Неінвазивні оптико електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ







ПАВЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ





УДК 615.471.03:616.073





НЕІНВАЗИВНІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВООБІГУ





Спеціальність 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи





АВТОРЕФЕРАТ



дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук













Вінниця – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України



Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Кожем’яко Володимир Прокопович, Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки



Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Тимчик Григорій Семенович Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри виробництва приладів;

доктор фізико-математичних наук, професор Бих Анатолій Іванович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем;

доктор технічних наук, професор Хаїмзон Ігор Ізєвич, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури



Захист відбудеться “30” травня 2008 р. о 930 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 у Вінницькому національному технічному університеті за адресою: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, 210 ГУК.



З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95.



Автореферат розіслано  “ 25 ” квітня 2008 р.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради				Злепко С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ



Актуальність теми. Поширення серцево-судинних захворювань обумовлює створення сучасних приладів діагностики і моніторингу, що спрямовані на підвищення ефективності методів реєстрації та оброблення біомедичних показників, а також розвиток медичних засобів діагностики. 

Особливості пошуку оптимальних рішень у медичній галузі пов'язано, насамперед, із забезпеченням доступності і масовості під час загального регулярного діагностування широких прошарків населення для раннього прогнозування і визначення профілактичних заходів підтримки на належному рівні стану здоров’я населення і, за необхідністю, проведення комплексного лікування та терапії хворого комфортними програмно-апаратними засобами. У такій ситуації найважливішими задачами на будь-якому етапі проведення медичної допомоги є оцінювання загального стану організму пацієнта, визначення глибини патологічного процесу та проведення оперативного контролю за ефективністю лікування з метою своєчасної її корекції.

Інтенсивні дослідження у галузях оптоелектроніки і нанотехнологій дозволяють зробити висновок про появу у найближчому майбутньому нових не інвазивних діагностичних приладів та систем з універсальними оптичними сенсорами. Головна перевага оптичного методу - можливість вимірювання гемодинамічних показників практично у будь-якій точці поверхні тіла, що дозволяє використовувати різні модифікації оптоелектронних приладів для розв’язання цілого ряду спеціальних задач, пов'язаних із дослідженням показників локального кровотоку. 

Сьогодні значна кількість провідних науково-дослідних і промислових організацій (фірм) займаються розробленням та виробництвом медичної техніки в даному напрямку. Найвідоміші з|із| них: Philips, MEDIC (Medizinische Messtechnik GmbH), Nonin, Cas Medical System, Radiometer, Micromed, Criticare, Ютас (Україна) та інші.

Народженню та розвитку наукового напрямку оптичних методів діагностики та вимірювання неоднорідних біологічних середовищ, зокрема, створення оптико-електронних систем діагностики біологічних об’єктів, потрібно завдячити, насамперед, видатним науковцям, які залишили світові неоціненний скарб своїх наукових розробок і праць. Це відомі вітчизняні та зарубіжні школи: П. Бугера, Г.В. Розенберга, А.П. Іванова, С. Чандарасекара, Ж.Ж. Стокса, В.А. Амбарцумяна, В.П. Рвачова, А.Х. Тейлора, С.О. Майорова, В.П. Кожем’яка, М.М. Гуревича, В.В. Тучина, М.Ю. Сахновського, а також П.П. Орнатського, М.П. Цапенка, Ю.М.Туза, Є.Т. Володарського, В.Д. Ціделка, З.Ю. Готри, В.Г. Петрука, Г.С. Тимчика, А.І. Биха, С.М. Злепка,В.В. Кухарчука, І.І. Хаїмзона, А.Я. Хайрулліної, С.П. Власової та ін.

До неінвазивних оптичних методів діагностування периферійного кровообігу відноситься фотоплетизмографічний (ФПГ) метод. Саме ФПГ метод дозволяє підвищити достовірність контролю і діагностики стану локального периферійного кровообігу при діагностиці ранніх форм атеросклерозу, тромбофлебіту, облітеруючого ендоартеріїту, порушень мікроциркуляції у хребетно-рухомих сегментах при вертебродіагностиці, стану мікроциркуляції при захворюванні на системний червоний вовчак (СЧВ), оцінювання стану периферійних судин у щелепно-лицьовій ділянці при запалювальних процесах, визначення гемодинамічних показників кровотоку при пульсодіагностиці та ін. Крім того, ФПГ має допоміжне діагностичне і прогностичне значення при вивченні багатьох судинних і нервових захворювань, що є зараз найчастішою причиною смерті і інвалідності у молодому віці. Підгрунтям для виконання досліджень стали роботи, які проводяться з середини вісімдесятих років на кафедрі лазерної та оптоелектронної техніки ВНТУ, по створенню образного комп’ютера око-процесорного типу під керівництвом проф. В.П. Кожем’яка.

Таким чином, очевидно, що одним із перспективних напрямків реєстрації фізiологічних параметрів є використання неінвазивних методів діагностування стану периферійного кровообігу, серед яких поширення набули оптико-електронні методи реєстрації та перетворення біомедичної інформації.

Наукова проблема, що вирішується у дисертаційній роботі, полягає у створенні нового класу інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів діагностування периферійного кровонаповнення, що дозволить підвищити достовірність порівняно з традиційними методами діагностування (реоплетизмографічними, ультразвуковими та інш.), а також функціональні можливості біомедичних приладів та систем при експрес-діагностуванні стану периферійного кровообігу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Проблема, вирішенню якої присвячена дисертація, випливає із задач у сфері науки та техніки, сформульованих відповідно до Закону України № 2623-III від 11 липня 2001 року „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки на 2002-2006 рр”. Науковою базою дисертації стали результати, отримані в процесі виконання науково-дослідних робіт, що здійснювалися за планами наукових досліджень Вінницького національного технічного університету та Міністерства освіти і науки України за фаховими напрямками «Новітні біотехнології:діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань» та „Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства” у 1996 – 2007 роках.

Основні результати дисертаційної роботи отримані у ході виконання таких держбюджетних тем: 

		"Створення оптоелектронних технологій аналізу стану серцево-судинної системи" (№ держ. реєстрації 0197U012663);

		"Ефективні методи і алгоритми високопродуктивної обробки і розпізнавання зображень в оптоелектронних паралельних процесорах" (НДР № 9-4);

		“Розробка оптико-електронних перетворювачів для формування статичних та динамічних еталонів-образів патології мікроциркуляції в щелепно-лицьовій області” (№ держ. реєстрації 0100U002933); 

		“Лазерні та оптико-електронні технології в діагностиці, терапії та прогнозуванні стану серцево-судинної системи” (№ держ. реєстрації 0102U002272); 

		„Створення оптоелектронних та лазерних технологій для нетрадиційних методів діагностики і терапії серцево-судинної системи людини” (№ держ. реєстрації 0205U006580); 

		“Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу” (№ держ. реєстрації 0102U002261);

		„Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні і експериментальні дослідження)” (№ держ. реєстрації 0105U008426);

		Розробка інтерактивних оптичних засобів для діагностики біотканини та гуморальних середовищ на основ іспектрофотометрії таполяриметрії (№ держ. реєстрації 0107U008337)

		Оптико-електронний квантово-розмірний образний комп’ютер око-процесорного типу: концепції, методологія, база знань (№ держ. реєстрації 0105U002434).

		„Створення автоматизованих діагностичних систем для оцінювання функціонального стану людини” (№ держ. реєстрації 0105U002421). 

Мета і завдання дослідження

Мету роботи спрямовано на підвищення достовірності не інвазивної діагностики периферійного кровонаповнення шляхом створення теоретичних основ побудови неінвазивних інтелектуальних біопроцесорних оптико-електронних приладів та систем для реалізації методик визначення основних гемодинамічних показників периферійного кровообігу.

Відповідно до цієї мети треба розв’язати такі основні завдання:

		Дослідити та розробити теоретичні засади створення біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів дослідження центральної та периферійної гемодинаміки;

		Розробити коригуючі моделі розповсюдження оптичного випромінювання у біооб’єктах із всебічним урахуванням ефектів розсіювання та уніфіковані оптико-електронні технічні системи, призначені для досліджень та експрес-діагностики стану периферійних судин;

		Розробити нові алгоритми та методики реєстрації розсіюваного оптичного випромінювання, оброблення та визначення основних гемодинамічних показників периферійного кровообігу;

		Створити новий клас проблемно-орієнтованих інтелектуальних біомедичних систем діагностування, оброблення і збереження інформації для формування діагнозів, а також практично застосовувати основні результати у медичній практиці (вертебрологія, щелепно-лицьова хірургія, судинні порушення при захворюваннях на системний червоний вовчак, фіброміалгію, хірургія передньої черевної стінки);

		Створити оптико-електронні біооко-процесорні діагностичні системи для оцінювання центральної та периферійної гемодинаміки на основі інтелектуального інтерфейсу та сучасних ПК;

			Дослідити медико-технічні характеристики та апробувати розроблені структури оптико-електронних систем та приладів діагностуванняунапрямку практичної медицини.

