

Тамбовский государственный технический университет













Измерение ТЕПЛОЕМКОСТИ







Методические указания к лабораторным работам 

для студентов второго курса специальности 101600



































Тамбов 2003






УДК  621.1.016(076)



ББК  з311я73-5





Утверждено Редакционно-издательским советом университета



Составители 

к.т.н., профессор В.И. Ляшков

ассистент В.А. Русин





Рецензент

к.т.н., доцент В.И Барсуков









Измерение теплоемкости: метод. указания к лаб. работам /Сост. В.И. Ляшков., В.А. Русин -Тамбов: Тамб. гос. тех. ун-т, 2003. -14 с



Приводятся методические указания и порядок выполнения двух лабораторных работ, включая подробное описание экспериментальной установки, методики проведения экспериментов и обработки опытных данных. Дается список рекомендуемой литературы. 







 Тамбовский государственный 

технический университет













Тамбов 2003




ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ



Цель работы

Освоить методику калориметрических измерений, опытным путем определить удельную теплоемкость жидкости.

Основы теории

Удельная теплоемкость - это одна из важнейших теплофизических характеристик вещества, знание которой совершенно необходимо при инженерных расчетах любых тепловых процессов. Особенности калориметрических измерений удельной теплоемкости приведены в учебной литературе [1] и специальных монографиях [2], [3].

Удельной теплоемкостью называют количество тепла, которое необходимо подвести к единице количества вещества, чтобы нагреть его на 1 градус. Поскольку количество вещества можно задавать его массой, объемом при нормальных условиях или числом киломолей, различают массовую, объемную и мольную теплоемкость. В соответствии с приведенным определением средняя массовая теплоемкость в процессах при V=сonst выражается формулой:

                                                (1)

где Q1-2 – подведенное за процесс тепло, Дж; m – масса вещества, кг; t1, t2 – температуры в начале и конце процесса, К.

Если опытным путем определить все величины, стоящие в правой части формулы (1), то легко найти и значение сvm, как результат косвенных измерений.

Обычно нагрев производится с помощью электронагревателя, и тогда количество подведенного тепла Q1-2 определяют по мощности электронагревателя и продолжительности его работы:

                                         (2)

где U – падение напряжения на нагревателе, В; i – ток в цепи, а;  - продолжительность работы нагревателя, с; Kк – так называемая константа калориметра, показывающая, какая доля выделенного тепла пошла на нагрев исследуемого вещества. Величина (1- Kк) определяет долю тепла израсходованного на разогрев деталей калориметра и на теплопотери в окружающую среду.

Количество вещества m определяют взвешиванием, температуры t1 и t2 – с помощью различного вида термометров.



Экспериментальная установка и методика экспериментов.



Рис. 1 Схема экспериментальной установки

Общая схема экспериментальной установки очень проста и приведена она на рис. 1. От стабилизированного блока питания БП через двойной тумблер Т напряжение питания подается на электрический нагреватель адиабатического калориметра АК. Падение напряжения и ток в цепи измеряются соответственно вольтметром В и амперметром А. При включении нагревателя одновременно запускается в работу цифровой секундомер ЦС. И блок питания, и секундомер – промышленные приборы универсального назначения. Специальным устройством здесь является адиабатический калориметр постоянного объема, устройство которого показано на рис. 2.

Сосуд Дьюара 6 размещается в жестяном кожухе 9 на подставке 11. Пространство между ними заполнено пластинами из пенопласта, чтобы уменьшить тепловые потери в окружающую среду. Сверху в сосуд вставляется крышка 5 из малотеплопроводного и в меру прочного материала. На крышке установлен микроэлектордвигатель 3 с мешалкой 10, а также 3 электронагревателя 2 в герметичных стеклянных трубках. Там же закреплены терморезистор 7 и колодка 1 разъема электрических проводов. В отверстия крышки вставляются астатический термометр Бекмана 4 с ценой деления 0,01 К, и лабораторный термометр 8 с ценой деления 0,1 К.

Экспериментальное исследование выполняется в следующей последовательности:

1. С помощью мерного цилиндра отмеряются 450 мл исследуемой жидкости, наливают ее в специальную колбу и взвешивают колбу на лабораторных весах ВЛК-500 с точностью до 0,01 г. Жидкость выливают в калориметр, взвешивают пустую колбу. Находят массу жидкости в калориметре

mж=m1-m2

2. Устанавливают крышку калориметра, подключают электрические провода, вставляют термометры в соответствующие отверстия крышки. Включают блок питания. При этом начинает работать мешалка.



