Портативное оборудование защиты информации

Практическое занятие

 



Тема: «Демонстрация портативных средств защиты информации: 

профессионально сканирующего приемника AR3000A, 

детектора поля D 006, генератора шума ГШ-1000М»



Цель работы: Изучение технических характеристик и демонстрация работы профессионально сканирующего приемника AR3000A, детектора поля D 006, генератора шума ГШ-1000М.



Приборы и принадлежности: приемника AR3000A: блок питания, 12-вольтовый кабель для внешнего источника напряжения, штыревая телескопическая антенна; детектора поля D 006: антенна штатная, зарядное устройство; генератора шума ГШ-1000М: блок генератора с излучающей антенной, блок питания.

	            	


Профессионально сканирующий приемник AR3000A.



Теоретическая часть.

Сканирующий широкодиапазонный приемник AR3000А является сложным устройством, в котором используются последние достижения в электронной технологии и схемотехнике, а также одним из лучших мобильных сканирующих устройств на сегодняшний день. 

С помощью AR3000А расширяются горизонты восприятия эфира. Диапазон принимаемых частот простирается от 100 кГц до 2036 МГц без пропусков. Приемник предлагает самый широкий на сегодняшний день на рынке диапазон частот от длинных, коротких, УКВ и далее вплоть до СВЧ в сочетании с превосходным исполнением и функциональной многосторонностью. 

широкий диапазон приемника AR3000А обеспечивает прием сигналов с амплитудной (АМ), узкополосной (NFM) и широкополосной (WFM) частотной модуляцией. Кроме указанных типов принимаются сигналы с амплитудной однополосной модуляцией (SSB) в режиме приема верхней боковой полосы (USB) и нижней боковой полосы (LSB), а также телеграфных сигналов (CW).

Режим SSB специально используется многими службами на коротких волнах (включая любителей, морскую, воздушную службы) для расширения возможности их трансиверов. Его включение в AR3000А является положительным моментом.

Высокий уровень исполнения высокочастотной части достигнут благодаря 13 полосовым фильтрам перед арсенидгаллиевыми усилителями в отличие от других приемников, где больше полагаются на полосовые усилители. Это позволяет иметь высокую чувствительность во всем диапазоне частот в сочетании с широким динамическим диапазоном и отсутствием интермодуляции. По основным параметрам, таким как чувствительность, избирательность и диапазон приема, AR3000А находится на одной ступени со значительно более дорогими моделями (например, ICOM IC-R9000). Несомненна надежность конструкции, выполненная на металлическом шасси. Расположение кнопок управления, ручек настройки, размеры жидкокристаллического индикатора – все сделано для удобства управления. 

Дискрет перестройки (шаг настройки) выбирается в диапазоне от ультрамалого 50-и герцового шага для SSB и CW и до 999.95 килогерцового (кратно 50 Гц) для телевизионного диапазона и Band-2. Две кнопки на передней панели: 10 и «Slow»(5) позволяют соответственно увеличить (в 10 раз) или уменьшить (в 5 раз) шаг простым нажатием, что делает работу разнообразной и комфортной. Ручка «свободного сканирования» (ручка настройки) создаёт лучшие условия для пользователя, особенно на SSB.

Крупный жидкокристаллический индикатор расположен под удобным для наблюдения углом и отражает информацию о частоте, канале памяти, режимах поиска/сканирования , мощности принимаемого сигнала, включении/выключении аттенюатора, перебора каналов памяти и дополнительных функциях. На дисплее отображается время таймера, позволяющего точно определить время перехвата, включать и выключать приемник в установленное время. Для работы в условиях недостаточной освещенности предусмотрена подсветка индикатора.

400 каналов памяти разбиты на 4 банка по 100 каналов в каждом.  Каждый канал содержит: частоту, состояние ВЧ-аттенюатора, позволяет зафиксировать частоту или ее отсутствие, шаг перестройки. Первый канал каждого банка может использоваться как канал приоритета и, таким образом, обеспечивается 4 канала приоритета в целом. Вся информация, содержащаяся в памяти, а также информация о диапазонах сканирования поддерживаются внутренним встроенным литиевым источником.