Об’єктом дослідження є динамічні процеси взаємодії та перетворення оптичного випромінювання у біотканинах, що мають місце при реєстрації і діагностики рівня периферійної мікроциркуляції, шляхом застосування оптико-електронних приладів та систем діагностики периферійного кровообігу.

Предметом дослідження є оптичні характеристики оптико-електронних біомедичних інтелектуальних приладів та систем, на основі яких визначаються гемодинамічні показники стану периферійного кровонаповнення іцентральної гемодинаміки.

Методи досліджень базуються на загальних положеннях теорії вимірювання оптичних параметрів неоднорідних біологічних середовищ шляхом аналізу процесіврозповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах, що засновані на аналізі рівняння переносу, основних положеннях системного аналізу і теорії біомедичних приладів та систем, математичного моделювання, аналізу і синтезу, математичної статистики і комп'ютерної обробки інформації, теорії алгоритмів, оптико-електронних ланцюгів, функціональної діагностики та нечіткої логіки.

Концептуальна основа дисертаційної роботи базується на таких положеннях:

інтелектуалізація оптико-електронних „око-процесорних” діагностичних систем із застосуванням в її складі проблемно-орієнтованих експертних систем із базами знань, даних та системою логічного виведення і розвитку сучасного інтерфейсу;

автоматизація оптико-електронних „око-процесорних” біомедичних приладів та систем діагностування (контролю) периферійної мікроциркуляції, а також конструктивних вузлів самокорекції, адаптації, управління для здійснення активного та інтерактивного режимів вимірювань;

уніфікація первинних перетворювачів фотоплетизмографічних сигналів із покращенням інформативних характеристик та застосуванням у складі біооко-процесорної оптико-електронної системи длядіагностування стану периферійного кровонаповнення. 

Виходячи з цих положень, сформульовано наукову новизни дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів

Сукупність досліджень та отриманих результатів цієї дисертаційної роботи є подальшим розвитком біомедичних приладів та систем – створення класу неінвазивних біооко-процесорних оптико-електронних систем нового покоління для діагностування рівня периферійного кровонаповнення з керованою динамікою характеристик оптичного випромінювання.

Основні результати і положення, що виносяться на захист, спрямовані на створенняінтелектуальних біомедичних оптико-електронних приладів та систем діагностування периферійного кровообігу із застосуванням теорії розповсюдження оптичного випромінювання в біологічнихнеоднорідних об’єктах та розроблення уніфікованих методик достовірного визначення основних гемодинамічних показників периферійного кровообігу із урахуванням ефектів розсіювання та метрологічних параметрів. Наукова новизна полягає в тому, що: 

Створено новий клас інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем, що враховує динаміку оптичного розповсюдження, обумовлену виявленими особливостями внутрішнього променерозподілу при керованих змінах параметрів. Це дозволило на основі встановлених закономірностей розширити можливості та визначити науково обґрунтовані принципи вдосконалення оптико-електронних систем у розглянутих галузяхзастосування та поширити їх для інших напрямків медичної практики.

			Вперше отримано математичні моделі діагностування гемодинамічних показників, що враховують порушення периферійного кровообігу у хребетно-рухомих сегментахвідповідно до експертної бази даних і дозволяє діагностувати стан як периферійних судин, так і окремих органів організму людини шляхом оброблення фотоплетизмографічної інформації.

Вперше отримано коригуючі моделі пошарового розповсюдження оптичного випромінювання під час оцінювання рівня периферійної мікроциркуляції на заданій довжині хвилі зондуючого випроміню-вання, шляхом реєстрації відбитого світлового потоку біооко-процесорними оптико-електронними приладами та системами, що дало можливість підвищити достовірність при діагностиці стану периферійних судин. На відміну від відомих моделей, запропоновані моделі враховують, разом з осьовою силою світла та корисним кутом випромінювання, розрахунково-експериментальні та довідникові дані аналогів, а також апріорні параметри відбиваючих поверхонь, на підставі чого розроблено рекомендації щодо проектування оптико-електронних біооко-процесорних систем діагностики периферійного кровообігу.

			Вперше отримано зразкові шаблони-маски із застосуванням методу вейвлет-перетворення для виявлення рівня патологій периферійної мікроциркуляції, що дозволяє підвищити достовірність діагностування шляхом оброблення біомедичної інформації. 

			Вперше створено архитектуру біооко-процесорної оптико-електронної експертної системи аналізу стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока на основі блоку обчислення локального різницевого порогу з використанням методу W-перетворення, блоку вибору еталону, що дозволило підвищити достовірність діагностики до 84 %.

			Дістала подальшого розвитку структурна організація оптико-електронних систем „око-процесорного” типу для діагностики периферійного кровонаповнення, що, на відміну від аналогів, дозволяють підвищити достовірність діагностики периферійного кровообігу шляхомоброблення фотоплетизмографічної інформації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі теоретичних досліджень реалізовано інтелектуальні біооко-процесорні оптико-електронні прилади та системи для достовірного визначення гемодинамічних показників, що євизначальним у біомедичній діагностиці. При цьому запропоновані оптико-електронні прилади та системи дають можливість визначати порушення мікроциркуляції у різних ділянках, зокрема, щелепно-лицьовій ділянці, у хребетно-рухомих сегментах, нижніх кінцівках, передній черевній стінці. 

Практичні дослідження, які викладені в дисертації, дозволили:

				реалізувати схемотехнічнірішення реалізації оптико-електронних приладів та систем діагностики периферійного кровообігу, що реєструють, обробляють фотоплетизмографічну інформацію;

				розробити рекомендації щодо створення уніфікованих оптико-електронних перетворювачів світлових потоків для реєструванняфотоплетизмографічнихсигналів та зображень мікроциркуляції кон’юнктиви ока;

				сформулювати вимоги і привести приклади практичної реалізації неінвазивних оптико-електронних приладів та систем діагностування периферійного кровонаповнення судин;

				здійснити апаратно-програмну реалізацію процесу для оцінювання біомедичнихсигналів на основі отриманих фотоплетизмограм.

	Реалізовані у роботі неінвазивні оптико-електронні прилади та системи з оптичним перетворенням біомедичної інформації для оцінювання периферійної мікроциркуляції є комфортними та орієнтовані на впровадження модифікації найефективніших сучасних програмно-апаратних засобів із використанням сучасних баз знань.

	Окремі розробки дисертаційної роботи впроваджено на базі таких закладів як:

				Корпорація "Лазер та здоров’я” (м. Харків);

				Український науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів (м.Вінниця);

				Волинський обласний санаторій матері та дитини „Пролісок”;

				Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (кафедри щелепно-лицьової хірургії,госпітальної хірургії, очних хвороб та мікрохірургії ока);

				Вінницький обласний центр планування сім’ї та репродукції дитини.

Теоретичні результати дисертаційної роботи також використовуються у навчальному процесі на кафедрі лазерної та оптоелектронної техніки ВНТУ у рамках спеціалізації "Лазерна та оптоелектронна техніка в біомедичних системах і апаратах" при викладанні таких дисциплін, як: “Лазерна медична технологія”, "Схемотехніка біомедичних оптико-електронних апаратів", "Системотехніка оптико-електроннихі лазерних систем", "Методи обробки і розпізнавання біомедичних зображень", "Обробка біомедичних зображень".

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї і розробки, що виносяться на захист, належать авторові. У наукових працях, написаних у співавторстві, дисертантові належать: принциповий підхід, методика, математична модель [1,2,11,22,30,36,37,48,52], принцип, математична модель, методика та інтерпретація результатів [7,9,15,18,23,25,26,28,29,32,43], принцип побудови, одержання експериментальних даних та їх інтерпретація [7,8,10,12,13, 14,17,20,31,34,40,41,42,47,50,51,53,55], принциповий підхід, фізична модель, дослідження, висновки [5,6,16,24,33,39], принцип побудови та частково результати досліджень [9,19,21,27,35,38,44,45,46,49,50,54,56,57].

