Исследование освещенности рабочих мест и изучение принципа работы Люксметра

Федеральное агентство  по образованию

Старооскольский технологический институт (филиал)

государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Московский государственный институт стали и сплавов

(технологический институт)»





			                                                                                                                           

                                                                                                                               Кафедра АиПЭ





















Лабораторная работа №2



                        ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ И ИЗУЧЕНИЕ     

                                             ПРИНЦИПА РАБОТЫ ЛЮКСМЕТРА 























                                                                                                               Выполнила 

                                                                                                                    студентка ИС – 06 – 1д

                                                                                                                 Тимонова А. А.

                                                                                                              Проверил                                                                                                                                               

                                                                                                                                Сазанов А. В.



















г. Старый Оскол

2010 г

                            

        Цель: Научиться  осуществлять гигиенический контроль за производственным освещением. 

        Сущность метода:

        Метод основан на измерении величины силы тока, пропорциональной интенсивности светового потока. Измеряется освещенность гальванометром, градуированном при лампах накаливания люксах.

         Приборы: 

        Измерение освещенности проводят при помощи люксметра (Ю-Иб), который состоит из светоприемника в виде селенового фотоэлемента, гальванометра и насадки-поглотителя. Люксметр КМ 16 имеет две шкалы измерений О-30 и 0-100.



          Методика измерений:

    Люксметр    устанавливают    горизонтально и проверяют положение стрелки. Она должна быть на нуле. Если стрелка отклонилась от нулевого значения, с помощью шлица гальванометра устанавливают"0". Подключают к гальванометру фотоэлемент и располагают его в плоскости, в которой измеряют освещенность. Если освещенность выше 100 Лк, пользуясь насадкой, проводят измерения, а результаты измерений по шкале прибора умножают на 10 или 100 в зависимости от насадки. 

     Люксметр градуирован для ламп накаливания. При этом для измерения освещенности люминесцентных   ламп   необходимо вводить поправочный коэффициент:

- для ламп ЛД (дневного света) – 0,9

- для ламп ЛБ (белого света)-1,1

    Результаты измерений сопоставляют со СН и П

«Естественное и искусственное освещение» .

   Точка контроля

Освещенность по СНиП

Фактическая освещенность







В выводах укалывают соответствие (или несоответствие) освещенности данного рабочего места строительным нормам и правилам.



                                Часть 2. Изучение принципа работы люксметра.

       1. Назначение.

      Люксметр Ю116 предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источниками которого расположены произвольно относительно светоприёмника люксметра. 

      Переносной фотоэлектрический люксметр Ю116 общепромышленного назначения поменяется для контроля освещённости на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, на транспортных объектах и других отраслях народного хозяйства, а также для исследований проводимых в научных, конструкторских и проектных организациях.

      Люксметр предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10° до + 35° С и относительной влажности до 30%.

       2. Технические данные.

Диапазон измерений и номинальный коэффициент ослабления применяемых двух насадок приведены в таблице №1 и в примечании к таблице №1.

Класс точности люксметра 10 по ГОСТ 14841-80. Т

                                         



                                             Табл. №1.

                       Диапазон измерений

Основной

                           Не основной



                   С насадками



Без насадок с открытым фотоэлементом

С насадками





КМ

КР

КТ

5-30

50-300

500-3000

5000-30000

20-100

200-1000

2000-10000

20000-100000



     Примечание.  КМ, КР, КТ - условное обозначение совместно применяемых насадок для создания общею номинального коэффициента ослабления 10.100.1000 соответственно.

     Шкалы прибора неравномерные,   градуированы в люксах: одна шкала имеет 100 делений, другая – 30 делений.

     Отметка “5” шкалы 0-30, отметка "20" шкалы 0-100, соответствующие начальным значениям диапазонов изменений отмечены точкой.

     Пределы допускаемой погрешности люксметра в основном диапазоне измерений 5-30 и 20-100 L x (без насадок), соответствует +10%  от «значения измеряемой освещённости.

   Увеличение допускаемой погрешности при переходе с основного диапазона измерений, указанного в таб. 1 на не основные диапазоны посредством установления или удаления соответствующих насадок не превышает + или - 5% от значения измеряемой освещенности.

      Пределы допускаемой дополнительной косинусной погрешности люксметра соответствуют величинам, указанным в таб. 2



                                 Таблица 2.

Угол

падения

света

Пределы допускаемой дополнительной косинусной погрешности, в процентах от изменяемой величины.