Все четыре банка спроектированы так, что каждый из них можно запрограммировать для работы в любой точке частотного диапазона приемника. Для целей поиска 100 частот можно исключить из прослушивания, чтобы приемник не останавливался на нежелательных или на постоянно присутствующих частотах. Улучшенный программный захват частоты сигнала и различные функции паузы реализованы в режимах поиска, сканирования, приоритета канала, отсюда высокая разносторонность приемника.

Прибор оборудован энергонезависимой памятью. Вся информация, находящаяся в ней, остается без изменений даже при выключении питания благодаря встроенной литиевой батареи.

Скорость поиска и сканирования максимально возможная - 50 переключений в секунду, хотя типичная 30 переключений в секунду.

Приемник позволяет осуществлять программируемое сканирование с задержкой до пропадания сигнала и паузой, время которой составляет от 1 до 60 с и задается пользователем.

Порт RS232С позволяет осуществлять полное дистанционное управление с компьютера основными функциями приемника, подключаться к большинству компьютеров (с соответствующим программным обеспечением). Контролируемыми параметрами являются: частота, режим приема, шаг настройки, запись/считывание из памяти, уровень сигнала, ВЧ-аттенюатор, выбор банка памяти и т.д. Переключение в режим дистанционного управления производится при помощи переключателя на задней панели прибора: клавиатура/ RS232С.

Технические характеристики сканирующего приемника AR3000А приведены в таблице:



Характеристика

Значение

Диапазон 

Принимаемых частот

100 кГц – 2036 МГЦ

Режимы работы

USB, LSB, CW, AM, NFM, WFM 

Способы набора частоты

Ручной / Ручной поиск / Программный поиск / Вызов канала памяти / Сканирование памяти / приоритетный канал

Шаг перестройки

Любой кратный 50Гц (от 50Гц до 999.95кГц)

Схема построения 

Приемника

Супергетеродин с тройным (на LSB, USB, AM, CW, NMF) и 4-х кратным преобразованием (на WFM) частоты

Каналы памяти

400 (по 100 в каждом банке памяти)

Банки поиска

4, программируемых пользователем

«Закрытые» частоты

по 100 на банк поиска, всего 400

Длительность паузы

1-60 секунд

Задержка на частоте в режиме поиска или сканирования

от 1 до 9 секунд

Число каналов приоритета

4, по одному в каждом банке

Время прослушивания канала приоритета

от 1 до 19 секунд

Скорость перестройки 

по частоте

50 шагов в секунду (типовая – 30 шагов)

Скорость сканирования

50 каналов / с

Чувствительность приемника

в диапазоне частот:

100 кГц – 2,5 МГц

2,5 МГц – 1,8 ГГц

1,8 ГГц – 2,0 ГГц

10 дБ S / N

12 дБ SINAD



SSB / CW

AM

NFM

WFM



1,0 мкВ

3,2 мкВ

-

-



0,25 мкВ

1,0 мкВ

0,35 мкВ

1,0 мкВ



0,75 мкВ

3,0 мкВ

1,25 мкВ

3,0 мкВ

Избирательность приемника

2,4 кГц /по –6 дБ, 4,5 кГц /по –60 дБ (USB, LSB, CW)



12 кГц /по –6 дБ, 15 Кгц /по –70 дБ (AM, NFM)



180 кГц /по –6 дБ, 800 кГц /по –50 дБ (WFM)

Подключение антенны

Один байнетный разъем

Аудио выход

1,2 Вт при коэффициенте нелинейных искажений 10% (4 Ом)

0,7 Вт при коэффициенте нелинейных искажений 10% (8 Ом)

Дисплей 

Жидкокристаллический

Питание памяти

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея

Питание

13,8 В постоянного тока (потребляемый ток 500 мА)

Размеры

138 мм(ширина)80 мм(высота)200 мм(глубина)

Вес

1,2 кг





Описание дисплея (управление и функции):



BANK(1,2,3,4) индикатор банка памяти.