Апробація результатів. Основні положення та результати досліджень доповідалися та обговорювалися на таких конференціях: 13-th Biennial International Conference “Biosignal’ 96 „Analysis of Biomedical Signals and Images” (Brno-Czech Republic, 1996); 2-nd International Symposium „Microelectronics Technologies and Microsystems: Proceedings” (Lviv, 1998); IV Всеукраїнській Міжнародній конференції „Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів” (Київ, 1998);8-th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine “Biomedical Measurement and Instrument” (Dubrovnik-Croatian, 1998); IV науково-технічній конференції „Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- та приладобудуванні” (Тернопіль, 2000); II Міжнародному Смакуловому симпозіуму “Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики” (Тернопіль, 2000);I, II, III Міжнародних науково-технічних конференціях з оптоелектронних інформаційних технологій „Photonics-ODS’2000, 2002, 2005” (Вінниця, 2000, 2002, 2005); V International Conference “New Information and Computer Technologies in Education and Science “IES-2004” (Vinnytsia, 2004); ХХV, ХХVI, ХХVII, ХХVIII Міжнародних науково-практичних конференціях “Применение лазеров в медицине и биологии” (Луцьк, 2006, Ялта, 2006,Харків, 2007,Ялта, 2007);ІІ Міжнароднійнауково-практичній конференції “Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПМРТП)”. – Вінниця, 2006; ІV Міжнароднійнауково-практичній конференції „Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій” (Київ, 2007).

Наукові та практичні результати досліджень також демонструвалися на таких Міжнародних виставках та олімпіадах:

II Всесвітній Олімпіаді винаходів „Genius-2000” (Будапешт, Угорщина, 2000) - отримано срібну та абсолютну бронзову медалі у номінації „Охорона здоров’я”;

Виставці-презентації новітніх технологій України (Чаньчунь, КНР, 2004);

Виставці-презентації нових технологій „Інноваційний та інвестиційний потенціал регіонів України” (Цзинань, КНР, 2004);

Виставці-презентації “Дні Української науки і техніки в Індії” (Нью-Делі, Індія, 2004);

Виставці-презентації високих та новітніх технологій в КНР (Шанхай, КНР, 2005); 

Виставці-презентації нових технологій „Інноваційний та інвестиційний потенціал регіонів України” (Цзинань, КНР, 2005);

Виставці-презентації новітніх технологій України (Краків, Польща, 2006); 

Всесвітній виставці винаходів „Genius-2006” (Будапешт, Угорщина, 2006) - отримано золоту та дві срібних медалі;

Міжнародній виставці винаходів (Ново Сад, Сербія, 2006) – отримано золоту медаль;

Міжнародній виставці винаходів „Scientific Research and New Technologies - Inventika ” (Бухарест, Румунія, 2006) – отримано срібну та бронзову медалі;

Міжнародній виставці винаходів ідей та новітніх технологій „ARCA 2006”(Загреб, Хорватія, 2006); 

Виставці-презентації наукових розробок і технологій України (Ханой, СРВ, 2006);

Міжнародній виставці винаходів (Белград, Сербія, 2007) – отримано срібну медаль.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 98 наукових праць, з них 2 монографії, 32 статті у наукових фахових виданнях, 20 статей у науково-технічних журналах та збірниках праць науково-технічних конференцій, 22 тези конференцій, 22 патенти на винаходи України та Російської Федерації. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, сім розділів, висновок, список використаних джерел та шість додатків. Загальний обсяг дисертації − 349 сторінок, з яких основний зміст викладений на 277 сторінках і містить 94 рисунки, 30 таблиць. Список використаних джерел складається з199 найменувань. Додатки містять програми розв’язання задач на комп’ютері, рекламні матеріали та актив провадження результатів роботи.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ



У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи для практичної медицини і медичного приладобудування України та її зв’язок з науковими програмами та темами, сформульовано мету і задачі досліджень, викладено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Наведено дані про рівень апробації, представлення наукових та практичних результатів на різноманітних Міжнародних виставочних заходах, а також про кількість публікацій за тематикою виконаних досліджень,відомості щодо особистого внеску автора та структури дисертації.

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел і виявлено, що розвиток нових не інвазивних біомедичних оптико-електронних технологій, а останнім часом створювані на їх основі ефективні оптико-електронні діагностичні та фотостимуляційні технології, викликає необхідність у розробленні принципів вибору існуючих та створенні нового покоління інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів комплексного діагностування. Вони, відповідно до новітніх медичних програм, повинні забезпечувати ефективну та комфортну діагностику та терапію зосередженими променистими потоками, що в напрямку створення фізичних та конструкторсько-технологічних основ таких випромінювачів вимагає проведення комплексу теоретичних та експериментальних досліджень.

	Запропоновано функціональну класифікацію фотоплетизмографічних і мікроциркулярних досліджень (рис. 1), де показано основні класифікаційні ознаки реєстрації та оброблення фотоплетизмографічної інформації. За рахунок використання оптоелектронних сенсорів рестрацiї бiомедичних сигналiв, якi працюють в інфрачервоному та червоному діапазонах, забезпечуться абсолютно безпечне такомфортне діагностування населення різних вікових груп i фізичного стану (включаючи дуже важких хворих, наприклад, пiсля аварiї, опiкiв i т.i.), безпечні умови праці обслуговуючого персоналу та пiдвищуться якість медичного обслуговування. 

	Проаналізовано методи математичного опису взаємодії випромінювання із біотканиною, при цьому найчастіше пропонується рішення цієї проблеми з позицій теорії радіаційного переносу, де біотканина аналізується як випадково неоднорідне середовище, яке розсіює та поглинає. 

	 Проведено аналіз неінвазивних оптико-електронних приладів та систем для діагностики гемодинамічних показників відповідно до узагальненого критеріального оцінювання ефективності, а також сформульовано вимоги до створення біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів для оцінювання кровонаповнення та вимірювань оптичних характеристик біотканин.

У другому розділі наведено результати досліджень теоретичних питань, розвинення і вдосконалення розрахунково-аналітичних методів та розвинення математичних моделей розповсюдження оптичного випромінювання у біологічних об’єктах для подальшого використання при побудові біооко-процесорних оптико-електронних приладів та систем діагностики периферійного кровообігу та оцінювання стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока.

Розвинено теорію шляхом побудови моделі пошарового розповсюдження оптичного випромінювання при оцінюванні рівня периферійної мікроциркуляції на заданій довжині хвилі зондуючого випромінювання. Глибина проникнення оптичного випромінювання в тканини є дуже важливою у практичному відношенні, оскільки, в залежності від неї, визначаються межі можливого використання випромінювачів.

Проаналізовано динамічні процеси взаємодії оптичного випромінювання з біооб’єктами з урахуванням моделі Монте-Карло. При цьому коефіцієнт поглинання може бути визначений як ймовірність фотона бути поглинений на одиницю довжини, а коефіцієнт розсіювання визначений як ймовірність фотона бути розсіяним на одиницю довжини. Використання цих ймовірностей дає випадковий зразок траєкторій фотона.

	Коефіцієнти поглинання  та розсіяння  середовища зворотно пропорційні середньому вільному „пробігу” фотонів, які поглинаються та розсіюються і є параметрами самого об’єкту. Периферійні судини вважаються об’єктами, які випадково розсіюють оптичне випромінювання у біологічному середовищі. Таким чином, її можно представити як оптичну усереднюючу модель двох компонентів: тканини, яка знекровлена та крові.

	З урахуванням цих процесів модель модуляції оптичного розсіяного світла пульсової хвилі кровіможе представити як (1).

	де  та  –коефіцієнти розсіяння та поглинання знекровленої тканини;  та  – коефіцієнти розсіяння та поглинання крові;–коефіцієнт поглинання артеріальної крові; Vкр. – питомий об’єм, в якому міститься кров;  – зміна питомого об’єму крові під дією пульсової хвилі.

	Коефіцієнт модуляції розсіяного випромінювання залежить від коефіцієнтів поглинання артеріальної крові та зміни питомого об’єму крові при проходженні пульсової хвилі і змінюється від певного значення інтенсивності та діапазону випромінювання світлового потоку (2).

	Де - функція, яка є сталою,- функція, яка відображає гемодинамічні показники пульсової хвилі. 

	Взаємодiю оптичного випромінювання iз біотканиною зображено на рис.3. 

	Теоретичнi рiвняння для аналізу процесу розповсюдження світлового випромінювання в біооб’єкті записуютьсяу формi: (3)

	де Ic+ та Ic- - колiмуючi зустрічний та зворотний потоки відповідно. I+ та I- - дифузiйнi потоки, K, S, k, S1 та S2 - коефіцієнти Кубелки-Мунки та вісь z направлена нормально до поверхнi шкiри.

	Система рівнянь (2) розв’язується при використаннi граничних умов. Обчислення коефіцієнта абсолютної передачі T та дифузного відбиття R визначається за формулами: (4)

		де F0- потiк падаючого світла та d0товщина біооб’єкту.

		На основі використання принципу різницевих зрізів запропоновано метод та алгоритм сортування та вибірки числових масивів опрацювання фотоплетизмографічних сигналів. Відмінність цього алгоритму від інших полягає у тому, що він не потребує додаткових зважених сум ознак, а виконує їх порівняння в процесі оброблення біомедичної інформації, щодозволяє розширити функціональні можливості класифікації сигналів, особливо, коли ознаки образів мають багатовимірний характер, оскільки результати сортування можуть бути використані у подальшому для кластеризації образів.