С насадками          Без насадок

60°

	+7                               10

80°

+15                            Не нормируется     



 Время успокоения  подвижной  части измерения люксметра не превышает 4 с. 

       Допускаемое   изменение   показаний люксметра,  вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от 20° С до любой температуры в диапазоне от - 10°    С до + 35°   С, не превышает + 1% от  измеряемой величиям на каждый 1°С. 

      Габаритные размеры, мм

210*155*85 - измерителя люксметра. 

185*105*55 - фотоэлемента люксметре с насадками КМ, КР, КТ.

309*155*135 - футляра люксметра. 

      Масса люксметра, кг, не более: 

0,85 - без футляра, 

1,75- в футляре.

            3. Устройство и работа люксметра.

     Люксметр состоит  из измерителя люксметра и отдельного фотоэлемента с насадками.        Принципиальная электрическая схема люксметра приведена на рисунке.

На передней панели измерителя имеются кнопки переключателя и табличка со схемой, связывающей действие кнопок и используемых насадок с диапазонами измерений, приведённых в таблице 1.

       Прибор магнитоэлектрической системы имеет две шкалы: 0-100 и 0-30, на каждой шкале точками отмечено начало диапазона изменений: на шкале 0-100 точка соответствует отметке 5, прибор имеет корректор для установки стрелки в нулевое положение.

       На боковой стенке корпуса измерителя расположена вилка для основного селенового фотоэлемента. Селеновый фотоэлемент находится в пластмассовом корпусе и присоединяется к измерителю шнуром с розеткой, обеспечивающей правильную полярность соединения. Длина шнура – 1,5 метра. 

      Светочувствительная поверхность фотоэлемента составляет около 30 см. 

      Для  уменьшения  косинусной погрешности применялся насадка на фотоэлемент, состоящая из

полусферы, выполненной из белой светорассеивающей пластмассы и непрозрачного пластмассового кольца, имеющего сложный профиль. Насадка обозначена буквой К, нанесенной на внутреннюю сторону. Эта насадка применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других насадок, имеющих обозначение М, Р, Т. 

       Каждая из трех насадок совместно с насадкой К, образует три поглотителя с общим номинальным коэффициентом ослабления   10.100.1000 и применяется для расширения диапазона измерений. Люксметр градуируется без насадок в основном диапазоне измерений (5-30 L x , 20<100 L x) и имеет наименьшую допускаемую погрешность измерения равную +10%.



                              4. Правила хранения и транспортировки.

     Храните люксметр в футляре в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 35° С    в относительной влажности не более 80% при 25° С,  при этом в окружающем воздухе не должно быть пыли, гадов и паров, вызывающих коррозию. 

      Транспортирование люксметра должно производиться в упаковке для перевозки всеми видами закрытого транспорта, в также самолетами в отапливаемых герметизированных  отсеках при температура от -40 до +50°С в относительной влажности (95+3) % при (25+5)° С. 

     В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей ого надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.



		Ход работы:

	Измерения при дневном свете:

	11*100=1100 (Лк)

	Измерения при включенных люминесцентных   лампах:

	14*100*0,9=1260 (Лк)

	Измерения  при ярком солнце

	30*1000=30000 (Лк)

	При выключенном свете  в коридоре

	5*10=50 (Лк)

	

	Измерения с использованием картинок:

	Белая  - 10*100=1000 (Лк)

	Красная -  8,5*100=850 (Лк)

	Синяя – 9,2*100=920 (Лк)

	Желтая – 8,7*100=870 (Лк)

	Зеленая – 7,5*100=750 (Лк)

	Фиолетовая – 7*100=700 (Лк)

	Черная 6*100=600 (Лк)

	Оранжевый – 7,5*100=750 (Лк)

	

	

	

	

	

	

	Вывод: научились  осуществлять гигиенический контроль за производственным освещением.

	Освещенность измеряется в Лк – люксах; 1 люмен/м. кв. (люмен Lm – единица величины светового потока) – показатель, которому должны соответствовать офисные и иные не жилые здания, для величины которого существуют отечественные и международные нормы. 


Тип помещения

Освещенность (лк) по Российским нормам (СНиП 23-05-95)

Освещенность (лк) по Международным нормам (МКО)

Офисы общего назначения с
использованием компьютеров

200-300

500

Офисы большой площади со
свободной планировкой

400

750

Офисы с чертежными работами

500

1000

Конференц - залы

200

300

Лестницы, экскалаторы

50 - 100

150

Коридоры, холлы

50 - 75

100

Архивы

75

200

Кладовые

50