Вторичные измерительные приборы для электрических термометров сопротивления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист



АФУТЭК. 270111. ЛПЗ. 13. 00. 000. ПЗ



           Практическое занятие №1 .



 Тема : Вторичные измерительные приборы для электрических термометров сопротивления .

(Логометры и уравновешенные мосты) .

 Цель работы : 

1 .Ознакомление конструктивными элементами и работой термометров сопротивления .

2 .Ознакомление c устройством и работой логометров .

3 .. Ознакомление c конструкцией и принципом действия

уравновешенных мостов .

4 .Изучение особенностей основных узлов .

 Задачи работы : 

Изучить основные конструктивные элементы и особен-

ности основных узлов термометров сопротивления ,ло-

гометра и уравновешенных мостов .

 Содержание отчёта : 

Вторичными приборами для термометров сопротивления 

служат автоматические уравновешенные измерительные мосты или логометры .Логометры являются вторичными

электрическими приборами магнитоэлектрической сис-

темы ,работающими в комплекте с промышленными тер-

мопреобразователями сопротивления .

                Логометры (измерители отношения) .

Подвижная система логометра состоит из двух скрещен-

ных под острым углом и жёстко связанных между собой

рамок А и В ,свободно вращающихся на одной оси в каменных подпятниках .

Рамки размещены в зазоре между цилиндрическим сердечником 2 и полюсными башмаками 3 постоянного 

магнита 1 .Они изготовлены из большого числа витков

тонкой изолированной медной проволоки .При этом число витков на обеих рамках одинаково .

Питание прибора осуществляется от батареи Б напряжением 4В ,включенной так ,что вращающие моменты рамок напрвлены навстречу друг другу .К рамкам ток подводится через  пружинки 4 из тонких серебряных ленточек .Эти пружинки возвращают стрел-

ку 5 прибора в исходное положение при снятии напряжения .Ток от батареи разветвляется в точке С и 

проходит в двух направлениях :через постоянное сопротивление (резистор) и рамку А и через термометр 

сопротивления RГ и рамку В .В случае равенства сопро-

тивлений в обеих цепях токи в рамках А и В будут 

одинаковы ,тогда подвижня система займёт симметричное положение относительно линии NS ,проходящей через точки с максимальной магнитной индукцией в обоих зазорах .

                           Уравновешенные мосты .

Уравновешенные мосты являются наиболее распространён-

ными вторичными измерительными приборами ,применяе-

мые в комплекте с термометрами сопротивления .Прин-

цип действия уравновешенного моста основан на нулевом 

методе измерений .Равновесие (баланс) моста наступает

при отсутствии разности потенциалов между точками А и В ,в этом случае стрелка нуль прибора установится 

на нулевой отметке .