	Розроблено математичну модель класифікації d-вимірних образів  по L класах  (рис. 4), де належність Z класу  визначається за максимумом функцій  у системі дискримінантних функцій  вигляду,	(5)

	де  – вагові коефіцієнти і пороги класифікатора відповідно, , .

	Запропоновано структурну схема класифікатора, що містить аналізатор кодів спектра (АС), пристрій обчислення вектора ознак (ПОВО) та цифровий фільтр обчислення дискримінантних функцій, який, в свою чергу,складається з блоків вагових коефіцієнтів, суматорів зважених ознак образу і блока вибору максимуму дискримінантних функцій. 

	У даному випадку образи БС мають двовимірний характер, тобто , (6)

	де  – смуга частот; – частота максимуму спектра [8]. В результаті в АС виконується аналіз спектра  дискретних частот  виборок випадкового процесу , дискретизованого з періодом Т, де ,,.

	У третьому розділі запропоновано принципи реалізації біооко-процесорної оптико-електронної системи для комплексного діагностування периферійного кровонаповнення. Визначено її сутність і ряд ознак. 

	Визначення 1. Оптико-електронна біооко-процесорна система комплексного діагностування —проблемно-орієнтована експертна система з базами знань та системою логічного виводу і розвитку сучасного інтерфейсу,що реєструє інформацію у вигляді відбитого розсіювального світлового потоку та виділяє певні ознаки біооб'єкту та опрацьовує виділені ознаки і визначає рішення автоматично або за участю експерта. 

	Визначення 2.Сукупність виділених ознак характеризують такі складові: 

	1. Просторові - x,y,z, де z - глибина зорової сцени. 

	2. Розподіл інтенсивності світлового потоку І(r,s) (7)

	де rG, n - поверхневий вектор нормалi до G, S (r,s) - це розподiл свiтла, що падає на G, та R - це оператор вiдбиття.

	3. Спектральна -  (визначає процеси проходження оптичного випромінювання у залежності коефіцієнта абсолютної передачі T та дифузного відбиття R)

	4. Теплова - Т (розподіл теплового випромінювання в координатах x,y,z). 

	Визначення 3.Фрагментом зображення оптико-електронної біооко-процесорної системи комплексного діагностування є частина зображення розмірністю n x m, де nN, mM. 

Визначення4. Фрагмент зображення характеризується спектром зв’язності W-зображення де  - елемент зображення фрагменту з координатами i,j та зв’язністю . Спектр зв’язності поточного зображення  знаходиться в межах0. 

	Визначення5. ОбразомF (aij) зображенняє підмножина точок aij, що приймають одиничне значення і мають міру зв'язності. 

			Запропоновано структуру біооко-процесорної оптико-електронної системи комплексного діагностування (Патент № 52616 UA),яку наведено на рис. 3.

			Основними компонентами оптико-електронної системи (рис. 5) є блок 7 проектування зображень; оптичний затвор 8; фотоелектричний перетворювач 9, виконаний у вигляді матриці розміром M x M фотоприймальних комірок 10; перетворювач параметрів зображення в тривалості часових інтервалів 11; аналізатор інформації, що надійшла, 12; блок синтезатора-генератора ознак 13, виконаний у вигляді ієрархічного з'єднання N функціонально-інтегральних синтезаторів 14, з'єднаних між собою за допомогою ліній світлової волоконно-оптичної комутації; блок перекомутації 15; формувач ключової логіко-часової функції 16; блок динамічної пам'яті еталонних логіко-часових функцій із системою формування бази еталонних знань і вибору зразків еталонів 17; схема порівняння 18, аналізатор неспівпадання сигналів 19.

	Біооко-процесорна оптико-електронна система для розпізнавання біомедичних зображень з виділенням ознак дозволяє функціонально інтегрувати довільну кількість різних логіко-часових величин, тобто синтезувати на виході функціонально-інтегральну ознаку Fл, виходячи з формули. Після оброблення інформації на виході одержують сукупність неявно виражених ознак, здатних докладно і достовірно описувати аналізоване зображення. Ці дії пропонується виразити за допомогою формули (Патент № 2178915 РФ) (8)

де Fл  приведена інтегрована кількісно-якісна логіко-часова функція;  оператор узагальненого інтегрування отриманого кількісного результату паралельних вхідних змінних з ознаками фізичних розмірностей і виділених неявно виражених ознак;n  кількість входів; 	а  інформація на -ому вході;  оператор впливу ознак на вихідну функцію і один на одного; m  кількість синтезованих ознак; 	pj  змінна, що характеризує фізичний зміст ознаки зображення.

		Запропоновано архітектуру побудови оптико-електронної системи для діагностики периферійного кровонаповнення (рис. 6), що містить з’єднані послідовно генератор імпульсів 1 та джерело світла 2, три перетворювача 3-5, три інтегруючих підсилювача 6-8, входи яких з’єднані відповідно з виходами перетворювачів 3-5, обчислювач 9, який містить з’єднані послідовно мультиплексор 10, аналогово-цифровий перетворювач 11, процесор 12. 

	У четвертому розділі розглянуто основні етапи оброблення фотоплетизмографічних сигналів, а також основні методи оброблення біосигналів. Для більш повного використання апріорної інформації про характер вимірювальних сигналів запропоновано використання різних методів фільтрації(метод найменших квадратів,медіанна фільтрація).

Основними етапами оброблення у часовій зоні для біосигналів, форма яких має деяку стійку структуру, є: фільтрація; кускова апроксимація; сегментація за часовими властивостями сигналів; виділення характерних точок сигналу (екстремумів, точок перегину, точок перетину базової лінії та ін.); обчислення за характерними точками різноманітних похідних параметрів, в тому числі й ознак форми; статистичний аналіз послідовності класифікованих фрагментів; структурний аналіз.

Фільтрування проводиться за рахунок використання наближення по методу найменших квадратів. Цей алгоритм реалізує не рекурсивний фільтр нижніх частот шляхом апроксимації значень відліків у вхідній послідовності за допомогою параболічного степеневого ряду (9)

де p (nT + kT) – значення параболи для кожного з п’яти значень k (-2, -1,0,1,2).

Змінні s0 (nT), s1 (nT) та s2 (nT) треба визначити для наближення параболою кожної з п’яти вхідних точок даних.

Наближення досягається шляхом знаходження параболи (коефіцієнтів s0, s1 та s2), яка найкращим чином апроксимує п’ять точок даних, що оцінюється за найменшою квадратичною похибкою. Ця похибка є.(10)

Як підсумок можна записати систему рівнянь: (11)

Для підвищення достовірності оброблення фотоплетизмографічних сигналів в розроблених не інвазивних оптико-електронних системах та приладах використовувався метод фільтраціїі з застосуванням таких виразів: (12), (13)

			Враховуючи той факт, що під час проведення клінічних досліджень доволі часто потрібно використовувати не тільки чіткі цифрові критерії, але й певні лінгвістичні характеристики змін показників (термів), проводився аналіз частини з них за допомогою математичного апарату нечіткої логіки. Вперше отримано математичні моделі діагностики гемодинамічних показників, які враховують порушення периферійного кровообігу в хребетно-рухомих сегментах у відповідності з експертною базою даних, яку представлено у вигляді нейромережі (рис. 7), що дозволяє діагностувати стан як периферійних судин, так і окремих органів організму людини шляхом оброблення фотоплетизмографічної інформації. 

	Застосування математичного апарату нечіткої логіки може бути важливим у випадках необхідності визначення ймовірності взаємозв’язку патологічних станів, які мають різні клінічні характеристики. Для прикладу, нижче наведено дослідження імовірності виникнення захворювань серця при патології сегментів шийного і грудного відділів хребта. Ступінь порушень у хребтових сегментах записано з правого (П) і лівого (Л) боку за допомогою коефіцієнтів симетрії мікроциркуляторних процесів по відношенню до еталона. Необхідно зазначити, що величини коефіцієнта симетрії 0,85 – 1,0 відповідають нормальній мікроциркуляції, а коефіцієнт 0,25 – 0,1 вказує на значні патологічні зміни показників гемодинаміки в хребтових сегментах.

Математичні вирази для оцінювання функціонального стану серця внаслідок виявлення оптико-електронної системою порушення мікроциркуляції у хребетно-рухомих сегментах будуть мати такий вигляд (14-19): 

У ході біомедичних досліджень виникає задача настроювання нейронечіткої мережі (рис. 7). Для настроювання параметрів цієї мережі використовуються рекурентні співвідношення, запропоновані проф. Ротш-тейном О.П. Сутність настроювання моделі полягає у підборі таких параметрів функцій належності (b-,c-) та ваг нечітких правил (w-), які забезпечують мінімум розходження між моделями та діагностичними результатами 

де - дані діагностичних досліджень; b – координата максимуму; c – параметр ущільнення та розтягування.

