Обзор современных портативных сейсмостанций

Обзор современных портативных сейсмостанций 

 Geometrics Es-3000 

Ультрапортативная сейсмостанция Es-3000 представляет из себя измерительный модуль, подключаемый к переносному компьютеру (Notebook) посредством сетевого кабеля (Ethernet). Регистрирующий модуль включает 8 или 12 каналов, без возможности расширения. Программное обеспечение ESOS управляет работой системы по записи данных, обработка осуществляется программой SIPQC или SeisImager/2D. 

Geometrics SmartSeis  

Сейсмостанция SmartSeis является полностью автономным устройством со встроенным компьютером. SmartSeis осуществляет контроль за "шумами" и выполняет измерения сигнала в режиме автоматического выбора усиления. Контролировать качество полученных данных можно прямо в поле по ЖК-дисплею и с помощью встроенного принтера. Имеется интегрированная программа интерпретации МПВ (SIPT). Емкости внутреннего винчестера хватает на несколько дней работы, записанные данные могут быть переданы для дальнейшего изучения на внешний компьютер, с использованием протокола связи RS-232, либо при помощи флоппи-диска. 

« StrataVisor NZ 

Специальный полевой вычислитель для регистрирующих блоков Geometrics Geode. Включает от 3 до 64 каналов записи, цветной ЖК-дисплей, принтер и дисковод. Позволяет контролировать до 4 отдельных линий на основе модулей Geode. 

Geometrics Geode » 

Универсальный сейсмический регистратор Geode, конфигурация: 3, 6, 8, 12, 16, или 24 канала в модуле, устойчивом к погодным условиям в поле. Geode работает как с портативной ЭВМ под Windows 95/98/NT, так и с полевым вычислителем Strata Visor NZ в усиленном корпусе. Отдельные приборы Geode работают с использованием программного обеспечения SGOS, которое содержит основные функции сейсмообработки, применяемые при инженерно-геологических работах . Позволяет работать с вибрационными источниками сигналов. Имеет расширяемую конфигурацию: несколько блоков Geode могут быть соединены вместе, образуя системы с множеством каналов и линий (до 1000 каналов). Комплектуется компьютерным программным обеспечением для обработки данных МПВ и МОВ. 

Далее по порядку представленны сейсмостанции: ABEM Terraloc MARK6, ABEM RAS-24 (ABEM Geophysics, Швеция), McSEIS-SX и McSEIS-3 (OYO Corporation, Япония). ABEM Terraloc MARK6 и McSEIS-SX - автономные станции, ABEM RAS-24 - расширяемый регистрирующий модуль (подобно Geometrics Geode), а модель McSEIS-3 - является простейшим 3-канальным индикатором, для регистрации времени вступления головных волн.

Характеристики современных портативных сейсмостанций

Портативная с/станция

Число каналов

АЦП, бит

Динамический диапазон (усиление), дб

Полоса частот, Гц

Время записи, сек

Компьютер

Формат данных

Вес, кг

Geometrics

















ES-3000

8,12

24

144(110)

2-6000

0.25-8

Laptop

SEG-2

3.6

SmartSeis

12,24

20

(авто)

2-12000

0.064-1

внутр.

SEG-2

*

Geode

3-24

24

144(110)

2-20000

0.1-64

спец, Laptop

SEG-2/D/Y

3.6

ABEM 

















Terraloc MK6

24

18

126

*

*

внутр.

SEG-2

*

RAS-24

12,24

24

117

2-3300

2-64

Laptop

SEG-2/D

5

OYO

















McSEIS-SX

12,24

18

(60)

5-4600

0.025-4

внутр.

SEG-2

8

Россия:

















Синус-24М

3-24

12-16

120

5-4000

0.5-2

внутр.

*

< 8

СП-002М

12,24

12

(78)

2-2000

0.128-4

Laptop

*

6

Лакколит-М

2-96

16

(52)

10-2000

0.5-2

Laptop

*

*

Диаген

24

24

(90)

5-8000

0.064-4

внутр.

SEGY/1/2

7

ЭЛЛИСС

6-96

*

120

*

*

Laptop

SEG-Y

2.5

Как видно из таблицы, основным форматом записи для малых сейсмостанций является SEG-2. Для большинства программ обработки данных МПВ, он также является доминирующим. Все станции имеют режим накопления сигнала, что позволяет работать с не взрывными источниками. Вес аппаратуры существенно снижен (сравните со следующей таблицей), это дает возможность работать в любых труднодоступных районах малыми бригадами (2 человека). Первичная обработка может проводиться непосредственно в "поле", или сохраняться долгое время в памяти прибора. Для передачи результатов в компьютер, используется стандартный последовательный интерфейс связи RS-232.

Более подробно с характеристиками и применением импортных портативных сейсмических станций можно ознакомиться на сайтах производителей: Geometrics , OYO Corporation , ABEM Geophysics. 

Портативные сейсмостанции старого типа

Портативная с/станция

Число каналов

АЦП, бит

Динамический диапазон (усиление), дб

Полоса частот, Гц

Время записи, сек

Печать (принтер)

Хранение данных

Вес, кг

СССР:

















Талгар-6(М)

12

8(10)

78(60)

16-2000

0.05-1

термо(56мм)

К (Д)**

20

Аметист(М)

6-12

8(10)

78(60)

25-10000

0.025-0.25

термо(56мм)

К (Д)**

20

BISON

















1575

1

10

(100)

3-2000

0.01-1

термо

кассета

18

8024

24

8

(102)

7-1000

0.048-4.8

термо

кассета

24

Geometrics

















ES-2420

24

19

(100)

5-1440

4-65

нет

кассета

32

OYO

















McSEIS-150

6

8

(86)

5-1000

0.05-1

термо(110мм)

нет

9.5

McSEIS-170

12,24

10(?)

*

5-1000

*

термо(110мм)

3.5" диск

~20

McSEIS-1500

12

12

(96)

5-1000

0.05-5

электро

3.5" диск

36

McSEIS-1600

24,48

8

(96)

10-1000

*

электро(А4)

3.5" диск

39

Примечания: * -нет данных, ** - запись на кассету в базовом варианте, в модифицированном - на 3,5" дискету