Методология стандартизации

2









Кропоткинский юридический техникум

















Отчет по лабораторным работам

по учебной дисциплине:

«Метрология стандартизации и сертификации»















Выполнил студент группы 310 тд

Понедельченко Роман Владимирович

проверил преподаватель

Чахлов Анатолий Дмитриевич













Кропоткин 

2004 г.













                                      ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО МЕТРОЛОГИИ

Программа физического эксперимента состоит в следующем:

	Выбор места проведения эксперимента;

	Определение названия физического эксперимента и объектов физической величины;

	Выбор средства измерения;

	Выбор методов измерения;

	Поверка средств измерения;

	Получение результатов измерения;

	Определение условий измерения;

	Определения основных погрешностей;

	Вывод.

Метрологической сферой проведения эксперимента является получение истинных значений измерений показателей качества электрической энергии в электрических сетях. 



Объектами измерения являются:



напряжение постоянного тока;

напряжение переменного тока;

измерение силы постоянного тока;

измерение силы переменного тока;

сопротивление постоянному току;

измерение сопротивлений до 500 кОм;

	измерение сопротивлений до 5000 кОм;

измерение параметров транзисторов;

измерение напряжения.



Место проведения эксперимента



Местом проведения физического эксперимента был выбран отдел «Стандартизации и Сертификации» Краснодарского центра (КЦСМ).















































Средство измерения



Ц4342-М1 

Прибор электроизмерительный многофункциональный



Назначение прибора



Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4342-М1 (далее - прибор) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями и указанные в настоящем паспорте:

-         силы и напряжения постоянного тока;

-        среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока сину-соидальной формы;

-         сопротивления постоянному току;

-         абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока. 

Кроме того, прибор предназначен для проверки работоспособного состояния биполярных транзисторов с рассеиваемой мощностью до 150 мВт:

-         статистического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером h21E  в диапазонах измерения сопротивления постоянному току;

-         обратных токов: коллектора - ICBO, эмиттера - IEBO, коллектор-эмиттер - ICEO при разомкнутом выводе базы и коллектор-эмиттер ICES при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы в диапазонах измерения силы постоянного тока. 

Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации и отсутствие воздействия атмосферных осадков, ветра, а также песка и пыли наружного воздуха).

Рабочие и климатические условия применения прибора:

-         температура окружающего воздуха от минус 10  до плюс 40 оС;

-         атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);

-         относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 оС.



Методы измерения



Методика выполнения измерений (МВИ) Комбинированного прибора Ц4342-М1 для измерения силы и напряжения постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 «ГСИ. Методика выполнения измерений», введенным 1 июля 1997 года.











Метрологические характеристики



Верхние пределы измерений

Нормальная область частот

Средняя частота нормальной области частот, Гц

Рабочая область частот, Гц

1000 В

45 - 100

72

100 - 200 

250 В

45 - 200

122

200 - 500 

50 В

45 - 500

272

500 - 10000

1; 5;10 В

45 - 1000

522

1000 - 2000

0,25;1,25;5;25,125, 500, 2500, 5000 мА

45 - 1000

522

1000 - 2000



Технические характеристики



Время успокоения прибора не превышает 4 с. Время установления рабочего режима прибора - непосредственно после включения. 

Режим работы прибора - непрерывный. Продолжительность непрерывной работы в течение 16 ч, с перерывом до повторного включения 1 ч. В процессе работы, при необходимости, следует заменять встроенные электрохимические источники тока.

Изоляция между всеми изолированными электрическим цепями и корпусом прибора в нормальных климатических условиях применения выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой (50  1) Гц, среднеквадратическое значение которого составляет 3 кВ. 

Прибор выдерживает длительные перегрузки током или напряжением, равные 120 % от конечного значения диапазонов измерений, в течение 2 ч. 

