Исследование непрерывных сигналов с помощью осциллографа

ГУАП

КАФЕДРА № 75























ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА









Работу выполнил

					Студент гр. В7311

					Волкова Е. И.

Преподаватель Брунов М. С.









Санкт-Петербург 2010


Цель работы: изучение универсального электронно-лучевого осциллографа (ЭЛО); получение навыков работы с ЭЛО; овладение методикой осциллографирования и измерение параметров непрерывных сигналов с помощью ЭЛО.

Перечень используемых приборов

Двухканальный электронно-лучевой осциллограф (ЭЛО)

Генератор синусоидального напряжения низкой частоты (ГНЧ)

Резистивно-емкостной делитель напряжения (ДН)

Фазовращатель ФВ



Описание лабораторной установки



Получение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и фазачастотной характеристики делителя напряжения (ДН)





Рис.1. Схема измерения АЧХ и ФЧХ делителя напряжения.



Проверка градуировки генератора по частоте.





Рис.3. Схема для получения фигур Лиссажу.






Рис.4. Схема включения для получения круговой развертки и яркостных меток.



Рабочие формулы

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

(10)



Примеры расчетов

Расчеты для таблицы 1.

По формуле (1) найдем Um1:

 

По формуле (2) найдем Um2: 

 

По формуле (3) найдем T:

 

По формуле (4) найдем Kд:

 

По формуле (5) найдем φ:

 

По формуле (6) найдем tφ:

 

Расчеты для таблицы 2.

По формуле (7) найдем fxд:

 

По формуле (8) найдем :

 

По формуле (9) найдем :

 

Расчеты для таблицы 3.

По формуле (10) найдем fxд:

 

По формуле (8) найдем :

 

По формуле (9) найдем :

 



Результаты измерений и вычислений



Таблица 1

f , кГц

KВ2 , В/дел

h1 , дел

Um1 , В

h2 , дел

Um2 , В

Kр , мкс/дел

lt , дел

Т , мкс

lφ , дел

tφ , мкс

Kд

φ , град

0,5

1

3

3

1,8

1,8

200

5

2000

0

0

0,6

0

1

1

3

3

1,8

1,8

100

5

1000

0,2

20

0,6

7,2

2

1

3

3

1,8

1,8

50

5

500

0,2

10

0,6

7,2

5

1

3

3

1,8

1,8

20

4,9

196

0,4

8

0,6

14,7

10

1

3

3

1,6

1,6

10

4,9

98

0,8

8

0,53

29,4

20

1

3

3

1,3

1,3

5

5

50

1,3

6,5

0,43

46,8

50

1

3

3

0,7

0,7

2

5

20

1,9

3,8

0,23

68,4

100

0,2

3

3

0,8

0,16

1

5

10

2,1

2,1

0,27

75,6

200

0,2

3

3

1

0,2

0,5

5

5

2,3

1,15

0,067

82,8





Рис.5. График АЧХ ДН (зависимость Кд от частоты).






Рис.6. График ФЧХ ДН (зависимость  от частоты)



Таблица 2

fx , Гц

f0 , Гц

nв

nг

fxд , Гц

Δf , Гц

δf , %

26

50

4

2

25

1

4

51



2

2

50

1

2

102



2

4

100

2

2

151



2

6

150

1

0,67



nв = 4, nг = 2

nв = 2, nг = 2





fxд = 25Гц

fxд = 50Гц





nв = 2, nг = 4

nв = 2, nг = 6





fxд = 100Гц

fxд = 150Гц

Рис.7. Фигуры Лиссажу.




Таблица 3

fx , Гц

f0 , Гц

nм

fxд , Гц

Δf , Гц

δf , %

201

50

4

200

1

0,5

252



5

250

2

0,8

301



6

300

1

0,33

402



8

400

2

0,5



nм = 4

nм = 5





fxд = 200Гц

fxд = 250Гц





nм = 6

nм = 8





fxд = 300Гц

fxд = 400Гц

Рис.8. Круговая развертка на экране ЭЛО



В данной лабораторной работе были получены амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики делителя напряжения. На основе вычислений и измерений были построены графики зависимости АЧХ - Кд от частоты и ФЧХ – фаза от частоты. Была проведена градуировка генератора по частоте. Проведены наблюдения фигур Лиссажу.