Стандарт предприятия

СТАНДАРТ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Подготовил Кохан С.Я.

ГрГУ им. Янки Купалы

Система метрологического обеспечения производства

Дата введения 2000-05-01

1 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Обеспечить единство средств измерений в производстве путём надлежащей эксплуатации средств измерений, их хранения и метрологического контроля за средствами измерений.

2 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает организацию метрологического обеспечения производства с целью обеспечения единства мер и измерений.

Требования стандарта распространяются на все подразделения и службы, участвующие в разработке, изготовлении, эксплуатации и хранении средств измерений.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-96, элемент 4.11.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В процессе реализации настоящего стандарта предприятия (СТН) ответственности за выполнение разных этапов работ распределяются следующим образом:

СТП 09-2000

3.1 Начальник центральной лаборатории измерительной техники (ЩИТ) несет ответственность за:

- подготовку приказа о назначении ответственных лиц за единство мер и измерительных приборов;

- своевременную выдачу метро логических предписаний на снятие приборов в ремонт и поверку;

- подготовку графика метрологического контроля за СИ и его выполнение;

3.2 Ответственные за единство мер и измерительных приборов в цехах, участках, отделах, лабораториях, складах несут ответственность за:

- своевременное предоставление СИ на закрепленном участке на поверку;

- правильность эксплуатации, хранения и своевременной замены непригодных СИ;

3.3 Ответственные лица по приборам КИП несут ответственность за:

- своевременное снятие приборов КИП для их ремонта и поверки;

- сохранность, долговечность и правильную эксплуатацию приборов КИП;

- предоставление в лабораторий КИП информации о точном местонахождении прибора КИП после его переустановки;

3.4 Технолог цеха несет ответственность за:

СТП 09-2000

- надлежащее хранение контрольных приспособления на рабочих местах;

- своевременное предъявление контрольных приспособлений в поверку;

- изъятие забракованных контрольных приспособлений с рабочих мест и постов ОТК и передачу их в ремонт.

3.5. Кладовщик раздаточных кладовых несет ответственность за:

- надлежащее хранение калибров, универсальных СИ и контрольных приспособлении;

- укомплектованность ящиков для СТК поверенными универсальными СИ;

- своевременную замену калибров на постах ОТК и рабочих местах;

- своевременное предъявление универсальных СИ на поверку;

3.6. Начальник лаборатории КИП несет ответственность за:

- выполнение графика ремонта и сдачи в поверку приборов КИП;

- качество выполнения ремонта приборов КИП

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Уровень метрологического обеспечения производства определяется:

СТП 09-2000

а) правильностью назначения методов и средств измерений, контроля и испытаний для проверки технологических процессов и качества выпускаемой продукции;

б) обеспеченностью технологических операций средствами измерений (СИ) и методиками выполнения измерений, соответствующими требованиям нормативной документации;

в) правильностью установки, эксплуатации, хранения и технической исправностью средств измерений;

г) правильностью выполнения измерительных операций в соответствии с требованиями нормативной документации по выполнению измерений и испытаний;

д) постоянным повышением квалификации персонала, выполняющего высокоточные контрольно-измерительные операции и проводящего ремонт и поверку средств измерений;

е) наличием централизованной метрологической службы, выполняющей работу в соответствии с Положением о метрологической службе и с требованиями основополагающих стандартов системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь.

4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИ

4.2.1 Во всех цехах, участках, отделах, лабораториях, на складах, где эксплуатируются СИ, назначаются приказом по заводу ответственные лица за единство мер и измерительных приборов, которые  обязаны обеспечивать своевременное предоставление СИ

СТП 09-2000

на закрепленном участке на государственную и ведомственную поверку в соответствии с графиком, а также контролировать правильность эксплуатации, хранения и своевременной замены неисправных и забракованных СИ, в том числе приборов, переведенных в индикаторы. Приказ о назначении ответственных лиц готовит начальник ЦЛИГ.

4.2.2 Во всех цехах и участках завода, где эксплуатируются приборы КИП, распоряжением главного инженера назначаются ответственные лица за своевременное снятие приборов КИП для их ремонта, поверки и их замену. Распоряжение готовят совместно начальники лабораторий КИП и ЦЛИТ.

4.2.3 Ежемесячно до 30 числа ЦИИТ выдаёт ответственным лицам (по п.4.2.2) метрологические предписания (Приложение А) на предъявление приборов КИП в ремонт и поверку.

4.2.4 В метрологическом предписании указываются наименования и тип СИ, пределы измерения, заводской номер и срок, до которого данные СИ должны быть предъявлены в лабораторию КИП для ремонта и поверки. Предписания подписывает начальник ЦЛИТ.

4.2.5 Ответственные .лица обязаны в сроки, указанные в метрологических предписаниях, предоставлять приборы КИП в лабораторию КИП для ремонта и поверки, производить их замену на оборудовании и в обращении на закрепленных участках, а также

СТП 09-2000

 принимать меры по обеспечению сохранности, долговечности приборов и их правильной эксплуатации.

