Реализация цифрового термометра на основе микроконтроллера ATmega 128 (с использовнием термодатчика DS18B20)

2



Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования

"Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана"

Калужский филиал

Факультет электроники, информатики и управления

Кафедра "Системы автоматического управления и электротехника" 

(ЭИУ3-КФ)







Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе

на тему:

"Реализация цифрового термометра на основе микроконтроллера ATmega 128 (с использовнием термодатчика DS18B20)"

по дисциплине:

Проектирование алгоритмов и программного обеспечения























Калуга, 2009


Содержание



1. Теоретическая часть

1.1 Аннотация

1.2 Постановка задачи

1.3 Общие сведения о микроконтроллерах AVR

1.4 Основные параметры AVR

1.5 Программирование микроконтроллера с использованием программы на языке С

1.6 Передача данных на Com-порт

1.7 Вывод значений на ЖКИ

1.8 Описание температурного датчика DS18B20

1.9 Подключение датчика DS18B20 с использованием порта 1-Wire

2. Конструкторская часть

2.1 Общие сведения. Функциональное назначение используемых программ

2.2 Реализация

2.3 Запуск и выполнение

3. Список используемой литературы

Приложение


1. Теоретическая часть



1.1 Аннотация



Данный курсовой проект представляет собой термометр, реализованный на микроконтроллере AVR. Устройство может выполнять следующие действия:

определение температуры окружающей среды;

отображение температуры окружающей среды на ЖК дисплее;

отображение температуры окружающей среды в com-порт;

своевременное реагирование на изменение температуры, реализованное с помощью устанавливаемой по желанию задержки опроса;



1.2 Постановка задачи



Используя средства языка программирования необходимо создать цифровой термометр на основе микроконтроллера ATmega 128 семейства AVR. Должны выполняться действия: измерение температуры окружающей среды, вывод значений температуры на ЖК дисплей и в com-порт.



1.3 Общие сведения о микроконтроллерах AVR



Микроконтроллер - компьютер на одной микросхеме. Предназначен для управления различными электронными устройствами и осуществления взаимодействия между ними в соответствии с заложенной в микроконтроллер программой. В отличие от микропроцессоров, используемых в персональных компьютерах, микроконтроллеры содержат встроенные дополнительные устройства. Эти устройства выполняют свои задачи под управлением микропроцессорного ядра микроконтроллера.

С развитием микроэлектроники микроконтроллеры AVR получили широкое распространение в нашей жизни. Это устройства, в которых объединены процессор и периферийное оборудование. Такое объединение позволяет уменьшить массу стоимость и энергопотребление проектируемого устройства.

Типичный современный микроконтроллер имеет следующие встроенные схемы: центральное процессорное устройство (ЦПУ), память программ, оперативная память данных, тактовый генератор, цепь сброса, последовательный порт, таймер, таймер, аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Устройства памяти включают оперативную память (RAM), постоянные запоминающие устройства (ROM), перепрограммируемую ROM (EPROM), электрически перепрограммируемую ROM (EEPROM). Таймеры включают, и часы реального времени, и таймеры прерываний. Средства I/O включают последовательные порты связи, параллельные порты (I/O линии), аналого-цифровые преобразователи (A/D), цифроаналоговые преобразователи (D/A), драйверы жидкокристаллического дисплея (LCD) или драйверы вакуумного флуоресцентного дисплея (VFD). Встроенные устройства обладают повышенной надежностью, поскольку они не требуют никаких внешних электрических цепей.