Прибор с защитой от электрических перегрузок при измерении силы и напряжения постоянного и переменного тока выдерживает воздействие кратковременных электрических перегрузок - десяти ударов током или напряжением, величины которых не должны превышать 25-кратных значений от конечного значения диапазонов измерений, но не более 50 А в последовательных и 2 кВ параллельных цепях. 

Время включения под перегрузку 5 с с интервалом 20 с.

Цепи питания прибора выдерживают кратковременные перегрузки - 5 ударов напряжением, равным 150 % от верхнего значения нормальной области напряжения источника питания. 

Время включения под перегрузку 0,5 с с интервалом 15 с.

При отсутствии источника питания автоматической защиты кратковременные перегрузки  не должны превышать в диапазонах измерений:

-         до 1 А - 5 IК; свыше 1 А - 2 IК;

-         до 100 В - 5UК; свыше 100 В - 2 UК (но не более 2 кВ),

где IК и UК - конечные значения диапазонов измерений силы тока и напряжения.

Габаритные размеры прибора 215 х 115 х 90 мм. 

Масса прибора 0,95 кг. 

Суммарная масса драгоценных материалов в приборе: серебра - 2,0 г; платины - 0,012 г (растяжка). 

Суммарная масса цветных металлов в приборе: 

-         алюминия и алюминиевых сплавов - 44 г (шильдики, обойма, циферблат);

-         кобальта - 18 г (магнит измерительного механизма и реле автозащиты);

-         меди и сплавов на медной основе - 44 г (обмотки, гнезда, провода).

Функциональные возможности:

	Прибор обеспечивает возможность измерения силы и напряжения постоянного тока;

	Измеритель обеспечивает измерение действующего значения силы и напряжения переменного
тока практически синусоидальной формы;

	Измеритель обеспечивает измерение сопротивления постоянного тока, а также параметров маломощных транзисторов.



Поверка

	Методика поверки измерителя приведена в документе «Инструкция. Комбинированный прибор Ц4342-М1. Методика поверки».

	Этот документ устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок измерителя.

	В зависимости от условий эксплуатации рекомендуются следующие межповерочные интервалы: для достижения точности 2 - 1 год; Для достижения наивысшей точности (не ниже 0, 5 %) - 1 месяц в течение первых трех месяцев эксплуатации. Кроме этого, после всех видов климатических испытаний, а также после пребывания в условиях, отличных от нормальных или рабочих, перед использованием должен быть выдержан в нормальных условиях или рабочих условиях не менее 24 часов.

	

Проведение поверки.

	При поверке образцовые приборы должны быть класса точности не ниже 0,5.

	При    проведении    поверки    прибора    следует    руководствоваться    инструкциями
Госстандарта СССР № 184 - 62 по поверке амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров и
№ 188 - 60 по поверке омметров и фарадметров.

	Проверку   диапазонов   измерений   и   определение   диапазона   установки   цифровых
показаний производить одновременно с определением основной погрешности по измерению.

	Проверку   влияния   напряжения   питания   производить   по   ГОСТ   22261-82.   Время
выдержки при повышенном и пониженном напряжении питании должно быть не менее 10 мин.

	•	Проверку времени установления рабочего режима производить по ГОСТ 22261-82.

	Указание мер безопасности:

	При   работе   с   напряжением   более   30   В   необходимо   подключать   прибор   при выключенном напряжении в исследуемой цепи.

	Касание к зажимам и гнездам прибора при высоком напряжении опасно для жизни.

	Подключение, замена и ремонт измерителя должны производиться при отключении питающей сети.

	К эксплуатации измерителя могут быть допущены лица, имеющие квалификацию не ниже 3 группы по технике безопасности работы в действующих электроустановках.

	

	

	

	Результаты измерений

	Прибором Ц4342-М1 производились измерения при t=350С, остальные влияющие величины соответствовали нормальным. Тогда

	Yр=Yo+Yт.

		Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры от нормальной (205)оС в пределах рабочих температур, равен 2,5% на постоянном токе и 4,0% на переменном токе на каждые 10оС изменения температуры.