	У роботі запропоновано процедуру нормування масиву відліків вихідного сигналу та пошуку у банку еталонів найбільш відповідного еталону поточному масиву. Пошук відповідності еталона поточному масиву може проводитись з використанням кореляційних методів. Вираховується середнє  робочого масиву за фрагментом розміром , з подальшим його нормуванням , при і-ому зсуненні фрагменту за робочим масивом (20)

Далі вираховується відліки кореляційної функції на даному фрагменті з її нормуванням за розміром еталону (21)

У результаті вирахувань формується масив відліку кореляційної функції. З вказаного масиву вибирається максимальний відлік, котрий приймається як коефіцієнт кореляції КК робочого масиву й еталона.

У роботі сформовано зразкові шаблони-маски на основі застосування методу вейвлет-перетворення для виявлення рівня патологій периферійної мікроциркуляції. Кожну фотоплетизмографічну функцію f простору L2(R) може бути представлено у вигляді ряду (22)

Алгоритм формування полягає у тому, що спочатку до сигналу застосовуються вейвлет-перетворення, а потім із даних перетвореного сигналу видаляються деякі коефіцієнти. До коефіцієнтів, що залишилися може бути застосовано кодування. Ущільнене зображення відтворюється шляхом декодуванням коефіцієнтів.

На рис. 8,а та 8,б наведено приклад формування зразкових шаблонів-масок для виявлення рівнів патологій периферійної мікроциркуляції.

З метою зниження чутливості до спотворень, що вносяться при формуванні біомедичних зображень, пропонуються методи представлення біомедичного зображення узагальненим W - спектром просторової зв’язності.

Формуються різниці коефіцієнтів W - спектрів зв’язності зображень, що порівнюються, до максимального порядку включно (23)

	Далі порівнюють різниціз похибкою , при цьому, якщо  для всіх (t)(t)max, то зображення рівні, в іншому випадку – нерівні. 

Виконано реалізація алгоритму порівняння фрагментів біомедичного зображення по W - спектрах зв’язності для формування шаблонів-масок біомедичних зображення, що відповідає запаленню кон’юнктиви ока. Приклад оброблення наведено на рис.9. 

У п’ятому розділі запропоновано узагальнену структуру вимірювального каналу оптико-електронної системи діагностики|кошт, що наведено на рис. 10. Структура вимірювального каналу відноситься до типу схем прямого перетворення тапоказано вплив різних похибок на результат вимірювання|виміру|, які виникають в різних частинах|частках| вимірювального каналу. 

Повне рівняння перетворення для вимірювального перетворювача , який працює в ІЧ-області буде мати вигляд (24)

де - коефіцієнт пропускання поляризованого фільтру у вимірювальному перетворювачі (0,5ч0,6); І - сила світла джерела випромінювання;  - коефіцієнт, що характеризує проходження світла через оптичну систему (0,9 – 0,95); - відстань від джерела випромінювання до біооб’єкту;- відстань від біооб’єкту до фотосенсора;  - кут падіння світла на площадку фотосенсора;  - кут між нормаллю до відбивної поверхні і напрямом на відбивну площадку біотканини.

Під час розташування оптико-електронного сенсора виникає похибка встановлення, яка відноситься до випадкових похибок і зумовлена різницею у встановленні об’єкта дослідження по відношенню до падаючого випромінювання. Вона має нормальний закон розподілу з нульовим математичним очікуванням, що описується виразом (25)

де – похибка встановлення зразка, – середнє квадратичне значення вказаної похибки.

Абсолютна достовірність, що представляє ймовірність правильного рішення при визначенні величини цього параметра (26)

де Рпомилк - ймовірність помилкового рішення внаслідок похибок вимірювання, що визначається сумою помилок першого () і другого () роду.

У таблиці 2 наведено порівняльну характеристику біомедичних систем та приладів для діагностики периферійного кровообігу.

У результаті проведення дослідження обчислена достовірність оптико-електронної системи складає 0,84. Таким чином достовірність оптико-електронної системи дослідження мікроциркуляції кон’юнктиви ока збільшилась на 10 %.

Наведено взаємозв’язок біомедичних факторів при змінах мікроцир-куляції у хребетно-рухомих сегментах і гемодинамічні показники до і після терапії. При цьому коефіцієнт кореляції складає до терапії rxy= 0.65 та після терапії rxy= 0.7, помилка коефіцієнта кореляції,достовірність коефіцієнта кореляції, що показує на об’єктивність отриманих даних при дослідженнях. 

Після вертебрологічного лікування відзначено достовірне збільшення (p<0,001) амплітуди артеріального притоку (А2), зростання (p<0,001) співвідношення артеріального притоку та венозного відтоку (А2/А4) на користь першого, дещо збільшувалась максимальна швидкість Vмакс артеріального кровонаповнення (p>0,05), значно зростала середня швидкість Vсер повільного кровонаповнення (p<0,001). Останнє свідчить про покращення мікрогемодинаміки у тканинах головного мозку. Показники, одержані після лікування, практично, не відрізнялися від контрольних (р>0,05).Дані результатів представлено в таблиці 3.

У шостому розділі розглянуто рекомендації щодо структурного синтезу неінвазивних оптико-електронних систем та приладів діагностування периферійного кровообігу. Визначено основні вимоги щодо реалізації оптичного сенсора та системи трансформації світлового потоку. Розроблено відповідну методику та алгоритм попереднього оброблення та визначення гемодинамічних показників, а також наведено рекомендації щодо розроблення програмного-алгоритмічного забез-печення.

	Розроблені оптико-електронні системи для дослідження периферійного кровообігу наведено на рис. 11, 12.

У сьомому розділі наведено результати апробації розроблених оптико-електронних технологій. Особливу практичну цінність робота набуває у медичній діагностиці, де відповідно до розроблених і впроваджених принципів і методів визначаються патології мікроциркуляції у різних ділянках, зокрема, щелепно-лицьовій області, в хребетно-рухомих сегментах, нижніх кінцівок, передньої черевної стінки. 

Встановлено, що вивчення мікроциркуляторного русла за умов патології за допомогою оптико-електронного приладу дає можливість визначати гемодинамічні параметри до і після проведеного лікування. Досліджено, що шляхом впливу на біотканину оптичним випромінюванням за допомогою лазерних та фотонних технологій можно покращувати рівень мікроциркуляції периферійного кровобігу. На рис.13 представлено розроблений лазерний прилад терапевтичного впливу. В таблиці 4 наведено приклад аналізу гемодинамічних показників на основі отриманих фотоплетизмографічних сигналів.



Таблиця

Результати досліджень периферійного кровообігу



№



Гемодинамічний

показник



До терапії



Після терапії



Коефіцієнт

асиметрії





1

2

1

2

1

2

1.

Рівень кровонаповнення

7

11

19

28

2.71

2.55

2.

Час кровонаповнення

86

127

268

104

2.5

0.82

3.

Рівень швидкого кровонаповнення

2

10

8

20

4

2

4.

Час швидкого кровонаповнення

32

61

105

71

3.28

2.16

5.

Рівень повільного кровонаповнення

5

1

11

8

2.2

0.5

6.

Час повільного кровонаповнення

54

66

163

33

3.02

0.5

7.

Рівень інцинури

4

2

6

2

2.5

1

8.

Рівень діастолічного відтоку

1

1

13

12

13

12


ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ



Основні результати дисертаційної роботи полягають у створені засад щодо побудови інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних приладів та систем типу для діагностування периферійного кровообігу шляхом застосування теорії розповсюдження оптичного випромінювання у біологічних неоднорідних об’єктах та розроблення уніфікованих методик достовірного визначення основних гемодинамічних показників периферійного кровообігу із урахуванням ефектів розсіювання та метрологічних параметрів. 

Результати, отримані в дисертаційній роботі, доведено до практичної реалізації та впроваджено.

За результатами досліджень можна зробити такі висновки:

		Створено новий клас інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем, що враховує динаміку оптичного розповсюдження, обумовлену виявленими особливостями внутрішнього променерозподілу при керованих змінах параметрів. Це дозволило на основі встановлених закономірностей розширити можливості та визначити науково обґрунтовані принципи вдосконалення оптико-електронних систем у розглянутих галузях застосування та поширити їх для інших напрямків медичної практики.

					Вперше отримано математичні моделі діагностування гемодинамічних показників, що враховують порушення периферійного кровообігу у хребетно-рухомих сегментах відповідно до експертної бази даних і дозволяє діагностувати стан як периферійних судин, так і окремих органів організму людини шляхом оброблення фотоплетизмографічної інформації.