4.2.6 Ответственные лица обязаны после установки приборов, полученных из лаборатории КИП после поверки или из обменного фонда, сообщить в лабораторию КИП точное местонахождение прибора (цех, линия, станок, инвентарный номер и т.д.) для облегчения их последующего поиска и введения этих данных в компьютер.

4.2.7 Начальник участка (мастер, технолог, бригадир) наряду с лицом, ответственным за состоянием измерительной техники в цехе, также несёт ответственность за её состояние на своём участке.

4.2.8 Начальник участка (технолог, мастер, бригадир, наладчик) обязан:

а) соблюдать сроки поверки измерительных средств, не допускать использования неисправных или непроверенных приборов;

б) обеспечивать надлежащее хранение всех СИ;

в) во всех случаях, когда исправность или точность СИ вызывает сомнение, обращаться в метрологическую службу завода;

г) инструктировать рабочих своего участка по вопросам, связанным с правильной эксплуатацией и хранением СИ, не допускать к работе с измерительной техникой лиц, не изучивших её.

СТП 09-2000

4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ СИ

4.3.1 Резервные СИ должны храниться в сухих отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды, оговоренной соответствующей нормативной документации.

4.3.2 Калибры, принятые в контрольно-поверочном пункте (КГЕ1) калибров, должны быть сказаны индустриальный наслои и храниться в раздаточной кладовой на специальных ячеечных стеллажах. На каждой ячейке должна быть бирка с указанием шифра калибра, который находится в данной ячейке.

4.3.3 На рабочие места и посты ОТК калибры должны разносить работники раздаточной кладовой в специальной таре.

4.3.4 На постах ОТК калибры должны находиться в специальной таре, согласованной с ОТК, ПЗ и 1ЩГГ.

На рабочих местах станочников (операторов) калибры должны храниться в тумбочках, в специально отведенном месте, исключающем их повреждение,

4.3.5 Универсальные средства линейно-угловых измерений должны храниться в раздаточной кладовой на специальных стеллажах.

4.3.6 Универсальные СИ на постах ОТК должны находиться в

специальных ящиках, которые работники ОТК получают в начале смены

и в конце смены сдают в раздаточную кладовую. Ящики должны быть укомплектованы поверенным универсальным

СТП 09-2000

мерителем в соответствии с технологическим процессом. На рабочих местах станочников (операторов) универсальные СИ должны храниться в тумбочках, в специально отведенном месте, исключающем их повреждение.

4.3.7 Контрольные приспособления должны храниться в раздаточной кладовой на специальных стеллажах.

4.3.8 Контрольные приспособления на постах ОТК должны находиться под специальными чехлами, предохраняющими их от стружки, грязи и пыли. Контрольные приспособления на рабочих местах станочников (операторов) должны находиться на тумбочках.

4.3.9 На всех постах ОТК и рабочих местах, где эксплуатируются контрольные приспособления должны быть контрольно-инструкционные карты для работы на контрольных приспособлениях.

4.3.10 Забракованные контрольные приспособления с постов ОТК и рабочих мест долены быть изъяты технологом цеха и переданы в ремонт.

4.3.11 Резервные приборы КИП должны храниться в кладовой лаборатории КИП на специальных стеллажах.

4.4 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СИ

4.4.1 Метро логический контроль за СИ, находящимися в эксплуатации в цехах завода и хранящихся в раздаточных кладовых, проводится работниками ЦЛИТ, проводящих их поверку. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями СТБ8006-95

СТП 09-2000

"Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственный метрологический надзор и метрологический контроль. Основные положения.

4.4.2 Метрологический контроль проводится в соответствии с графиком на текущий год (Приложение Б), куда включён контроль за универсальными средствами .линейно-угловых измерений, контрольными приспособлениями и приборами КИП. График разрабатывает начальник ВДИТ и утверждает зам.директора по качеству.

4.4.3 Ежемесячно, до 5 числа текущего месяца всем работникам ЦЛИТ, проводящим метрологический контроль, за подписью начальника ЦЛИТ выдается предписание (Приложение В) на проведение метрологического контролю, в соответствии с графиком.

4.4.4 При метрологическом контроле должны быть зафиксированы применяемые неисправные, забракованные, неповеренные, с истекшим сроком поверки СИ.

4.4.5 Результаты метрологического контроля должны быть оформлены документально (Приложение В), с ними должен быть ознакомлен под роспись ответственный за метрологическое обеспечение на данном участке.

4.4.7 Работники, проводящие метрологический контроль, определяют своевременность поверки СИ согласно отметок в

СТП 09-2000

метрологических паспортах, клейм на приборах КИП и бирок на испытательном оборудовании.

4.4.8 Метрологический контроль за эксплуатацией калибров проводят работники ЦЖГ путём участия в проверке соблюдения технологической дисциплины. Замечания указываются в актах проверки.

5 ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

В настоящем стандарте предприятия содержатся ссылки на следующие нормативные документы:

1. СТБ 8006-95  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

Государственный метрологический надзор и метрологический контроль Основные положения

2. СТБ ИСО 9001-96  Системы качества

Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

СТП 09-2000