Рис. 2 Адиабатический калориметр постоянного объема

3. Тумблером включают электронагреватель, с помощью регуляторов Б.П. устанавливают рабочее напряжение (25-30 В) и прогревают жидкость до заданной температуры t, при которой планируется проводить измерения, наблюдая за ней по лабораторному термометру (обычно 3540 0С).

4. При достижении заданной температуры нагрев жидкости выключают. Осторожно вынимают термометр Бекмана, переворачивают его "вверх ногами", и переливают часть ртути в верхний резервуар (~ 40-60 с). После чего термометр переворачивают в нормальное положение и резким встряхиванием разрывают ртутный столбик. Термометр устанавливают на место, наблюдая за его показаниями. Если в результате переливания он будет показывать 0,4-0,9 К, то он готов к работе. Если его показания больше - нужно повторить переливание. Если показания термометра Бекмана приближаются к 0 К, но еще не достигли его, можно на время включить нагрев и подогнать показания до 0,3-0,4 К.

5. Когда термометр Бекмана настроен, включают цифровой секундомер, устанавливают его показания на ноль. После выдержки в 2-3 минуты начинается непосредственно калориметрический опыт. Он проводится группой из 2-х студентов. При этом один из них, наблюдая по стрелочному секундомеру через каждые 25 с, подает команду "Приготовиться", а через 30 с - команду "Замер". По этой команде другой студент - наблюдатель фиксирует и записывает в протокол измерений показания термометра Бэкмана и другие измеряемые величины. В таком режиме (без включения нагревателя и цифрового секундомера) проводится 5-6 измерений.

6. После 5-6 измерений включают нагрев, (при этом включается и цифровой секундомер) и повторяют запись показаний термометра Бекмана через каждые 0,5 мин. И это продолжается до тех пор, пока температура в калориметре не увеличится примерно на 4 К, т.е. пока на термометре Бэкмана ртутный столбик не поднимется до значений 4,40-4,60 К. После этого выключают электронагреватель.

7. В том же режиме (через каждые 0,5 мин) продолжают записывать показания термометра Бекмана еще примерно 33,5 минуты (6-7 измерений), заполняя протокол измерений.

8. В протокол измерений записывают показания лабораторного термометра и цифрового секундомера, после чего или выключают блок питания и секундомер, или готовят калориметр к измерениям при более высокой температуре t.

Протокол измерений (в качестве примера приведен заполненный по результатам одного из калибровочных опытов. Все калибровочные опыты проведены при участии студента гр. М-21 Кавалева С.В.).

Дата 15.04.02 .

Исследуемая жидкость вода , объем Vк=450 мл.

Масса заполненной колбы m1=496,27 г.

Масса пустой колбы mк=54,20 г.

, мин

tБ, К

t, 0С

U, дел

I, дел

Примечания

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

0,45

0,44

0,42

0,41

0,39

0,38

0,36

0,53

0,84

1,17

1,49

1,82

2,14

2,47

2,79

3,12

3,44

3,76

4,08

4,40

4,59

4,58

4,56

4,54

4,52

4,50

4,48

34,4



















































38,4

75











75,0







75,0







75,0













62,0







62,0







62,0













Вкл. нагрев

























Выкл. нагрев



=394,959 с.



tБ1=0,35

tБ2=4,62



Обработка результатов эксперимента 

(приведен пример обработки одного из калибровочных опытов (опыт 2)).

1. По результатам взвешивания определяем массу жидкости в калориметре:

mж=m1-mк= 496,27-54,20=442,07 г.

2. Рассчитываем среднюю температуру опыта (ее называют температурой отнесения):

t=0,5(tн + tк) = 0,5(34,4+38,4)=36,4 0С

3. По показаниям амперметра и вольтметра, зафиксированным в делениях шкалы, находим значения Uн и iн:



4. Количество тепла, выделенное нагревателями за время нагрева:

Q1-2=Uнiн=300,8267394,959=9795,38 Дж

5. Среднюю теплоемкость воды при t определяем по [4], линейно интерполируя следующие табличные данные:

t1=30,0 0C, ср1= 4,174 кДж/(кгК)        t2=40,0 0C, сp2= 4,174 кДж/(кгК).

