土壌酸度計　アナログタイプ　(pH計)
〇注意事項 ・送料700円が販売価格に含まれています ・お取り寄せ商品です。弊社にて手配後、メーカー・卸業者からの直送になります。 ・まれにメーカー欠品、出荷遅延等が発生致します。問題発生時は別途メールにてご連絡致します。 ・配送方法の指定、日時指定、置き配、ギフト対応、他商品との同梱配送などは対応できません。 ・まとめ買いや複数購入の場合は通常より発送に時間が掛かる場合がございます ・複数個口の場合、2階以上への搬入ができない場合があります。(その場合は1階での受け渡しとなります) ・大型連休、お盆、年末年始などは発送をお休みさせていただく場合がございます ・メーカー都合により、パッケージは予告なく変更される場合がございます ・梱包用のダンボールはリサイクル品を使用させていただきます。 ・注文に関するご連絡（注文確定通知・発送通知など）はメールでご案内させていただきます ※商品ページの内容について、少しでもご不明な点などがございましたら購入前に一度ご連絡ください 〇商品説明 園芸・野菜栽培等で、土壌酸度(pH)管理の目安に。 園芸や農作物の生育管理に。 ●土壌酸度(pH)が一目でわかります。 ●電池不要で操作は簡単。測定は1分間土壌に差し込むだけです。 ●土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広い為、高精度を実現しました。 ●土壌に垂直に差し込む為、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。 ●測定範囲・・・土壌酸度(pH4.0～7.0)。 【測定範囲】 pH4.0～pH7.0 精度・・・±pH0.5 1目盛・・・pH0.2 【使用方法】 (1)使用前土壌が乾燥していたり、肥料分が多かったりすると適正pHが出ません。まずバケツ一杯くらいの水をまいて約20～30分後に測定してください。手で泥団子が作れるくらいが目安です。 (2)使用前に必ず研磨布やサンドペーパー等で金属部をよく磨いてください。新しい製品を使用する場合、金属部をよく磨いてください。新しい製品を使用する場合、金属面の油性分を取るため必ず土に2～3度差し込んでください。 (3)測定する田、畑に直接差し込んでください。金属面を完全に土中に入れて土が金属電極面に密着する様、周囲を良く固めてください。 (4)土中に挿入後、約1分程で針が安定したところがpHです。 (5)土壌の密着度・湿度の加減・肥料分の過多等により指示値が異なる場合があります。数回測定して、その平均値を求めるのが理想的です。 (6)石灰が適当にまかれたか否かを判断するには、よく土を混ぜ合わせ約1週間～2週間後に測定してください。 【材質】 本体・・・ABS樹脂 メーターカバー・・・アクリル樹脂 電極部・・・亜鉛 製品質量・・・100g 【原材料】 本体・・・ABS樹脂 メーターカバー・・・アクリル樹脂 電極部・・・亜鉛 製品質量・・・100g 【地温測定】 測定範囲・・・pH4.0～pH7.0 精度・・・±pH0.5 1目盛・・・pH0.2 【注意】 ・本器は土壌の酸度を測定するものです。液体の酸度は測定出来ません。 ・本器は防水ではありません。水で洗わず、乾いた布で拭き取って保管してください。 ・土壌に差したまま放置しないでください。故障の原因となります。 ・本器は土壌酸度測定時以外はpH7.0を差しますが正常です。 ・本器は土壌に直接差し込んで測定するため、土壌の密着度・湿度の加減・肥料分の過多等による指示値が異なる場合がありますので、測定前に水をまいて土壌に十分湿度のある状態でご使用ください。(手で泥団子が作れるくらいが目安)また、電極部に密着度の低い園芸培養土には適していません。 〇商品仕様 個装サイズ：127X252X39mm 個装重量：約130ｇ 内容量：1個 製造国：中国 【発売元：シンワ測定株式会社】 （出典：シンワ測定(Shinwa Sokutei)）
Brand: シンワ測定(Shinwa Sokutei)
Category: Hardware > Tools > Measuring Tools & Sensors > PH Meters