		Следовательно, погрешность результатов измерений в данном случае равна:

		на постоянном токе Yр=5,0%

		на переменном токе Yр=8,0%

	

Условия измерений



Влияющая величина

Нормальное значение

Положение прибора, °

Горизонтальное  +2

Температура окружающего воздуха, °С

20 + 5

Относительная влажность воздуха, %

30 - 80

Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

84 - 106,7 (630 - 795)

Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока

Нормальная область частот

Форма кривой измеряемых силы и  напряжения переменного тока

Синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 2 %

Напряжение источника питания схемы омметра, В:

3,7 - 4,7 (встроенный электрохимический источник постоянного тока)

Внешнее магнитное поле

Магнитное поле Земли

Ферромагнитная опорная плоскость

Отсутствие

Коэффициент переменной составляющей силы или напряжения постоянного тока, %, не более

3

 

Основные погрешности



Основная погрешность изменения показаний прибора и вариация показаний прибора выражаются в процентах и вычисляется по формуле:

    Y = 100 / XN                (1)

Где  - значение абсолютной погрешности, изменений показаний прибора и вариации показаний прибора, выраженные в единицах измеряемой величины или единицах длинны шкалы;

 XN - нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и абсолютная погрешность.

Нормирующее значение XN принимать равным: конечному значению диапазона измерения силы и напряжения постоянного и переменного тока, всей длине шкалы при измерениях сопротивления постоянному току и абсолютного уровня сигнала по напряжению.

"h21E " - 48 мм; "кОм, МОм" - 67 мм; "дБ" - 44 мм. 

Предел допускаемой вариации показаний прибора равен 1,25 %.











Измеряе-мая вели-чина 

Диапазон измере-ний

Класс точ-ности

Пределы допускае-мой приве-дённой ос-новной по-грешности, %

Паде-ние на-пряже-ния, В, не бо-лее

Ток потребления, мА, не более











От изме-ряемого сиг-нала

От источ-ника пи-тания

Сила по-стоянного тока, мА

0-0,05;0-0,25;0-1;0-5

0-25;0-100;0-500;

0-2500;

2,5

 2,5

 

0,4

 

---

---

Сила переменного тока, мА

0,05-0,25;0,25-1,25; 1-5;5-25;25-125; 100-500;

500-2500

4,0

 4,0

1,2

---

---

Напряже-ние посто-янного тока, В

0-0,1; 0-1; 0-5; 0-10;  0-50; 0-250; 0-1000;

2,5

 2,5

---

0,053

---

Напряже-ние пере-менного тока, В

0,2 -1,0

1 - 5

2 - 10

10 - 50; 50 - 250;

200 - 1000 

 

 

4,0

 

 

 4,0

---

5,2

2,8

1,05

 

0,28

---

Сопротив-ление по-стоянному току, кОм

0 - 0,3

0 - 10

0 - 100

0 - 1000

0 - 10000 

2,5

 2,5

---

---

7,600

7,200

0,720

0,072

15,0

Абсолютный уровень сигнала по напряжению, дБ

От минус 10 до плюс 15

 

 

4,0

 

 

 4,0

---

2,800

---

Статический коэффициент тока, h21E

0 - 200

 

0 - 2000 

 

 

4,0

 

 

 4,0

---

---

0,720

 

7,200

 







Влияющая величина

Интервал влияющей величины

Пределы допускаемого 
изменения показаний, %

Температура окружающего воздуха, °С



От минус 10  до плюс 40

+ 2,5 и + 4,0 при измерении на постоянном и переменном токе соответственно на каждые 10 °С изменения температуры 



Положение прибора 

Отклонение от горизонтального на 10° в любом направлении



 + 2,5

Частота измеряемых силы и напряжения переменного тока

Рабочая область частот (табл. 3)

+ 4,0 (при изменении частоты от границы нормальной области до любого значения частоты смежной части рабочей области частот)