NFM, WFM, AM, LSB, USB, CW индикатор режима приема.

Индикатор частоты.

Индикатор памяти.

Индикатор вторичных функций.

SLEEP индикатор автоматического выключения.

ALARM индикатор автоматического включения.

PAUSE индикатор паузы.

KEYLOCK индикатор отключения клавиатуры.

PRIO индикатор приоритета.

PASS индикатор пропуска частоты.

SEARCH индикатор режима поиска.

STEP индикатор шага.

SHIFT индикатор расстройки.

RMT индикатор режима дистанционного управления.

ATT индикатор вкл/выкл аттенюатора.

 Индикатор скорости перестройки.

 Индикатор уровня сигнала.



Практическая часть



Работа с приемником (основные операции):

Подсоединить соответствующую антенну к баянетному разъему на задней панели.

Подсоедините к приемнику нужный источник питания, используя либо данный блок питания, либо 12-ти вольтовой кабель. Никогда не подключайте приемник прямо в сеть!

После включения установите уровень громкости в положение «10», ручку бесшумной  настройки в положение 12 и убедитесь, что переключатель дистанционного управления в положении (OFF).

Включите питание. Убедитесь, что ни один из указанных символов KEYLOCK, RMT, PAUSE не появился на ЖКИ-дисплее при первом включении.

Уберите эти символы с дисплея при их появлении как указано выше.

После указанной процедуры приемник готов к вводу частоты и режима приема. 

Действия в каждом отдельном режиме приема.

              Режим ввода.

В этом режиме можно выбрать частоту для немедленного прослушивания, ввод частоты произойдет после нажатия кнопки (DIAL). Выбор частоты приема можно осуществить с помощью десятичных кнопок, кнопок (UP/DOWN) или ручки настройки.



Прямой ввод с помощью кнопок:

            Пример 1.

Ввести частоту  “Radio 1” на средних волнах 1089 кГц, режим АМ.

Нажать (DIAL).

Нажать (MODE).

Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки пока не появится АМ на дисплее. Для ввода нажать (ENTER). Помните (ENTER) нажимается для завершения последовательности действий.

Нажать (STEP), (9),  затем (ENTER).

Т.к. станции на средних волнах расположены через 9 кГц, то в дальнейшем эта установка позволит правильно настраиваться с помощью ручки настройки. Если Вы хотите слушать только частоту 1089 кГц, то можете проигнорировать эти действия.

Нажмите (1), (.), (0), (8), (9) затем (ENTER).

Приемник сейчас настроен точно на 1089 кГц, режим АМ.

Всегда нажимайте (.), при вводе мегагерц, например (.), (5), (9), (4), для частоты кГц, заканчивайте последовательность нажатием (ENTER).

Нажмите (4), (.), (7), (2), (2) для 4.722 МГц.

При ошибке нажмите (ENTER) и повторите набор.



Пример 2.

Ввод частоты коммерческого диапазона 466.0 МГц, режим FM.

Нажать (DIAL).

Нажать (MODE).

Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа FM на ЖКИ-дисплее.

Для ввода нажать (ENTER).

Нажать (STEP),  (5), затем (ENTER). Установили шаг перестройки диапазона 5 кГц.

Нажмите (4), (6), (6), (.), (0) затем (ENTER).

Приемник сейчас настроен точно на 466.0 МГц, режим FM.

При ошибке нажмите (ENTER) и повторите набор.



             Пример 3.

Ввод частоты УКВ диапазона 101.8 МГц, режим FM («Русское радио»)

1.  Нажать (DIAL).

Нажать (MODE).

Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа WFМ на ЖКИ-дисплее.

Для ввода нажать (ENTER).