Тогда 





Рис. 3 Начальная стадия опыта при tотн=36,4 оС

6. Опытную зависимость tв=f() представляем графически (см. рис.3 и рис. 4) и определяем относительные температуры в начале и конце нагрева tБ1 и tБ2 с учетом темпов охлаждения на предварительном и заключительном участках термограммы. Для этого через опытные точки проводим усредняющие прямые и значения температуры tБ1 и tБ2 находим по точкам пересечения этих прямых. Из рисунков находим tБ1=0,35 К tБ2=4,62 К.

При калибровочных опытах из формулы (1) с учетом формулы (2) находим значения константы калориметра



Серия аналогичных опытов позволила получить зависимость Кк=f(t), представленную на рис. 5. с погрешностью, не превышающей  0,29 % эта зависимость аппроксимирована линейной формулой

Кк=0,93535-0,0036t

При измерениях теплоемкости после определения значений tБ1 и tБ2 по приведенной формуле сначала рассчитываем значение константы калориметра Кк, а затем и среднюю теплоемкость жидкости по формуле:



Анализ и выводы. 

Рис. 4 Конечная стадия опыта при tотн=36,4 оС

Обычно в качестве исследуемой жидкости в учебных целях используются такие, сведения о теплоемкости которых приведены в справочной литературе (трансформаторное масло, масло МС-2 и т.п.). Представляет интерес сопоставить результаты проведенных измерений с табличными данными, вычислив относительную погрешность 

Рис. 5 Результаты калибровки 

калориметра



Оценим предельную погрешность проведенных измерений, используя известную методику такой оценки [1].

Для формулы



Максимально возможная относительная ошибка определяется суммой абсолютных значений максимальных относительных ошибок сомножителей



Оценим величину каждого слагаемого. На шкалах вольтметра и амперметра указан их класс точности: =0,5 %. Это означает, что такая относительная погрешность обеспечивается в том случае, когда стрелка прибора отклоняется на всю шкалу (75 делений). Абсолютная погрешность при этом будет =0,5/10075=0,375 дел. Тогда при наших измерениях относительные погрешности будут:





Абсолютная погрешность цифрового секундомера составляет 1 последнего знака, так что относительная погрешность будет

.

Как уже отмечалось Кк=0,29 %. Абсолютная погрешность измерения массы составляет 0,02 г, значит относительная погрешность будет



Считается, что максимальная абсолютная погрешность определения температур tБ1 и tБ2 составляет 0,01 К, а разницы этих температур 0,02 К. Тогда относительная погрешность этой разницы будет



Складываем полученные значения, находим

0,5+0,604+2,5310-4+0,29+4,5210-3+0,468=1,86 %.

В действительности отдельные погрешности могут иметь разные знаки и реальная ошибка может быть гораздо меньшей. При этом наиболее вероятной будет величина среднеквадратической ошибки





ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ



Измерение теплоемкости твердых тел проводится на той же экспериментальной установке и по методике, очень близкой с описанной ранее.

Для исследования изготавливают цилиндрический образец с размерами: наружный диаметр d=30 мм, длина l=70 мм. Если исследуемый материал плохо проводит тепло, по оси образца можно высверлить отверстие диаметром dот около 10 мм. Объем образца определяют по формуле 



Чтобы получить Vоб в мл (1 мл=1 см3), размеры следует подставлять в см.

Далее определяют объем заливаемой в калориметр жидкости из расчета, что суммарное заполнение колбы калориметра должно составлять 450 мл. Именно при таком заполнении при обработке опытных данных можно использовать приведенную ранее зависимость Kк=f(t). Итак, находят необходимый объем для заполнения колбы

Vж=450 - Vоб .

Объем Vж с помощью мерной мензурки отмеривают в специальную колбу и двойным взвешиванием (заполненную и после выливания жидкости в калориметр) определяют массу mж. Взвешивают образец, определяя mоб.

В качестве калориметрической жидкости выбирается такая, удельная теплоемкость которой хорошо известна и приведена в справочниках (обычно это дистиллированная вода).

Образец на нитке прикрепляется к пробке и через отверстие в крышке калориметра помещается в калориметрическую жидкость. Дальнейшие действия совершенно аналогичны предыдущей методике:

- включаем блок питания БП;

- включаем "нагрев" и выводим колориметр на заданную температуру t;

- переливанием ртути из нижнего резервуара в верхний настраиваем термометр Бекмана;

- после непродолжительной выдержки начинаем замеры на предварительной стадии опыта (5-6 замеров с интервалом 30 с), заносим данные в протокол измерений;

- включаем нагрев, продолжая через каждые 30 с. фиксировать показания термометра Бекмана;

- при нагреве на 3,5 - 4 К выключаем нагрев и цифровой секундомер;

- через каждые 30 с фиксируем показания термометра Бекмана на заключительной стадии опыта. Если образец имеет малую температуропроводность, стадия выравнивания температур жидкости и образца может затягиваться, поэтому делается несколько большее число замеров (10-20, с интервалом 30 с). О стабилизации теплообмена может свидетельствовать постоянство темпа уменьшения температуры на этой стадии (см. рис. 6).

