Цифровой тахометр

Цифровой тахометр

Содержание.

1. Задание. 2

2. Расчёт параметров схемы. 3

2.1 Функциональная схема. 3

2.2 Определение необходимого числа отверстий в диске. 4

2.3 Принципиальная схема. 5

2.4 Временные диаграммы. 6

3. Принцип действия. 7

Приложение 1. 8

Министерство высшего и среднего специального образования России.

Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики.

Кафедра_________________________________________________________ 1. Задание. Студент_________________________________________________________ 

Шифр_________________________Группа____________________________

Отделение (УКП)____________________специальность________________

1.Тема:__________________________________________________________

2.Срок представления проекта к защите “____” ______________20 ____г.

3.Исходные данные для проектирования_____________________________

4.Содержание пояснительной записки:

Введение___________________________________________________

4.1._____________________________________________________________

         

4.2._____________________________________________________________

4.3._____________________________________________________________

4.4._____________________________________________________________

4. … ____________________________________________________________

5.Перечень графического материала: ________________________________

Руководитель проекта ______________________подпись________________

Задание принял к исполнению ___________ ”____” _____________20___г.

 

г.Углич.2002г.  

2. Расчёт параметров схемы. 

2.1 Функциональная схема.



И.С – источник света,

Д.О – диск с отверстиями,

Ф.П – фотоприёмник,

О.У – операционный усилитель,

Ф.И – формирователь импульсов,

В.С – временной селектор,

СТ – счётчик,

РГ – регистр,

Д.Ш – дешифратор,

Ц.И – Цифровой индикатор,

Г.В.И – генератор временных импульсов.

2.2 Определение необходимого числа отверстий в диске.

Абсолютная погрешность измерения:



Период следования импульсов:



Количество импульсов за время измерения:



Число десятичных разрядов в индикаторе при погрешности измерения 

M=3.

2.3 Принципиальная схема.

2.4 Временные диаграммы. 



Выв.

VD1

Выв.5

Опер.ус

Кол.

VT2

выв.5                измерение                   обнуление, запись

DD1

Выв.8

DD2.3

3. Принцип действия. 

От светодиода VD1 типа АЛ 107 Б инфракрасной области свечения, свет, проходя сквозь отверстия вращающегося диска принимается фотодиод VD2 типа ФД-9, включённый между входами операционного усилителя. Транзистор VT2 согласует выход усилителя с требуемым потенциалом ТТЛ логики. Когда отверстие в диске проходит между фотопарой в коллекторной цепи транзистора VT2 появляются импульсы, которые подаются на вход микросхемы DD2.1.

         На микросхеме DD4 и кварцевом резонаторе собран генератор временных импульсов с частотой 2 Гц. Этот генератор задаёт частоту счёта импульсов. Длина импульсов T=1с. 

         Микросхема DD2.1 выполняет роль временного селектора, пропуская импульсы с коллектора только в течение времени Т.

         После того как счёт завершен на выводе 6 DD2.2 появляется импульс, по положительному перепаду которого происходит запись информации с счётчиков DD4-DD6 в регистры DD7-DD9, а по единичному уровню происходит обнуление счётчиков. Информация с выходов регистров поступает на дешифраторы двоично-десятичного кода в семисегментный код DD10-DD12 , и далее на цифровые индикаторы.

Обозначение

Тип

Количество

 

DD1

Микросхемы

К155ИЕ8

 

1

DD2

К555ЛА3

3

 DD4-DD6

К555ИЕ6

3

DD7-DD9

К555ИР15

3

DD10-DD12

К555ИД18

3

 

Транзисторы

 

VT2

КТ315В

1

 

Диоды

 

VD1

АЛ107Б

1

VD2

ФД-9

1

 

Индикаторы

 

HL1-HL3

АЛС320А

3

 

Резисторы

 

R1

85к

1

R2

10к

1

R4

1М

1

R5

1М

1

R6

150

1

R7

5,5к

1

R8

5к

1

 

Ёмкости

 

С1

0,68мк

1

С2-С3

47мк

2

С4

180мк

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1