Нажмите (1), (0),(1), (.), (8) затем (ENTER).

Cейчас приемник настроен точно на 88.3 МГц, режим WFМ.


Детектор поля D 006.



Теоретическая часть

Детектор D 006 предназначен для оперативного обнаружения радиопередающих прослушивающих систем промышленного шпионажа (РС).

Данный прибор является конечным элементом поиска подобных устройств и позволяет в конкретной обстановке выявить и локализовать скрытно установленные РС.

Принцип действия D 006 основан на широкополосном детектировании электрического поля, что дает возможность регистрировать РС независимо от вида модуляции.

Технические характеристики  детектора D 006:



Характеристика

Значение

Питание

9В

Потребляемый ток

30 Ма

Габариты D 006

1286320(мм)

Диапазон частот 

501000(МГц)

Чувствительность (f=110МГц)

0,5мВ

Чувствительность (f=800МГц)

3мВ

Динамический диапазон индикатора

40дБ



Общее описание:



Выключатель питания и регулятор порога срабатывания

Выключатель тонального звукового сигнала

Выключатель аттенюатора

Разъем для подключения антенны

Индикатор включения питания

Индикатор уровня электрического поля

Индикатор разряда аккумулятора

Выключатель системы акустической обратной связи

Разъем для подключения зарядного устройства



Радиус обнаружения детектора зависит от излучаемой мощности прослушивающей системы, электромагнитной обстановки в обследуемом помещении и составляет при мощности РС 5мВт порядка 1м.

Возможность включение аттенюатора облегчает работу в условиях сложной электромагнитной обстановки, присущей крупным промышленным центрам, за счет ослабления входного сигнала. Данный режим полезен и в случае точного обнаружения мощных РС.

Наличие системы акустической обратной связи («акустической завязки») позволяет исключить ложные срабатывания детектора на локальные электромагнитные поля и идентифицировать находящееся в помещении РС по характерному звуковому сигналу.

Восьмисегментная логарифмическая светодиодная шкала и тональный звуковой сигнал обеспечивают наглядность и удобство при работе с прибором.






Практическая часть



Порядок работы:



1. Установите регулятором (1) положение max чувствительности. Для этого, находясь на относительном удалении от предполагаемых мест установки РС (например, в свободном от мебели центре комнаты), поворачивайте ручку регулятора вправо до начала загорания второго сегмента шкалы индикатора (6) (выключатель (3) при этом должен находиться в положении «OFF»).

2. В случае, если при максимальном загрубении чувствительности детектора (регулятор (1) повернут против часовой стрелки до упора) на индикаторе (6) горит более двух сегментов, что говорит о высоком уровне электромагнитных полей на объекте, включите аттенюатор (выключатель (3) в положении «АТТ»). Это позволит Вам работать в данных условиях при соответствующем уменьшении максимальной дальности обнаружения примерно в 2–3 раза.

3. В процессе работы с прибором могут создавать помехи побочные излучения бытовых электроприборов, телевизоры, компьютеры, различные наводки от проводов сети 220В50Гц. Предварительно изучите характер их действия и особенности распространения.

4. При осмотре объекта проводите антенной прибора вдоль предполагаемых мест установки РС. Увеличение количества одновременно горящих светодиодов индикатора (6) и усиление тона звукового сигнала позволят Вам точно установить их месторасположение.

5. Для уменьшения чувствительности и соответственно повышения точности локализации РС плавно поворачивайте регулятор (1) против часовой стрелки.

Для однозначной идентификации включите акустическую завязку (систему акустической обратной связи) (выключатель (8) в положении «AUD»). На нахождение РС в зоне обнаружения детектора однозначно укажет характерный звуковой тон. В противном случае будет прослушиваться хаотичный шум.

6. Для более точного определения меняйте ориентацию антенны.

Дополнительные рекомендации:

1. Некоторые типы РС включают свои радиопередающие блоки только в случае наличия какого-либо звукового шума в помещении. Поэтому перед проведением осмотра включите один из стандартных источников звука: например радиоприемник.

