この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。
附　則
（施行期日）
１
この省令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行の日（令和五年十一月三十日。次項において「施行日」という。）から施行する。
別表第一
（第二十五条及び第二十七条関係）
器差の測定を行う気象測器
測定器等
期間
校正
ガラス製温度計
ガラス製温度計又は電気式温度計
ガラス製温度計にあっては五年、電気式温度計にあっては二年
計量法（平成四年法律第五十一号）第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長官が認める校正（以下この表において「計量法による校正等」という。）
恒温検査槽
金属製温度計
ガラス製温度計又は電気式温度計
ガラス製温度計にあっては五年、電気式温度計にあっては二年
計量法による校正等
恒温検査槽
電気式温度計
電気式温度計
二年
計量法による校正等
恒温検査槽
ラジオゾンデ用温度計
電気式温度計
二年
計量法による校正等
恒温検査槽
液柱型水銀気圧計
精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計
二年
計量法による校正等
アネロイド型気圧計
精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計
二年
計量法による校正等
圧力検査装置
電気式気圧計
精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計
二年
計量法による校正等
圧力検査装置
ラジオゾンデ用気圧計
電気式気圧計
二年
計量法による校正等
圧力検査装置
毛髪製湿度計
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年
計量法による校正等
湿度検査槽
露点式湿度計
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年
計量法による校正等
湿度検査槽
電気式湿度計
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年
計量法による校正等
湿度検査槽
ラジオゾンデ用湿度計
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年
計量法による校正等
湿度検査槽
風杯型風速計
風洞（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
超音波式風速計（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
ピトー管（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
差圧計（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
回転試験器（回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
風車型風速計
風洞（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
超音波式風速計（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
ピトー管（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
差圧計（風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
回転試験器（回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。）
二年
計量法による校正等
超音波式風速計
風洞
超音波式風速計
二年
計量法による校正等
ピトー管
二年
計量法による校正等
差圧計
二年
計量法による校正等
電気式日射計
電気式日射計
二年
貯水型雨量計
フラスコ又はビュレット
十年
計量法による校正等
転倒ます型雨量計
ビュレット
十年
計量法による校正等
積雪計
長さ計
ラジオゾンデ
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる測定器等
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる期間
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ（気圧計を用いないもの）
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間
ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正
備考
１
測定器等の欄に掲げる測定器等は、それぞれ告示で定める性能を有することとする。
２
期間の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官の指定する期間とする。
３
校正の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官が指定する方法で行うものとする。
別表第二
（第二十七条、第五十二条関係）
測定器
手数料
書面により校正を申請する場合
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合
ガラス製温度計
一九、八〇〇円
一八、四〇〇円
電気式温度計
三六、八〇〇円
三五、四〇〇円
精密型水銀指示気圧計
三六、五〇〇円
三五、一〇〇円
電気式気圧計
一七、六〇〇円
一六、一〇〇円
通風型乾湿計
四、七五〇円
四、五五〇円
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
三一、一〇〇円
二九、七〇〇円
電気式湿度計
一七、六〇〇円
一六、二〇〇円
超音波式風速計
一八、一〇〇円
一六、六〇〇円
電気式日射計
三七、五〇〇円
三六、〇〇〇円
別表第三
（第三十四条関係）
気象測器の種類
測定事項
ガラス製温度計
零度、測定範囲の上限及び下限並びにその間の一点における個別の器差
金属製温度計
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差
電気式温度計
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差並びに感部の零度における個別の器差
ラジオゾンデ用温度計
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差
液柱型水銀気圧計
大気圧における二〇回の個別の器差
アネロイド型気圧計及び電気式気圧計
測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差
ラジオゾンデ用気圧計
測定範囲の上限、下限及びその間の四点以上における個別の器差
毛髪製湿度計、露点式湿度計及び電気式湿度計
湿度一〇〇パーセントまでの三点における個別の器差
ラジオゾンデ用湿度計
湿度一〇〇パーセントまでの三点以上における個別の器差
風杯型風速計、風車型風速計及び超音波式風速計
風速一〇メートル毎秒までの三点（微風速計にあっては一メートル毎秒を含む四点）及び測定範囲の上限における個別の器差
電気式日射計
日射量の積算量の個別の器差
貯水型雨量計
測定範囲の上限までの三点以上における個別の器差
転倒ます型雨量計
異なる二つの降雨強度における個別の器差
積雪計
積雪の深さ一〇〇センチメートルまでの三点及び測定範囲の上限における個別の器差
複合気象測器
当該複合気象測器を構成する各気象測器の例による。
別表第四
（第四十一条関係）
測定器
期間
電気式温度計
二年
電気式気圧計
二年
通風型乾湿計
ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年
電気式湿度計
一年
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
二年
超音波式風速計
二年
ピトー管
二年
差圧計
二年
電気式日射計
二年
ビュレット
十年
長さ計
気象庁長官の指定する期間
別表第五
（第五十二条関係）
気象測器名
型式証明手数料
書面により型式証明を申請する場合
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合
一　ガラス製温度計
イ　二重管のもの
二七、二〇〇円
二六、三〇〇円
ロ　棒状のもの
一二、九〇〇円
一二、一〇〇円
二　金属製温度計
イ　金属製温度計
四六、三〇〇円
四五、五〇〇円
ロ　金属製温度計の感部（デジタル型のもの）
四一、一〇〇円
四〇、二〇〇円
三　電気式温度計
イ　電気式温度計
一三〇、七〇〇円
一二九、九〇〇円
ロ　電気式温度計の感部
八五、七〇〇円
八四、九〇〇円
四　ラジオゾンデ用温度計
三〇、〇〇〇円
二九、六〇〇円
五　液柱型水銀気圧計
五四、一〇〇円
五三、三〇〇円
六　アネロイド型気圧計
イ　船舶用アネロイド型気圧計
一〇二、七〇〇円
一〇一、八〇〇円
ロ　船舶用アネロイド型気圧計の感部（デジタル型のもの）
九六、二〇〇円
九五、四〇〇円
ハ　その他のアネロイド型気圧計
一〇一、四〇〇円
一〇〇、六〇〇円
ニ　その他のアネロイド型気圧計の感部（デジタル型のもの）
九四、八〇〇円
九四、〇〇〇円
七　電気式気圧計
イ　船舶用電気式気圧計
一一一、〇〇〇円
一一〇、二〇〇円
ロ　船舶用電気式気圧計の感部（デジタル型のもの）
九五、四〇〇円
九四、五〇〇円
ハ　その他の電気式気圧計
一〇七、九〇〇円
一〇七、一〇〇円
ニ　その他の電気式気圧計の感部（デジタル型のもの）
九一、四〇〇円