Изучение счетчика Гейгера-Мюллера

Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное агенство по образованию

Дальневосточный государственный университет

























Лабораторная работа № 4

Изучение счетчика Гейгера-Мюллера





Выполнил студент

131б группы

ИФИТ ДВГУ

Ефимов Тимофей Александрович













Владивосток 2006 г.


Цель работы: Ознакомление с газоразрядными детекторами ядерных излучений (ионизационные камеры, пропорциональные счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера) и физикой процессов, происходящих в счетчиках при регистрации ядерных частиц. Исследование счетчика Гейгера-Мюллера.

Выполнение работы:

Снятие плато счетчика, определение его наклона и выбор рабочей точки.

а) снимем зависимость скорости счета частиц от напряжения.



Таблица 1. - Показатели

U,В

∆ν, 1/с

300

0,591946

310

0,617981

320

0,619193

330

0,633009

340

0,631427

360

0,64467

380

0,663099

400

0,676535

420

0,672607

440

0,678012

460

0,692892

480

0,695414

410

0,673869















График 1. – Кривая




б) Выберем рабочую точку соответствующую напряжению U=410 В.

Определение мертвого времени счетчика методом двух источников.

При заданном значении напряжении для комбинации 2х источников получим



Таблица 2. - Результат

образец №1  ∆ν,1/с

образец №2  ∆ν, 1/с

образец №1+2 ∆ν, 1/с

6751

3514

8734



По формуле      



Определим мертвое время счетчика







Рассчитаем ошибку определения мертвого времени счетчика









 



Таким образом, мертвое время счетчика (8,3±1,3)*10-3 с. Относительная ошибка определения мертвого времени счетчика ε(τ)=15%.

Вывод: мы изучили работу газоразрядных детекторов, построили счетную характеристику счетчика Гейгера-Мюллера, определили его мертвое время.