		Вперше отримано коригуючі моделі пошарового розповсюдження оптичного випромінювання під час оцінювання рівня периферійної мікроциркуляції на заданій довжині хвилі зондуючого випромінювання, що полягає в реєстрації відбитого світлового потоку біооко-процесорними оптико-електронними приладами та системами, що дало можливість підвищити достовірність до 82% при діагностиці стану периферійних судин. На відміну від відомих моделей, запропоновані враховують, разом з осьовою силою світла та корисним кутом випромінювання, розрахунково-експериментальні та довідникові дані аналогів, а також апріорні параметри відбиваючих поверхонь, на підставі чого розроблено рекомендації щодо проектування оптико-електронних біооко-процесорних систем діагностики периферійного кровообігу.

					Вперше отримано зразкові шаблони-маски із застосуванням методу вейвлет-перетворення для виявлення рівня патологій периферійної мікроциркуляції, що дозволяє підвищити достовірність діагностування шляхом оброблення біомедичної інформації. 

					Вперше створено архитектуру біооко-процесорної оптико-електронної експертної системи аналізу стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока на основі блоку обчислення локального різницевого порогу з використанням методу W-перетворення, блоку вибору еталону, що дозволило підвищити достовірність діагностики до 84 %.

					Дістала подальшого розвитку структурна організація оптико-електронних систем „око-процесорного” типу для діагностики периферійного кровонаповнення, що, на відміну від аналогів, дозволяють підвищити достовірність діагностики периферійного кровообігу шляхом оброблення фотоплетизмографічної інформації.

					Підсумки дослідження, що викладені в дисертації, дозволили: запропонувати схемо технічні рішення реалізації оптико-електронних приладів та систем діагностики периферійного кровообігу; розробити уніфіковані оптико-електронні перетворювачі світлових потоків для реєстрування фотоплетизмографічних даних;сформулювати вимоги щодо створення не інвазивних оптико-електронних приладів та систем діагностування периферійного кровонаповнення судин; здійснити апаратно-програмне оцінювання біомедичних сигналів. 

					На основі запропонованих моделей, методик і рекомендацій розроблено, виготовлено та апробовано оптико-електронні прилади та системи діагностування периферійного кровонаповнення та оцінювання мікроциркуляторних змін кон’юнктиви ока, показано медико-технологічний ефект, який підтверджено результатами експериментальних досліджень та актами впровадження. 

					Шляхом застосування неінвазивних оптико-електронних систем та приладів для дослідження периферійного кровообігу показано взаємозв’язок біомедичних факторів до і після лікування. При цьому коефіцієнт кореляції складає до терапії rxy= 0,65 та після терапії rxy= 0,7; помилка коефіцієнта кореляції ;достовірність коефіцієнта кореляції , що доводить об’єктивність отриманих даних. 

					Запропоновані у роботі неінвазивні оптико-електронні прилади та системи з оптичним перетворенням біомедичної інформації для оцінювання периферійної мікроциркуляції є комфортними та орієнтовані на впровадження модифікації найефективніших сучасних програмно-апаратних засобів з використанням сучасних баз знань. Запропоновані методи реалізовані у впроваджених оптико-електронних системах та пристроях комплексного діагностування периферійного кровообігу, що дозволяють практичним лікарям розширити діапазон об’єктів світлодіагностики і, тим самим, номенклатуру захворювань і забезпечити порівняно з реоплетизмографічними, УЗ-діагностикою, мобільність, комфортність і екологічність процесу діагностики.


СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

			

		Основними з опублікованих наукових праць є:

			Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи: (Монографія) / С.В.Павлов, В.П. Кожем'яко, В.Г.Петрук, П.Ф. Колісник– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 254 с. 

			Оптико-електронні методи і засоби для обробки та аналізу біомедичних зображень: (Монографія) / В.П.Кожем’яко, С.В.Павлов, К.І. Станчук– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 203 с.

			Павлов С.В. Фотоплетизмографічні технології контролю переферічного кровообігу // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. –№1(13). – С. 146 – 156.

			Павлов С.В. Методологічні аспекти побудови оптико-електронних „око-процесорних” систем діагностики периферичного кровонаповнення // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. –№2 (14). – С. 183-192. 

				Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Тимофіїва Н.П., Тимофіїв І.В. Аналізметодів лазерної діагностики біотканин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.1997. №1.С.59–65.

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Тимофіїв І.В. Ельхатиб Мохаммед. Лазерні методи діагностики стану серцево-судинної системи // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –1998. – № 2. – С. 139 – 144.

			Павлов С.В., Рами Хамди, Колесник П.Ф., Троян А.С., Готра О.З. Анализ оптических методов оценки физиологических свойств кожи // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–1998. – №3.– С.137 – 141.

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Гальченко Я.О. Барило О.С. Оптичні методи оцінки мікроциркуляції в щелепно-лицьовій області // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–1999. – №3. – С.56 – 60.

			Павлов С.В., Барило О.С, Гальченко Я.О., Мохамед Ельхатиб, Кожем’яко Н.В. Лазерний діагностичний комплекс аналізу мікроциркуляторних порушень при запальних процесах щелепно-лицьової ділянки // Українсь-кий журнал медичної техніки та технології. – 2000. – № 1–2. –С. 37 – 39. 

			Saldan I., Pavlov S., Kolesnic P., Zabrodskaya S., Nazarenko O. Optical Method for Analysis of Conjunctiva Microcirculation // Optoelectronic Information Technologies: Selected Paper from the International Conference SPIE “Photonics-ODS’2000”. – New-York, USA, 2000.–V.4425. - P. 124 -130.

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Понура О.І. Кожем’яко К.В. Застосування KVP-перетворень в засобах представлення інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–2000. –№1.–С. 101–106.

			Kozhemyako V.P., Pavlov S.V., Chepornyuk S.V., Kolesnic P.F., Zabrobskay S.A. Method of Cardio-Vascular System State Estimation by Level of Eye Conjunctiva Microcirculation // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2000. – Т.2,№4. – С.57 – 61.

			Saldan I., Pavlov S., Kolesnic P., Saldan J. Optic-Electronic Systems for Analysis of Conjunctiva Microcirculation // Оптико-електронні інфор-маційно-енергетичні технології. – 2001. – № 1. – С. 221–227. 

			Салдан Й. Р., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Cтанчук К.І., Семенець О.М., Дауд Аммар Алі. Застосування оптико-електронних інформаційних систем для аналізу мікроциркуляції кон’юнктиви ока // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2001. – № 2. – С. 124 – 128. 

			Павлов С.В., Станчук К.І., Мохамед Ель-Хатіб, Семенець О.М. Методи обробки біосигналів із застосуванням фільтрації // Вимірювальна обчислювальна техніка в технологічних процесах.–2001.– №2. – С. 96–100.

			Павлов С.В., Мохамед Ель-Хатіб, Матохнюк М.В., Семенець О.М. Метрологічний аналізінформаційно-вимірювального каналуоптико-електронної системи для дослідження мікроциркуляції // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2001.–№ 3. – С.36 – 39.

			Сєркова В.К., Станіславчук М.А., Павлов С.В., Шевчук С.В.,Мохаммед Ель-Хатіб, Шевчук О.В.Особливості використання принципу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною при діагностиціуражень судин у хворих на системний червоний вовчак // Український журнал медичної техніки ітехнології. – 2001. – №1. – С. 33 – 39.

			Павлов С.В., Матохнюк М.В. Метод спектрального аналізу для обробки фотоплетизмографічних сигналів // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – №1(3). – С. 114 – 120.

			Павлов С.В., Превар А.П., Матохнюк М.В., Чернуха А.П. Застосування оптико-електронних та лазерних технологій при аналізі мікроциркуляторних змін у вогнищі гострого гнійного запалення в ділянці нижніх кінцівок // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – №2 (4). – С. 148 – 153.

			Павлов С.В., Мохамед Ель-Хатіб. Аналіз лазерних систем для біомедичних досліджень// Вісник ВПІ. – 2002 . – №1. – С. 65 – 71. 

			Павлов С.В., Хіміч С.Д., Мазур Н.В., Кателян О.В. Оптико-електронні методи аналізу периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2003. – №1–2(5–6). – С. 93 – 100.

			Кожем’яко В.П., ПавловС.В., Хані Аль-Зубі. Методи та засоби ідентифікації біомедичної інформації на основі KVP – перетворень // Вісник ВПІ. – 2003. –№1. – С.58 – 63.

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Семенець О.М. Застосування методу Q-перетворення для аналізу біомедичної інформації // Вісник ВПІ. –2003. –№ 6. – С. 288 – 290.

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Яровий А.А., Кожем’яко К.В., Мутасім Абу Шабан. Концепції розвитку біопроцесорних таймерів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–2003.– №1.–C.140– 143.

			Павлов С.В., Данильчук М.М., Семенець О.М., Станчук К.І. Методи фільтрації біосигналів на основі апроксимації ортогональними степеневими многочленами // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2004. –№1. – C.131 – 136.