2. Во избежание отключения на время проверки дистанционно управляемых систем не ведите предварительных и сопутствующих разговоров во время осмотра помещения, дающих представление о Вашей деятельности.

3. Детектор эффективен при обнаружении телефонных РС. В качестве передающей антенны используется в основном телефонный провод. Для обнаружения таких устройств проведите следующие действия:

3.1. замерьте уровень излучения в непосредственной близости от телефонного провода при опущенной телефонной трубке;

3.2. поднимите трубку и повторите измерения; увеличение сигнала укажет на наличие подключенной к линии РС.

4. Для зарядки аккумулятора проведите следующие действия:

подключите в разъем (9) ответную часть зарядного устройства, предварительно выключив детектор;

подключите зарядное устройство к сети 220В; время полной зарядки составляет 14 часов.

!!! Во избежание выхода из строя детектора запрещается использование D 006 в непосредственной близости от радиопередающих устройств мощностью более 1 Вт.




Генератор шума ГШ-1000М.



Теоретическая часть

Генератор шума предназначен для маскировки побочных, информативных электромагнитных излучений персональных компьютеров, компьютерных сетей и комплексов на объектах вычислительной техники первой, второй и третьей категорий путем формирования и излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума (ЭМПШ) в диапазоне частот 0,1–1000МГц.





Работа генератора основана на использовании нелинейных свойств транзистора и организации широкополосной обратной связи для генерации широкополосного шумового сигнала и его усиления. Сформированный шумовой сигнал излучается в окружающее пространство. Его интенсивность значительно превышает интенсивность радиоизлучения от средств вычислительной техники, что обеспечивает надежную защиту обрабатываемой ими информации от несанкционированного доступа.

В состав генератора шума входит устройство контроля нормального режима работы генератора.

Если уровень сигнала на выходе генератора превышает заданный уровень, то горит светодиод «Контроль», служащий индикатором нормального режима работы генератора.

Если же уровень сигнала на выходе генератора окажется ниже заданного уровня, что может быть обусловлено как падением уровня выходной мощности генератора, так и изменением характера спектра генерируемого им сигнала, то индикаторный светодиод гаснет и запускается генератор звукового сигнала. Это является признаком нарушения нормального режима работы генератора.

В состав генератора шума входит устройство дистанционного контроля нормального режима работы генератора.

Внешнее контрольное и/или управляющее устройство может быть подключено к коаксиальному разъему DJK-10А, причем положительный контакт – внешний, отрицательный – внутренний. Так как выходным элементом схемы дистанционного контроля является транзисторная оптопара АОТ128А, то значения параметров коммутируемых напряжения и тока не должны превышать максимально допустимых для этой оптопары, а именно, максимально допустимое коммутируемое напряжение не более 50В максимально допустимый ток нагрузки не более 8мА.

Если уровень сигнала на выходе генератора превышает заданный уровень, то транзистор оптопары открыт и поданное на него напряжение предается в нагрузку.

Если же уровень сигнала на выходе генератора окажется ниже заданного уровня, что может быть обусловлено как падением уровня выходной мощности генератора, так и изменением характера спектра генерируемого им сигнала, то транзистор оптопары закрывается и поданное на него напряжение в нагрузку не передается. Это является признаком нарушения нормального режима работы генератора.




Технические характеристики генератора шума ГШ-1000М:



Частота, МГц

0,1

0,5

1

5

10

30

100

200

300

500

700

1000

Норма по ТУ Еш, дБ.

35

40

40

45

50

50

45

45

45

40

40

35

Результат измерения Еш, дБ.

42

56

64

65

73

65

46

57

46

44

43

37

Нориа по ТУ рНш, дБ.

60

55

55

55

50

45

-

-

-

-

-

-

Результат измерения рНш, дБ.