Рис. 6 Типичная термограмма при измерении теплоемкости твердых образцов

Обработка опытных данных проводится аналогично предыдущему. Так же по термограмме определяют условные температуры начала и конца процесса разогрева tн и tк, так же определяют среднюю температуру опыта tотн, количество выделенного тепла и значение константы калориметра при tотн.

Однако теперь, учитывая, что в калориметре находится два тела, уравнение теплового баланса будет записываться по - новому:

UiKK=mжcрж(tБ2-tБ1)+ mобcоб(tБ2-tБ1),

откуда находим

  (3)

При проведении массовых измерений, когда к точности результатов не предъявляется повышенных требований, методика измерения теплоемкостей и жидкостей, и твердых тел может быть несколько упрощена. Упрощение это состоит в том, что для снятия термограмм используют более простые и менее точные приборы.

Рис. 7 Калибровочная кривая 

терморезистора

В частности в нашем калориметре для этой цели размещен полупроводниковый терморезистор марки КМТ-178. На рис. 7 приведена его калибровочная характеристика. На следующем рисунке (рис. 8) приведена обратная зависимость t=f(R) для рабочего интервала температур и аппроксимирующая формула, с погрешностью не более чем 2,62 % усредняющая все опытные точки.

При упрощении методике в протокол измерений через каждые 30 с. записывают показания прибора, измеряющего сопротивление терморезистора. В нашем случае для этой цели используется универсальный цифровой мультиметр В7-27. Далее величины Rt по приведенной формуле переводятся в градусы Цельсия, строится и обрабатывается термограмма, проводятся расчеты по формуле 3.

Рис. 8 Зависимость t=f(Rt)

Дальнейшее упрощение можно получить, применяя для записи термограмм соответствующий самописец. Естественно, это облегчит опыт, но уменьшит точность измерений.

Увеличить точность и несколько упростить методику измерений позволяет другой метод, который называют методом калорифера. Суть его в том, что обмеренный и взвешенный образец нагревается до некоторой температуры to в специальной печи или термостате, а потом быстро опускается в калориметр, заполненный известным количеством жидкости, теплоемкость и температура tн которой известны. В результате теплообмена между образцом и жидкостью температура тел в калориметре увеличится до tк. 

Запишем тепловой баланс для описанного процесса теплообмена между образцом и жидкостью в калориметре:

mo co(tк- to)Kк= mв cв(tк- tн),

где mo, co – масса и удельная теплоемкость образца; Кк – константа калориметра; mв, cв масса и удельная теплоемкость воды в калориметре. Из приведенного соотношения находим формулу для расчета удельной теплоемкости образца

.                                         (10)

Чтобы уменьшить погрешности опыта, изменение температуры в калориметре измеряют с помощью термометра Бекмана. При этом естественно

tк= tн+(tкБ- tнБ),

где tкБ и tнБ – показания термометра Бекмана в конце и в начале опыта (эти величины находятся по термограмме опыта так же, как это описано ранее); tн – температура в калориметре в начале опыта, измеренная лабораторным термометром 8 (см. рис. 2).

В целом методика проведения экспериментов аналогична описанной выше за исключением начальной стадии опыта. Так, после измерений и взвешивания образца, его помещают в предварительно выведенный на температуру 50 оС термостат и выдерживаю там не менее 10 минут для прогрева. После этого начинают через каждые 0,5 мин. измерять температуру в калориметре термометром Бекмана, а через 5 – 7 таких замеров быстро переносят образец из термостата в калориметр. Измерения температуры термометром Бекмана ведутся до тех пор, пока она не перестанет увеличиваться, а уменьшение ее не станет менее 0,01 К за полуминутный интервал.



Литература: 



1. Зубарев В.Н. Александров А.А. Практикум по технической термодинамике. М. 1971. - 352 с.

2. Олейник Б.Н. Точная калориметрия. М. 1973. - 208 с.

3. Исследование в области тепловых измерений / Под ред. Б.Н. Олейника. М. 1974.

4. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче, М. 1980, - 288 с.











1



14