			Мартинюк Т.Б., Павлов С.В., Бітюкова Ж.О., Белік Н.В. Паралельний метод класифікації біоелектричних сигналів за принципом різницевих зрізів // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2004. – № 2 (8). – С. 102 – 109.

			Павлов С.В., Станіславчук М.А., Хоменко В.М., Ахмед А. Авад. Оптико-електронні технології при аналізі кровопостачання чутливих точок у хворих на фіброміалгію // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – № 1(9). – С. 125– 129. 

			Павлов С.В., Ахмед Авад. Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Кореляційний аналіз позитивних змін показників гемодинаміки та мікроциркуляції шляхом застосування фотоплетизмографічних технологій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–2005.– №2.–147–151.

			Павлов С.В., Ахмед А. Авад, Василініч Т.М. Застосування вейвлет-перетворення для аналізу фотоплетизмографічних даних // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.–2006.–1(11).–С.151– 155. 

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Поплавський А.В., Бурденюк І.І., Кожем’яко І.А. Особливості побудови оптико-електронних засобів око-процесорного типу для оброблення зображень // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – 1(11). – С. 47–54. 

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Шевченко О.В., Дмитрук В.В. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система біомедичного призначення // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – №2(12). – С. 192–196.

			Ротштейн О.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Хомовський В.В., Марков С.М. Метод діагностики патологічних змін у сегментах хребта з застосуванням математичного апарату нечіткої логіки // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – №2(6). – С. 62–66.

			Павлов С.В., Колісник П.Ф., Семенец О.М., Ахмед Авад, Хомовський В.В. Оптико-електронні інформаційні технології контролю фотоплетизмографічних сигналів // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006.– 3(7). – С.85–91.

			Азаров О.Д., Павлов С.В., Мисловський В.П., Думенко В.П. Інформаційні технології перетворення фотоплетизмографічних сигналів // Оптико-елект-ронні інформаційно-енергетичні технології.–2007.–№1 (13).–С.128–133.

			Kozhemiako V., Pavlov S., Markov S., Cheporniuk S. Optoelectronic Methodof the Effected Vertebra-Motive Segnents Definition for Osteochondrosis Diagnosis // Analysis of Biomedical Signals and Images: Proceeding of 13-th Biennial International Conference “Biosignal’ 96. – Brno-Czech Republic, 1996. – P. 365-367.

			Kozhemjako V., Pavlov S., E.Ponura, Nazarenko O. Eye-ProcessedKVP-Transformer of Images // Microelectronics Technologies and Microsystems: Proceedings of the 2-nd International Symposium. – Lviv, 1998. –P. 180–185.

			Kojemiako V.P., Pavlov S.V., Savaliuk I.M., Rami R. Hamdi, Kojemiako N.V. Biomedical Optoelectronic Processor For Control Of Human Organism State // Biomedical Measurement and Instrument: Proceeding of the 8-th International IMEKO Conference on Measurement in Clinical Medicine. - Dubrovnik-Croatian, 1998. – P. 2-70–2-71.

			Кожем’яко В.П.,Салдан Й.Р., Павлов С.В., Довгалюк Ю.П., Хані Аль-Зубі. Оптико-електронні засоби “око-процесорного типу” реєстрації та обробки біомедичної інформації // Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики: Матеріали II Міжнародного Смакулового симпозіуму. – Тернопіль, 2000. – С. 246 – 247.

			Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Салдан Й.Р., Яровий А.А., Аль-Зубі Хані. Перспективність застосування оптико-електронних систем око-процесорного типу при реєстрації та обробці біомедичної інформації // Photonics-ODS’2002: II Міжнародна науково-технічна конференція з оптоелектронних інформаційних технологій. Вінниця, 23-25 квітня 2002 р. – Вінниця, 2002. – С. 53.

			Павлов С.В., Барило А.С., Ахмед А.А. Авад. Оптоэлектронный сенсор для анализа микроциркуляции в ЧЛО // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології „СЕМСТ-1”: Міжнародна науково-технічна конференція. Одеса, 1–5 червня, 2004 р. –Одеса, 2004. – С. 223. 

			Павлов С.В., Коробов А.М., Каcарда В.І., Колісник П.Ф., Су Тао. Перспективи розвитку біомедичної оптики у проблемі комплексного діагностування людини// Применение лазеров в медицине и биологии: ХХV Международная научно-практическая конференция. Луцк, 24-28 мая 2006 г. – Харьков,2006. – С.124 - 125.

			Павлов С.В., Юхимчук С.В., Василенко В.Б., Мысловский И.В. Проблемы проектирования оптико-электронных систем для исследования периферической микроциркуляции // Применение лазеров в медицине и биологии: ХХV Международная научно-практическая конференция. Луцк, 24-28 мая 2006 г. – Харьков,2006. – С.125 - 127.

			Ротштейн О.П., Павлов С.В., Колісник П.Ф., Марков С.М., Лівшиць І.І. Способ оценки стану серцево-судинної системи методом нечітких множин // Применение лазеров в медицине и биологии: ХХV Международная научно-практическая конференция. Луцк, 24-28 мая 2006 г. – Харьков,2006. – С.127 - 128.

			Бариляк А.Я., Павлов С.В., Барило О.С., Шевчук І.В. Ефективність застосування лазерних технологій в стоматології // Применение лазеров в медицине и биологии: ХХVI Международная научно-практическая конференция. Ялта, 11-14 октября 2006 г. – Харьков,2006. – С.14-15.

			Петрук В.Г., Кватернюк С.М., Солоненко В.І., Павлов С.В. Дослідження інтерактивного поляризаційного спектроекстинкциметра // Применение лазеров в медицине и биологии. II Шахбазовские чтения: XXVІІІ Международная научно-практическая конференция. – Ялта, 21-24 октября 2007 г. – Харьков, 2007. - С. 134 – 135.

			Павлов С.В., Коробов А.М., Ганиш Н.В. Перспективи розвитку біомедичної оптики у проблемі комплексного діагностування та терапії людини // Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій: ІV Міжнародна науково-практична конференція – Київ, 10 жовтня 2007 р. – Київ, 2007. – Ч.I. -С. 83 – 87.

			Патент №46070 А UA. МКВ G 04G1/00, 1/04, 3/00, A61 B5/00. Біопроцесорний таймер-годинник / В.П. Кожем’яко, С.В. Павлов, П.Ф.Колесник, С.М.Білан, І.М. Савалюк, Н.В. Кожем’яко, Рамі Р. Хамді. – № 98062879; Заявл. 02.06.1998; Опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 7 с.

			Патент № 52616 UA, МКВ G 06 G 7/14, G 06 G 9/00. Спосіб розпізнавання зображень з око-процесорним виділенням визначників та пристрій для його здійснення / В.П. Кожем’яко, С.В.Павлов О.І.Понура, Хамді Р. Рамі, А.В. Кожем’яко, О.В. Кожем’яко. – № 98031282; Заявл. 12.03.1998; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 6 с.

			Патент № 55612А UA. Спосіб визначення уражень судин у хворих на системний червоний вовчак / С.В.Павлов, С.В.Шевчук, М.В.Матохнюк. – № 2001128905; Заявл. 21.12.2001; Опубл. 15.04.2003, Бюл №14. –6 с.

			Патент № 60514А UA. МКВ А 61 В 5/00. Спосіб визначення ступеня насичення киснем судин сітківки / Й.Р. Салдан, С.В.Павлов, О.М.Семенець, Ю.Й.Салдан, В.Й.Салдан. – № 2002118957; Заявл. 12.11.2002; Опубл. 15.10.2003, Бюл. №10. – 4 с.

			Патент № 60627А UA. МКВ G 06 F 15/00. Пристрій для кореляційного аналізу біозображень / В.П.Кожем’яко, С.В.Павлов, Д.Ш.Гельман, О.М.Семенець. – № 2003010398; Заявл. 16.01.2003; Опубл. 15.10.2003, Бюл. №10. – 4 с.

			Патент № 2178915 РФ. МКИ G 06 G 7/14, G 06 G 9/00. Способ глаз-процессорной обработки изображений и оптико-электрическое устройство для его реализации // В.П. Кожемяко, С.В.Павлов С.В., Е.И.Понура, Хамди Рейхи Рами, А.В. Кожемяко, О.В. Кожемяко. – № 98113270; Заявл. 03.07.1998; Опубл. 27.01.2002, Бюл. №1. – 14 с.

			Патент № 9909 UA. МКВ А 61 B 5/02. Фотоплетизмограф / С.В.Павлов, Т.Б. Мартинюк, Т.І. Козловська. – № 200503828; Заявл. 22.04.2005; Опубл. 17.10.2005. – Бюл. №10. – 3 с.

			Патент № 18563 A. МКВ А 61 B 5/026. Пристрій для визначення периферійного кровонаповнення передньої черевної стінки / С.В.Павлов, О.В. Кателян, С.Д. Хіміч, Н.В. Мазур, О.В. Гладська. – № u2006005088; Заявл. 10.05.2006; Опубл. 15.11.2006. – Бюл. №11. – 3 с.

			Патент № 18471 UA. МКВ А 61 B 5/02. Фотоплетизмограф / Т.Б. Мартинюк, С.В.Павлов, М.В.Матохнюк, Л.П.Зеленчук. – № u2006 04608; Заявл. 25.04.2006; Опубл. 15.11.2006. – Бюл. №11. – 2006. – 3 с.

			Патент № 19123 UA. МКВ А 61 B 10/00. Спосіб виявлення позитивних чутливих точок у хворих на фіброміалгію / В.М.Хоменко, С.В.Павлов, М.А. Станіславчук, В.П. Думенко. – № u2006 01598; Заявл. 16.02.2006; Опубл. 15.12.2006. – Бюл. №12. – 3 с.

			Патент № 28725 UA. МКВ А 61 B 5/02. Пристрій для дослідження периферійної мікроциркуляції кровотоку в щелепно-лицьовій ділянці / С.В. Павлов, О.С. Барило, О.О. Тимофєєв, С.М. Марков, І.В. Шевчук – № u 2007 06843; Заявл. 18.06.2007; Опубл. 25.12.2007. – Бюл. № 21. – 5 с.

	
АНОТАЦІЯ



Павлов С.В. Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу. – Рукопис.

	Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця – 2008.

	Дисертацію присвячено питанням створення нового класу неінвазивних інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів для діагностики рівня периферійного кровонаповнення з керованою динамікою характеристик оптичного випромінювання. Основна концепція роботи грунтуєтьсяна єдності теоретичних, алгоритмічних, конструктивних і технологічних аспектів розв’язку задач забезпечення медико-технічних вимог, стабільності функціонування та якості неінвазивних оптико-електронних систем та приладів комплексного діагностування периферійного кровообігу. Запропоновані на нових принципах методи моделювання, рекомендації для створення наукових основ проектування оптико-електронних систем та приладів. Запропоновано математичні моделі діагностики гемодинамічних показників, які враховують порушення периферійного кровообігу у хребетно-рухомих сегментах відповідно із експертною базою даних. Запропоновано коригуючі моделі пошарового розповсюдження оптичного випромінювання під час оцінювання рівня периферійної мікроциркуляції на заданій довжині хвилі зондуючого випромінювання. Сформовано зразкові шаблони-маски із застосуванням методу вейвлет-перетворення для виявлення рівня патологій периферійної мікроциркуляції, що дозволяє підвищити достовірність діагностування периферійного кровообігу. Дістала подальшого розвитку структурна організація оптико-електронних систем „око-процесорного” типу для діагностування периферійного кровонаповнення та мікроциркуляторних показників кон’юнктиви ока. Обгрунтовано вибір конструктивно-технологічних базисів. Наведено результатидосліджень на основі розроблених математичних моделей у медичній практиці, що демонструють істотне покращення медико-технологічного ефекту. 

	Ключові слова: біооко-процесор, оптичне випромінювання, оптико-електронні системи та прилади, фотоплетізмограма, оптичний сенсор, випромінювач, неінвазивність дослідження, оброблення сигналів та зображень.

	
ABSTRACT



	Pavlov S.V. Noninvasive Optic-Electronic Devices and Systems for Diagnosis of Peripheral Blood-Flow Microcirculation.- Manuscript.

	The thesis for Doctor of Technical Science on the speciality 05.11.17 Biological and Medical Devices and Systems. – Vinnytsia NationalTechnical University, Vinnytsia – 2008.

	The thesis is dedicated development of new class of the non-invasive bioeye-processor optic-electronic devices and systems for diagnosis of peripheral blood-flow microcirculation with the control dynamic characteristics of optical radiation. A basic work conception is based on the unity of theoretical, algorithmic, structural and technological aspects of task solution for ensuring medical and technical requirements, stability in functioning and quality of non-invasive optic-electronic systems and devises for complex diagnosing of peripheral blood circulation. The methods are designed on new principles, as well as the recommendations for creation the scientific background for designing optic-electronic devices and systems. There dad been suggested the mathematical models for diagnosing haemodynamic indexes which account for influencing theperipheral blood circulation in the vertebral moving segments according with the expert data base.|received| There had been suggested the correcting models of every-layer distribution of optic radiation during the evaluation of level of peripheral microcirculation on the set wave length of radiation. There had been formulated the sample etalons with the application of wavelet-method for determination of level of pathology of peripheral blood microcirculation, which allows to improve the reliability of diagnosing of peripheral blood circulation. The structural organization of optical-electronic systems of the “eye processor” |figure,camp,mill| type for diagnosing the of peripheral blood saturation and microcirculative indexes of eye conjunctive had been further developed. There dad been substantiated the choice of designing and technological basis.There had been given the research results on the basis of the developed mathematical models in medical practice, which testify to the essential improvement of medical and technological effects.

	Key words: bioeye-processor, optic radiation, optic-electronic devices and systems, photopletismogram, optical sensor, light emission, noninvasive of investigation, signal and image processing

	
АННОТАЦИЯ



	Павлов С.В. Неинвазивные оптико-электронные приборы и системы диагностики микроциркуляции периферического крообращения. - Рукопись.

	Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.17 - Биологические и медицинские приборы и системы.-Винницкий национальный технический университет, Винница – 2008.

	Диссертация посвящена вопросам создания новых и развитию существующих решений не инвазивных интеллектуальных оптико-электронных систем и приборов для диагностики периферического кровообращения с управляемой динамикой характеристик оптического излучения. Основная концепция работы основывается на единстве теоретических, алгоритмических, конструктивных и технологических аспектов решения задач обеспечения медико-технических требований, стабильности функционирования и качества не инвазивных оптико-электронных систем и приборов для комплексной диагностики периферического кровонаполнения. Предложены корректирующие модели послойного распространения оптического излучения для оценивания уровня периферической микроциркуляции на заданной длине волны зондирующего излучения, которое заключается в регистрации отраженного светового потока біооко-процессорными оптико-электронными приборами и системами. В отличие от известных, разработанные учитывают, вместе с осевой силой света и углом излучения, расчетно-экспериментальные и справочники данные аналогов, а также априорные параметры характеристик отражения, на основании чего разработаны рекомендации относительно проектирования не инвазивных оптико-электронных біооко-процессорных систем диагностики периферического кровообращения. Впервые получены математические модели диагностики гемодинамичних показателей, которые учитывают нарушение периферического кровообращения в позвоночно-двигательных сегментах в соответствии с экспертной базой данных, что позволяет диагностировать состояние, как периферических сосудов, так и отдельных органов организма человека путем обработки фотоплетизмографичной информации. Получены образцы-маски на основе применения метода вейвлет-преобразования для выявления уровня патологий периферической микроциркуляции. 

	Практические исследования, изложенные в диссертации, позволили: предложить рекомендации по реализации схемотехнических решений построения интеллектуальных не инвазивных оптико-электронных приборов и систем диагностики периферческого кровообращения; разработать унифицированные оптико-электронные преобразователи световых потоков для регистрации фотоплетизмографичних данных; сформулировать требования относительно создания неинвазивних оптико-электронных приборов и систем диагностики периферического кровенаполнения сосудов; осуществить аппаратно-программную реализацию процесса для оценивания биомедицинских сигналов. На основе предложенных моделей, методик и рекомендаций изготовлены и апробированы неинвазивные оптико-электронные приборы и системы диагностики периферийного кровенаполнения и оценивания микроциркуляторних изменений конъюнктивы глаза, показан их медико-технологический эффект, который подтвержден результатами экспериментальных исследований. 

Отдельные разработки диссертационной работы внедрены на базе Украинского научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница), Научно-производственной корпорации «Лазер и здоровье», (г. Харьков), Волынского областного санатория матери и ребенка «Пролесок», Винницкого национального медицинского университета, Винницкого областного центра планирования семьи и репродукции ребенка. 

Также теоретические результаты диссертационной работы используются в учебном процессе на кафедре ЛОТ ВНТУ в рамках специализации "Лазерная и оптоэлектронная техника в биомедицинских системах и аппаратах" при изложении таких дисциплин, как: "Схемотехника биомедицинских оптико-электронных аппаратов", "Системотехника оптико-электронныхи лазерных систем", "Методы обработки и распознавания биомедицинских изображений", "Обработка биомедицинских изображений". 

	Ключевые слова: биоглаз-процессор, оптическое излучение, оптико-электронные системы и приборы, фотоплетизмограмма, оптический сенсор, излучатель, не инвазивность исследований, обработка сигналов и изображений.