1.4 Основные параметры AVR



Основные параметры AVR:

тактовая частота до 20 МГц;

встроенный программируемый RC-генератор, частота 1, 2, 4, 8 МГц;

Flash-ПЗУ программ, программируемое в системе, 10 000 циклов перезаписи;

Энергонезависимая память данных EEPROM (100 000 циклов перезаписи);

внутреннее ОЗУ со временем доступа 1 такт;

6 аппаратных команд умножения (для семейства mega);

развитая система адресации, оптимизированная для работы с С-компиляторами;

32 регистра общего назначения (аккумулятора);

синхронный (USART) или асинхронный (UART) (в mega64 и mega128 их по 2);

синхронный последовательный порт (SPI);

двухпроводный интерфейс TWI, совместимый с интерфейсом I2C;

многоканальный PWM 8-, 9-, 10-, 16-битный ШИМ-модулятор;

10-битный АЦП с дифференциальными входами;

программируемый коэффициент усиления перед АЦП 1, 10 и 200;

встроенный источник опорного напряжения 2,56 В;

аналоговый компаратор;

сторожевой таймер - перезагружает МК при "зависании";

настраиваемая схема задержки запуска после подачи питания;

схема слежения за уровнем напряжения питания;

JTAG-интерфейс для подключения эмулятора (в МК с объемом ПЗУ от 16кбайт);

Малое энергопотребление (менее 100мкА в активном режиме на частоте 32кГц);

датчик температуры (в ATtiny25 ATtiny45 ATtiny85).



1.5 Программирование микроконтроллера с использованием программы на языке С



Таблица 1. Типы данных языка С для AVR

Тип

Размер (бит) 

Диапазон значений

bit

1

0, 1

char

8

-128…127

unsigned char

8

0…255

signed char

8

-128…127

int

16

-32768…32767

short int

16

-32768…32767

unsigned int

16

0…65535

signed int

16

-32768…32767

long int

32

-2147483648…2147483647

unsigned long int

32

0…4294967295

signed long int

32

-2147483648…2147483647

float

32

±1.175e-38…±3.402e38

double

32

±1.175e-38…±3.402e38



Таблица 2. Зарезервированные слова

break

else

int

struct

bit

enum

interrupt

switch

case

extern

long

typedef

char

flash

register

union

const

float

return

unsigned

continue

for

short

void

default

funcused

signed

volatile

do

goto

sizeof

while

double

if

sfrw



eeprom

inline

static





Для вывода данных в порт используется регистр PORTx, а для ввода - PINx. Для настройки порта на выход в регистр управления необходимо записать единицу, и наоборот, для настройки на вход-ноль.



1.6 Передача данных на Com-порт



Для связи ПК и вашего устройства необходим какой-либо физический интерфейс. Очень удобен и прост интерфейс RS232 - в ПК он реализован в виде COM-портов.

Универсальный внешний последовательный интерфейс - CОМ-порт (Communications Port - коммуникационный порт) присутствует в PC начиная с первых моделей. Этот порт обеспечивает асинхронный обмен по стандарту RS-232C. СОМ-порты реализуются на микросхемах универсальных асинхронных приемопередатчиков (UART), совместимых с семейством i8250/16450/16550. Они занимают в пространстве ввода-вывода по 8 смежных 8-битных регистров и могут располагаться по стандартным базовым адресам 3F8h (СОМ1), 2F8h (COM2), 3E8h (COM3), 2E8h (COM4). Порты могут вырабатывать аппаратные прерывания IRQ4 (обычно используются для СОМ1 и COM3) и IRQ3 (для COM2 и COM4). С внешней стороны порты имеют линии последовательных данных передачи и приема, а также набор сигналов управления и состояния, соответствующий стандарту RS-232C. СОМ-порты имеют внешние разъемы-вилки (male - "папа") DB25P или DB9P, выведенные на заднюю панель компьютера. Характерной особенностью интерфейса является применение "не ТТЛ" сигналов - все внешние сигналы порта двуполярные.

Гальваническая развязка отсутствует - схемная земля подключаемого устройства соединяется со схемной землей компьютера. Скорость передачи данных может достигать 115 200 бит/с.

Название порта указывает на его основное назначение - подключение коммуникационного оборудования (например, модема) для связи с другими компьютерами, сетями и периферийными устройствами. К порту могут непосредственно подключаться и периферийные устройств с последовательным интерфейсом: принтеры, плоттеры, терминалы и другие. СОМ-порт широко используется для подключения мыши, а также организации непосредственной связи двух компьютеров. К СОМ-порту подключают и электронные ключи.

Напряжение на выходе данных из COM-порта ПК (это ножка 3 в 9-ти штырьковом разъеме) по стандарту RS232 таково:

логическая "1" от - 5 до - 15 вольт

логический "0" от +5 до +15 вольт

На самом деле сигналы в COM называются по-другому! Здесь называется "логический" по аналогии названия в МК. Для согласования напряжений и логических уровней COM-порта и USART МК используют микросхемы типа MAX232.

По линии TxD данные передаются от МК в ПК (через MAX232).

По линии RxD МК принимает данные от ПК.

Для отправки и приема данных можно использовать гипертерминал Windows или более удобные программы (мы будем использовать Терминал из состава компилятора CodeVisionAVR).

Формат представления данных в лабораторной работы мы оставим по умолчанию: 8 Data, 1 Stop, No Parity (8-битовые данные, без проверки четности, 1 стоповый бит), а скорость выберем произвольно. В этом случае на передачу одного символа (в формате 8N1 - установленном нами выше при настройке UART) тратится время в Сек:

10 разделить на скорость USART в бод/сек.



1.7 Вывод значений на ЖКИ



Алфавитно-цифровые ЖКИ-модули представляют собой недорогое и удобное решение, позволяющее сэкономить время и ресурсы при разработке новых изделий, при этом обеспечивают отображение большого объема информации при хорошей различимости и низком энергопотреблении. Возможность оснащения ЖКИ-модулей задней подсветкой позволяет эксплуатировать их в условиях с пониженной или нулевой освещенностью, а исполнение с расширенным диапазоном температур (-20°С... +70°С) в сложных эксплуатационных условиях, в том числе в переносной, полевой и даже, иногда, в бортовой аппаратуре.

Контроллер HD44780 потенциально может управлять 2-мя строками по 40 символов в каждой (для модулей с 4-мя строками по 40 символов используются два однотипных контроллера), при матрице символа 5 х 7 точек. Контроллера также поддерживает символы с матрицей 5 х 10 точек, но в последние годы ЖКИ-модули с такой матрицей практически не встречаются, поэтому можно считать, что фактически бывают только символы 5х7 точек.

Существует несколько различных более-менее стандартных форматов ЖКИ-модулей (символов х строк): 8х2, 16х1, 16х2, 16х4, 20х1, 20х2, 20х4, 24х2, 40х2, 40х4. Встречаются и менее распространенные форматы: 8х1, 12х2, 32х2 и др., - принципиальных ограничений на комбинации и количество отображаемых символов контроллер не накладывает - модуль может иметь любое количество символов от 1 до 80, хотя в некоторых комбинациях программная адресация символов может оказаться не очень удобной.

Жидкокристаллический модуль MT-16S2H состоит из БИС контроллера управления и ЖК панели. Контроллер управления КБ1013ВГ6, производства ОАО "АНГСТРЕМ" (www.angstrem.ru), аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG.

Модуль выпускается со светодиодной подсветкой. Внешний вид приведен на рисунке 1. Модуль позволяет отображать 1 строку из 16 символов. Символы отображаются в матрице 5х8 точек. Между символами имеются интервалы шириной в одну отображаемую точку.

Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует его код в ячейке ОЗУ модуля.

Модуль содержит два вида памяти - кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖК панелью.

Модуль позволяет:

модуль имеет программно-переключаемые две страницы встроенного знакогенератора (алфавиты: русский, украинский, белорусский, казахский и английский)

работать как по 8-ми, так и по 4-х битной шине данных (задается при инициализации);

принимать команды с шины данных (перечень команд приведен в таблице 4);

записывать данные в ОЗУ с шины данных;

читать данные из ОЗУ на шину данных;

читать статус состояния на шину данных;

запоминать до 8-ми изображений символов, задаваемых пользователем;

выводить мигающий (или не мигающий) курсор двух типов;

управлять контрастностью и подсветкой;

Программирование и управление:

Перед началом рассмотрения принципов управления ЖКИ-модулем, обратимся к внутренней структуре контроллера HD44780, чтобы понять основные принципы построения ЖКИ-модулей на его основе. Эта информация позволит понять способы организации модулей различных форматов с точки зрения программной модели, а также мотивации конструкторов ЖКИ-модулей.

Другие элементы не являются объектом прямого взаимодействия с управляющей программой - они участвуют в процессе регенерации изображения на ЖКИ: знакогенератор, формирователь курсора, сдвиговые регистры и драйверы (напоминаем, что приведенная схема - упрощенная, и многие не важные для получения общей картины промежуточные элементы на ней опущены).

Управление контроллером ведется посредством интерфейса управляющей системы. Основными объектами взаимодействия являются регистры DR и IR. Выбор адресуемого регистра производится линией RS, если RS = 0 - адресуется регистр команд (IR), если RS = 1 - регистр данных (DR).

Данные через регистр DR, в зависимости от текущего режима, могут помещаться (или прочитываться) в видеопамять (DDRAM) или в ОЗУ знакогенератора (CGRAM) по текущему адресу, указываемому счетчиком адреса (АС). Информация, попадающая в регистр IR, интерпретируется устройством выполнения команд как управляющая последовательность. Прочтение регистра IR возвращает в 7-ми младших разрядах текущее значение счетчика АС, а в старшем разряде флаг занятости (BF).

Видеопамять, имеющая общий объем 80 байтов, предназначена для хранения кодов символов, отображаемых на ЖКИ. Видеопамять организована в две строки по 40 символов в каждой. Эта привязка является жесткой и не подлежит изменению. Другими словами, независимо от того, сколько реальных строк будет иметь каждый конкретный ЖКИ-модуль, скажем, 80 х 1 или 20 х 4, адресация видеопамяти всегда производится как к двум строкам по 40 символов.

Будучи устройством с динамической индикацией, контроллер циклически производит обновление информации на ЖКИ. Сам ЖКИ организован как матрица, состоящая в зависимости от режима работы из 8-ми (одна строка символов 5 х 7 точек), 11-ти (одна строка символов 5 х 10 точек) или 16-ти (две строки символов 5 х 7 точек) строк по 200 сегментов (когда строка насчитывает 40 символов) в каждой. Собственный драйвер конроллера HD44780 имеет только 40 выходов (SEG1... SEG40) и самостоятельно может поддерживать только 8-ми символьные ЖКИ. Это означает, что ЖКИ-модули форматов до 8 х 2 реализованы на одной единственной микросхеме HD44780, модули, имеющие большее количество символов, содержат дополнительные микросхемы драйверов, например, HD44100, каждая из которых дополнительно предоставляет управление еще 40-ка сегментами.

У контроллера HD44780 существует набор внутренних флагов, определяющих режимы работы различных элементов контроллера (таблица 7). В таблице 8 приведены значения управляющих флагов непосредственно после подачи на ЖКИ-модуль напряжения питания. Переопределение значений флагов производится специальными командами, записываемыми в регистр IR, при этом комбинации старших битов определяют группу флагов или команду, а младшие содержат собственно флаги.

Подключение модуля LCD:

Функции работы с LCD используются для интерфейса между программами на C и LCD модулями, построенными на микросхемах Hitachi HD44780 или аналогичных. Прототипы для этих функций находятся в файле lcd. h.

До включения файла lcd. h, вы должны объявить порт микроконтроллера, который будет использоваться с модулем LCD. Поддерживаются следующие форматы LCD: 1x8, 2x12, 3x12, 1x16, 2x16, 2x20, 4x20, 2x24 и 2x40 символов.



1.8 Описание температурного датчика DS18B20



DS18B20 - Калиброванный цифровой термометр с однопроводным 1-Wire-интерфейсом и перестраиваемой разрядностью преобразования. Диапазон измеряемых температур от - 55°C до +125°C. Считываемый с микросхемы цифровой код является результатом непосредственного прямого измерения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5°C в диапазоне контролируемых температур - 10°C до +85°C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс. Энергонезависимая память температурных уставок микросхемы обеспечивает запись произвольных значений верхнего и нижнего контрольных порогов. Кроме того, термометр содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемой им температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса компонента организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на одной 1-Wire-линии. Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника энергии, только за счет паразитного питания 1-Wire-линии. Питание микросхемы через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3,0 В до 5,5 В. Термометр размещается в транзисторном корпусе TO-92, или в 8-контактном корпусе SO для поверхностного монтажа (DS18B20Z), или 8-контактном корпусе микро-SOP для поверхностного монтажа (DS18B20U).

Выпускается специальная модификация цифрового термометра, предназначенная только для работы в режиме паразитного питания DS18B20-PAR. Она размещается в транзисторном корпусе TO-92, один из выводов которого не используется.



1.9 Подключение датчика DS18B20 с использованием порта 1-Wire



Однопроводной интерфейс 1-Wire, разработанный в конце 90-х годов фирмой Dallas Semiconductor, регламентирован разработчиками для применения в четырех основных сферах-приложениях:

приборы в специальных корпусах MicroCAN для решения проблем идентификации, переноса или преобразования информации (технология iButton),

программирование встроенной памяти интегральных компонентов,

идентификация элементов оборудования и защита доступа к ресурсам электронной аппаратуры,

системы автоматизации (технология сетей 1-Wire-сетей).

Первое из этих направлений широко известно на мировом рынке и уже давно пользуется заслуженной популярностью. Второе с успехом обеспечивает возможность легкой перестройки функций полупроводниковых компонентов, производимых фирмой Dallas Semiconductor и имеющих малое количество внешних выводов. Третье позволяет обеспечить недорогую, но достаточно эффективную идентификацию и надежную защиту самого разнообразного оборудования. Что касается четвертого применения, то реализация локальных распределенных систем на базе 1-Wire-шины является на сегодня де-факто наиболее оптимальным решением для большинства практических задач автоматизации. В настоящее время Dallas Semiconductor поставляет широкую номенклатуру однопроводных компонентов различных функциональных назначений для реализации самых разнообразных сетевых приложений. Поэтому имеется огромное число конкретных примеров использования 1-Wire-интерфейса для целей автоматизации в самых различных областях, и все больше разработчиков проявляют интерес к этой технологии.

Преимущества 1-Wire-технологии:

простое и оригинальное решение адресуемости абонентов,

несложный протокол,

простая структура линии связи,

малое потребление компонентов,

легкое изменение конфигурации сети,

значительная протяженность линий связи,

исключительная дешевизна всей технологии в целом.

Ведомые однопроводные компоненты, содержащие 1-Wire-интерфейс, выпускаются в двух различных видах. Либо в корпусах MicroCAN, похожих внешне на дисковый металлический аккумулятор, либо в обычных корпусах для монтажа на печатную плату.

Однако наиболее популярными ведомыми компонентами 1-Wire, на базе которых реализовано, пожалуй, наибольшее количество однопроводных приложений, безусловно, являются цифровые термометры типа DS1820. Преимущества этих цифровых термометров с точки зрения организации магистрали, по сравнению с любыми другими интегральными температурными сенсорами, а также неплохие метрологические характеристики и хорошая помехоустойчивость, уже на протяжении полутора десятков лет неизменно выводят их на первое место при построении многоточечных систем температурного контроля в диапазоне от - 55°С до125°С. Они позволяют не только осуществлять непосредственный мониторинг температуры в режиме реального времени, но и благодаря наличию встроенной энергонезависимой памяти температурных уставок, могут обеспечивать приоритетную оперативную сигнализацию в 1-Wire-линию о факте выхода контролируемого параметра за пределы заданных значений. Также поставляются более совершенные термометры DS18В20, у которых скорость преобразования определяется разрядностью результата, программируемой непосредственно по 1-Wire-линии. Цифровой код, считываемый с такого термометра, является прямым результатом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Российской фирмой Rainbow Technologies получен сертификат Госстандарта России об утверждении однопроводных цифровых термометров DS1822, DS18B20, DS18S20, DS1920, производимых концерном Dallas/Maxim Integrated Products, в состав которого входит фирма Dallas Semiconductor, в качестве средств измерения. В подтверждение этого факта имеется документ о том, что данные типы приборов зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и допущены к применению в Российской Федерации.


2. Конструкторская часть



2.1 Общие сведения. Функциональное назначение используемых программ



Для выполнения курсовой работы были использованы следующие программные средства: компилятор языка С для микроконтроллеров AVR (CodeVisionAVR), генератор начального кода программы CodeWizard AVR с необходимой конфигурацией периферии МК (AVR Studio).

CodeVision AVR представляет собой кросс-компилятор языка С, графическую оболочку и автоматический генератор шаблонов программ, ориентированные на работу с семейством микроконтроллеров AVR фирмы Atmel.

Программа представляет собой 32-разрядное приложение для работы в операционных системах Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP.

Кросс-компилятор включает в себя практически все элементы, соответствующие стандарту ANSI. Кроме того, в компилятор включены дополнительные возможности, ориентированные на использование архитектурных особенностей микроконтроллеров AVR и встроенных систем в целом.

Объектные файлы COFF позволяют осуществлять отладку программ с просмотром содержимого переменных. Для этого следует применять свободно распространяемый фирмой Atmel (www.atmel.com) отладчик AVR Studio.

Для отладки систем, использующих последовательную передачу данных, в графической оболочке имеется встроенная программа Terminal.

Кроме стандартных библиотек языка С, компилятор имеет библиотеки для работы с:

ЖКИ индикаторами со встроенным контроллером;

шиной I2C фирмы Philips;

датчиком температуры LM75 фирмы National Semiconductor;

часами реального времени PC8536 и PC8583 фирмы Philips, DS1302 и DS1307 фирмы Dallas Semiconductor;

однопроводным протоколом фирмы Dallas Semiconductor;

датчиками температуры DS1820 и DS1822 фирмы Dallas Semiconductor;

датчиком температуры/термостатом DS1621 фирмы Dallas Semiconductor;

памятью EEPROM DS2430 и DS2433 фирмы Dallas Semiconductor;

шиной SPI;

управлением режимами пониженного потребления энергии;

временными задержками;

преобразованием кодов Грэя.

В CodeVision AVR имеется автоматический генератор шаблонов программ, который позволяет в течение считанных минут получить готовый код для следующих функций:

настройка доступа к внешней памяти;

определение источника прерывания Reset;

инициализация портов ввода/вывода;

инициализация внешних прерываний;

инициализация таймеров/счетчиков;

инициализация сторожевого таймера;

инициализация UART;

инициализация аналогового компаратора;

инициализация встроенного АЦП;

инициализация интерфейса SPI;

инициализация поддерживаемых библиотеками CodeVision AVR микросхем, работающих с однопроводным интерфейсом и шиной I2C;

инициализация модуля ЖКИ со встроенным контроллером.

Кроме того, среда CodeVision AVR включает в себя программное обеспечение для работы с различными AVR-программаторами. После компиляции исходной программы на языке С полученный код может быть сразу записан в память программ микроконтроллера.



2.2 Реализация



Основные компоненты:

1. Микроконтроллер ATmega128

2. Датчик температура DS18B20

3. ЖКИ

Выделим следующие этапы в разработке программного обеспечения термометра:

1. Получение данных с датчика.

2. Передача данных на ЖКИ.

3. Обработка прерывания.

4. Передача данных на ЖКИ.

1. Получение данных с датчика:

Данные получаем с температурного датчика DS18B20, подключенного на порт В.

2. Передача данных на ЖКИ:

Данные выводим на ЖК индикатор, подключенный на порт А.

3. Обработка прерывания:

Промежуток между измерениями 500 мс.

В процессе разработки проекта возникли следующие вопросы:

1. Каким образом подключить датчик к шине 1-Wire?

2. Как зашифрована температура, передаваемая датчиком?

3. Какие специализированные команды необходимо применять для опроса датчика?


2.3 Запуск и выполнение



Скомпилированная программа представляет собой файл типа cof, который прошиваем на микроконтроллер ATmega 128 семейства AVR.

Соединяем компоненты рабочей модели прибора, получаем сигнал с температурного датчика, считываем температуру окружающей среды.


3. Список используемой литературы



Белов А.В. Конструирование устройств на микроконтроллерах. - СПб.: Наука и Техника, 2005. - 256 С.

Бородин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики - М.: Издательство ЭКОМ, 2002. - 400 с.: илл.

Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel М.: ИП РадиоСофт, 2002. - 176 с.

Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы "ATMEL" - М.: Издательский дом "Додека-ХХI", 2004. - 560 с.

Шпак Ю.А. Программирование на языке Си для AVR и PIC микроконтроллеров. - К: ”МК-Пресс", 2006. - 400 С.


Приложение



Код программы

/*****************************************************

This program was produced by the

CodeWizardAVR V1.25.8 Professional

Automatic Program Generator

© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s. r. l.

http://www.hpinfotech.com

Project: Digital Thermometer

Version: 1

Date: 24.11.2009

Author: Marina

Company:

Comments:

Chip type: ATmega128

Program type: Application

Clock frequency: 7,000000 MHz

Memory model: Small

External SRAM size: 0

Data Stack size: 1024

*****************************************************/

#include <mega128. h>

#include <delay. h>

#include <stdio. h>

#include <lcd. h> // Alphanumeric LCD Module functions

#asm // сообщаем куда подключен датчик

. equ __w1_port=0x1B; PORTA

. equ __w1_bit=0

#endasm

 // сообщаем куда подключён ЖКИ

#asm

. equ __lcd_port=0x15; PORTC

#endasm

#include <1wire. h> // 1 Wire Bus functions

#include <ds18b20. h>

/* >>>>>>>>>>>>>>>>maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus */

#define MAX_DEVICES 8

 // Declare your global variables here

/* >>>>>>>>>>>>>>DS18B20 devices ROM code storage area */

unsigned char devices;

unsigned char rom_code [MAX_DEVICES] [9] ;

/*>>>>>>>>>*/char lcd_buffer [33] ;

void main (void)

{ int temp;

unsigned int a;

double d;

UCSR0A=0x00;

UCSR0B=0x10;

UCSR0C=0x06;

UBRR0H=0x00;

UBRR0L=0x2D;

 // >>>>>>>>>>>>>>>> Declare your local variables here

 // Declare your local variables here

 // Input/Output Ports initialization

 // Port A initialization

 // Func7=Out Func6= Out Func5= Out Func4= Out Func3= Out Func2= Out Func1= Out Func0= Out

 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTA=0x00;

DDRA=0xFF;

 // Port B initialization

 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In

 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T

PORTB=0x00;

DDRB=0x02;

 // Port C initialization

 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTC=0x00;

DDRC=0x00;

 // Port D initialization

 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTD=0x00;

DDRD=0x00;

 // Port E initialization

 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTE=0x00;

DDRE=0x00;

 // Port F initialization

 // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

 // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTF=0x00;

DDRF=0x00;

 // Port G initialization

 // Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

 // State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTG=0x00;

DDRG=0x00;

 // Timer/Counter 0 initialization

 // Clock source: System Clock

 // Clock value: Timer 0 Stopped

 // Mode: Normal top=FFh

 // OC0 output: Disconnected

ASSR=0x00;

TCCR0=0x00;

TCNT0=0x00;

OCR0=0x00;

 // Timer/Counter 1 initialization

 // Clock source: System Clock

 // Clock value: Timer 1 Stopped

 // Mode: Normal top=FFFFh

 // OC1A output: Discon.

 // OC1B output: Discon.

 // OC1C output: Discon.

 // Noise Canceler: Off

 // Input Capture on Falling Edge

 // Timer 1 Overflow Interrupt: Off

 // Input Capture Interrupt: Off

 // Compare A Match Interrupt: Off

 // Compare B Match Interrupt: Off

 // Compare C Match Interrupt: Off

TCCR1A=0x00;

TCCR1B=0x00;

TCNT1H=0x00;

TCNT1L=0x00;

ICR1H=0x00;

ICR1L=0x00;

OCR1AH=0x00;

OCR1AL=0x00;

OCR1BH=0x00;

OCR1BL=0x00;

OCR1CH=0x00;

OCR1CL=0x00;

 // Timer/Counter 2 initialization

 // Clock source: System Clock

 // Clock value: Timer 2 Stopped

 // Mode: Normal top=FFh

 // OC2 output: Disconnected

TCCR2=0x00;

TCNT2=0x00;

OCR2=0x00;

 // Timer/Counter 3 initialization

 // Clock source: System Clock

 // Clock value: Timer 3 Stopped

 // Mode: Normal top=FFFFh

 // Noise Canceler: Off

 // Input Capture on Falling Edge

 // OC3A output: Discon.

 // OC3B output: Discon.

 // OC3C output: Discon.

 // Timer 3 Overflow Interrupt: Off

 // Input Capture Interrupt: Off

 // Compare A Match Interrupt: Off

 // Compare B Match Interrupt: Off

 // Compare C Match Interrupt: Off

TCCR3A=0x00;

TCCR3B=0x00;

TCNT3H=0x00;

TCNT3L=0x00;

ICR3H=0x00;

ICR3L=0x00;

OCR3AH=0x00;

OCR3AL=0x00;

OCR3BH=0x00;

OCR3BL=0x00;

OCR3CH=0x00;

OCR3CL=0x00;

 // External Interrupt (s) initialization

 // INT0: Off

 // INT1: Off

 // INT2: Off

 // INT3: Off

 // INT4: Off

 // INT5: Off

 // INT6: Off

 // INT7: Off

EICRA=0x00;

EICRB=0x00;

EIMSK=0x00;

 // Timer (s) /Counter (s) Interrupt (s) initialization

TIMSK=0x00;

ETIMSK=0x00;

 // USART0 initialization

 // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity

 // USART0 Receiver: On

 // USART0 Transmitter: Off

 // USART0 Mode: Asynchronous

 // USART0 Baud Rate: 57600

UCSR0A=0x00;

UCSR0B=0x18;

UCSR0C=0x06;

UBRR0H=0x00;

UBRR0L=0x07;

 // Analog Comparator initialization

 // Analog Comparator: Off

 // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off

ACSR=0x80;

SFIOR=0x00;

PORTB=0x00;

DDRB=0x01;

 // LCD module initialization

lcd_init (16);

w1_init ();

/*>>>>>>>>>>>>>*/

delay_ms (250);

lcd_clear ();

/* detecting device */

devices=w1_search (0xF0,rom_code);

delay_ms (250);

sprintf (lcd_buffer,"%u DS18B20\nDevice detected", devices);

lcd_puts (lcd_buffer);

delay_ms (250);

lcd_clear ();

while (1)

{

temp=ds18b20_temperature (0); // чтение температуры с датчика

if (temp>1000) { // преобразование отрицательной температуры

temp=4096-temp;

temp=-temp;

}

sprintf (lcd_buffer,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1); // запись температуры в массив для вывода на экран

lcd_clear (); // очистка экрана

lcd_puts (lcd_buffer); // вывод температуры

delay_ms (500); // ожидание 500 мс перед следующим измерением

a = ADCW;

d = (double) a / 1024 * 5;

printf ("%f\r", a);

};

}