67

77

81

72

71

60















1. Значения спектральной плотности напряженности магнитного (рНш) и электрического (Еш) компонентов нормированного электромагнитного поля шума (ЭМПШ) децибелах к 1мкВ/мкГц, формируемого генератором на расстоянии d=1м для Нш и d=3м для Еш не ниже, значений указанных в таблице.

2. Нормализованный коэффициент качества ЭПМШ (К), формируемого генератором не менее 0,8.

3. Генератор обеспечивает визуальную и звуковую индикацию выполнения требований нормального режима работы.

4. Генератор обеспечивает возможность дистанционного контроля выполнения требований нормального режима работы.

Электропитание генератора осуществляется от сети переменного тока напряжением 22022 и частотой 50 Гц.

Генератор сохраняет свои технические характеристики в интервале температур от +5 до +40оС.



Практическая часть

 Порядок работы:

1. Установить генератор вблизи защищаемого компьютера. Один генератор обеспечивает маскировку (защиту) информации устройств вычислительной техники, размещенной в помещении площадью – 40м2.

2. Для защиты информации от утечки по побочным электромагнитным каналам на больших вычислительных центрах, в терминальных залах, мощных вычислительных комплексах рекомендуется использовать несколько генераторов ГШ-1000М, размещая их по периметру объекта. Максимальное расстояние между соседними генераторами должно быть не более 20 метров.

3. Отключение генератора производится в следующем порядке:

подключить разъем блока питания к генератору,

включить блок питания в сеть.

Провести инструментальную проверку защищенности информации.

5. При нормальной работе генератора должно наблюдаться свечение индикатора «Контроль» на передней панели блока генератора. При нажатии кнопки «Контроль» на передней панели корпуса блока генератора индикатор «Контроль» должен гаснуть и излучаться прерывистый звуковой сигнал. Нормальный режим работы генератора устанавливается не более 10 секунд.

6. К разъему «Дист. контроль» на задней панели корпуса блока генератора может быть подключено внешнее устройство дистанционного контроля, позволяющего автоматически блокировать работу систем вычислительной техники в случае возникновения неполадок в работе генератора во время работы операторов с информацией с ограниченным доступом или индицировать работу генератора на центральном пульте контроля, если таковой установлен.

7. В случае возникновения  нештатной ситуации (индикатор погас и подается прерывистый звуковой сигнал) следует прекратить работу с указанной информацией до выяснения причин нарушения работы генератора.

8. В выделенных помещениях первой, второй и третьей категорий при проведении режимных мероприятий (переговоры, совещания), генератор должен быть отключен от цепи питания или применены специальные меры защиты информации.

9. Для защиты информации от утечки по каналам ПЭМИ на объектах информатизации первой категории рекомендуется использовать несколько генераторов, размещая их по периметру объекта и располагая антенные системы в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.



Меры безопасности:

		Работы по установке генератора производить только при выключенном напряжении питания.

		Соблюдать требования по работе с электроаппаратурой, питающейся от сети с напряжением 220В и частотой 50Гц и с постоянным напряжением 12В при токах порядка 0,3А.

		Электромагнитные поля, создаваемые генератором на расстоянии более 1м от антенны не превышают допустимого уровня на рабочих местах и соответствуют ГОСТам «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные нормы и правила».


КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ:



Режимы принимаемых сигналов приемником АР – 3000 А и их краткая характеристика.

Назначение сканирующего приемника АР – 3000 А. 

Основные характеристики приемника АР – 3000 А.

Основные режимы работы сканирующего приемника АР – 3000 А.

Режим ручного ввода принимаемых частот.

Назначение и принцип действия детектора поля.

Основные характеристики детектора поля.

Принцип действия акустической завязки.

Прядок поиска подслушивающих устройств.

Порядок поиска при высоком уровне помех.

Назначение и принцип работы генератора шума ГШ-1000 М.

Технические характеристики ГШ-1000 М.

Контроль работоспособности генератора.

Порядок использования генератора шума.