 Внешнее однородное магнитное поле

Постоянное с индукцией 0,5 мТл

Переменное с индукцией 0,2 мТл при частоте до 1 кГц

 

 +1,5

 

 

+ 4,0

Форма кривой измеряемых силы или  напряжения переменного тока

Отклонение среднеквадратического значения под влиянием 2, 3 и 5 гармонической составляющей, равное 5 %

 +5,0

Ферромагнитная опорная плоскость

 Толщина (2  0,5) мм

 +1,2

Такой же прибор 

Размещённый вплотную, до этого находившийся на расстоянии не менее 1 м

 +1,2

 

Вывод:

В результате проведенной лабораторной работы были проверены все ключевые параметры работы комбинированного прибора Ц4342-М1, а также при определенных условиях измерения были определены основные погрешности измерений.



























ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Общей целью стандартизации является защита интересов потребителей и государства по вопросам качества продукции, процессов и услуг.

Согласно закону РФ «О стандартизации» стандартизация как деятельность направлена на достижение следующих целей:

	безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества;

	безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и
техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;

	обороноспособность и мобилизационная готовность страны;

	техническая и информационная совместимость, а также взаимозаменяемость продукции;

	единство измерений;

	качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и
технологии;

	экономия всех видов ресурсов.

Стандартизация как наука и как вид деятельности базируется на определенных принципов или положениях. Эти принципы отражают основные закономерности процесса разработки стандартов.

Существует 7 основных принципов стандартизации: 

1. Сбалансированность интересов сторон;

	Системность и комплектность стандартизации;

	Динамичность и опережающее развитие стандарта;

	Эффективность стандартизации;

	Периодичность разработки стандартов;

	Принцип гармонизации;

	Четкость формулировок и положений стандартов.

Совокупность стандартов призванных устанавливать наиболее эффективную последовательность организационных или технологических проблем с целью обеспечения поставленных целей, образуют системы стандартов. Таким образом, измерительные приборы должны отмечать высоким требованиям надежности, безопасности и главные качества проводимых измерений, т.к. только при получении измеряемых

параметров с заданной точностью можно обеспечить высокое качество выпускаемой промышленной

продукции.





























ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.

Сертификация в РФ направлена на следующие цели:

1 .создание условий для деятельности предприятия на едином товарном рынке в РФ, а также для участия в международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве и международной торговли

	содействие потребителям в компетентном выборе продукции

	содействие экспорту и повышение конкурентоспособности продукции

	защита потребителя от недобросовестности производителя или продавца

	контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества

	подтверждение качества продукции, заявленной изготовителем.

Программа сертификации продукции проходит по следующим основным этапам:

	подача заявки на сертификацию;

	рассмотрение и принятие решения по заявке;

	отбор, идентификация образцов и их испытания;

	проверка производства (если предусмотрена схемой сертификации);

	анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата;

	выдача сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответствия;

	инспекционный контроль за сертифицированной     продукцией в соответствии со схемой
сертификации.

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться.





















































ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СИСТЕМА    СЕРТИФИКАЦИИ    ГОСТ    Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.1090.HX.2524

Срок действия установлен с 05.04.04 по 05.04.07 г

№ 4543654

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

УДОСТОВЛЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПЮДУКЦИЯ

ПРИБОР Комбинированный прибор Ц4342-М1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ)

ООП "Consyl"

Россия, 440052, г. Житомир, Комсомольская 19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 13109-97

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

-протокола испытаний № 78 от 04.04.2004, выданного «Отдел Стандартизации и Сертификации Краснодарского центра (КЦСМ)» расположенного в г. Кропоткине по ул. Шоссейной 3.

аттестат № 146118

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа_____________________________________________________________________________                        

                                         Подпись                                                                               Ф.И.О.

М.П. Эксперт_________Подпись____________________________________________Ф.И.О.__________________       





Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации