Устройство теодолитов Т30 и 2Т30

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Устройство теодолитов Т30 и 2Т30»



               Теодолит – это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Происхождение слова "теодолит",  связано с греческими словами theomai смотрю, вижу и dolichos - длинный, далеко.

Теодолиты различаются по точности, способу отсчитывания по лимбу, по конструкции, назначению и другим признакам.

По точности теодолиты делятся на: 

высокоточные (Т-1)

точные (Т-2,Т-5)

технические (Т-15, Т-30)

(цифры – это средняя квадратичная ошибка измерения углов).

ТЕОДОЛИТ Т30

               Теодолит Т30 (рис.1) относится к разряду технических, с повторительной системой вертикальной оси. Система отсчитывания односторонняя. Увеличение трубы 18х, пределы визирования от 1,2 м до бесконечности, цена деления цилиндрического уровня 45". Данный теодолит применяется для прокладывания теодолитных и тахеометрических ходов, плановых и высотных съемок.

 

	Рис.1. Теодолит Т30	                    Рис.2.Отчетное устройство теодолита                        Т30(Штриховой микроскоп)

1 – основание; 2 – исправительный винт цилиндрического уровня; 3, 4 – закрепительный и наводящий винты алидады; 5 – цилиндрический уровень; 6 – наводящий винт зрительной трубы; 7 – кремальера; 8 – закрепительный винт зрительной трубы; 9 – визир; 10 – окуляр зрительной трубы; 11 – окуляр отсчетного микроскопа; 12 – колонка; 13 – подставка; 14 – закрепительный винт лимба; 15 – подъемный винт

В теодолите Т30 отсчетное устройство выполнено в виде штрихового микроскопа(рис.2), позволяющего брать отсчеты с точностью 1'.

На зрительной трубе имеется оптический визир 9 (рис.1), в поле зрения которого виден светлый крест. Этот крест совмещается с предметом, который должен попасть в поле зрения зрительной трубы, но изображение предмета может быть размытым (иногда его изображение вообще не будет видно). Для получения четкого изображения предмета необходимо с помощью кремальеры 7 перемещать в трубе специальную фокусирующую линзу до тех пор, пока его изображение не станет четким. Зажимные винты зрительной трубы 8 и алидады горизонтального круга 3 закрепляются, и микрометренными винтами алидады горизонтального круга 4 и зрительной трубы 6 центр сетки нитей наводится на предмет. Отчетливость изображения сетки нитей получают вращением диоптрийного кольца окуляра трубы 10. 

В теодолите Т30 подставка 13 жестко скреплена с основанием 1, служащим одновременно донцем футляра, что позволяет закрывать теодолит футляром, не снимая его со штатива. Ось вращения теодолита устанавливается в отвесное положение с помощью подъемных винтов 15 и цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга 5. 

Полая вертикальная ось теодолита позволяет центрировать прибор над точкой местности с помощью зрительной трубы. Прибор снабжается окулярными насадками для зрительной трубы и микроскопа, которые применяют при наблюдении предметов, расположенных относительно горизонта под углом более 45°  .

В теодолитах Т30 имеется только один цилиндрический уровень при алидаде горизонтального круга 5, который прикрепляется к подставке зрительной трубы параллельно визирной плоскости. Положение уровня изменяется юстировочными (исправительными) винтами 2. При алидаде вертикального круга уровня нет.

Теодолит может быть укомплектован ориентир-буссолью и уровнем, который прикрепляется к трубе для нивелирования горизонтальным визирным лучом. Обычно к зрительной трубе прикрепляют два визира. При установке уровня на трубе один из визиров должен быть снят.

ТЕОДОЛИТ 2Т30

               Теодолит 2Т30 (рис.3) также относится к разряду технических, с повторительной системой вертикальной оси. Является модификацией теодолита Т30. Система отсчитывания односторонняя. Увеличение трубы 20х (2Т30). Данный теодолит также применяется для прокладывания теодолитных и тахеометрических ходов, плановых и высотных съемок.