基準ガラス製温度計が第百二十三条の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最高の温度が三百度未満のものについては、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第百三十七条
三百度を超える目盛線がある基準ガラス製温度計については、器差の検査を行う前に、二時間以上その計ることができる最高の温度に近い温度に保った後に、第百二十五条の規定に適合するかどうかの検査を行う。
（器差の検査）
第百三十八条
温度基準器の器差の検査は、計ることができる最高の温度、計ることができる最低の温度及び零度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。
ただし、計ることができる最高又は最低の温度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
第百三十九条
温度基準器の器差の検査は、検査を行う直前に三十分間以上計ることができる最高の温度に保った後に、零度の目盛線について行い、その後計ることができる最低の温度を表す目盛線から始めて順次高い温度を表す目盛線について行うものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第百四十条
温度基準器の器差の検査は、検査槽を使用して行う。
ただし、空気を飽和している水及び氷の平衡温度を用いて検査を行う場合は、この限りでない。
第百四十一条
削除
第百四十二条
温度基準器の器差の検査は、検査槽を使用するときは、特定標準器等及び検査を行う温度基準器の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検査に必要な一定の温度に保たれる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。
第百四十三条
温度基準器の器差の検査は、検査槽を使用するときは、検査槽内の液体をかくはんして、液体の各部の温度が常に均一であるようにして行う。
第百四十四条
温度基準器の器差の検査を行うときは、検査を行う温度基準器の目盛線を、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する。
第百四十五条
温度基準器の器差の検査は、感温液が水銀等であるときは液面の最上部において、水銀等以外の液体であるときは液面の最下部において行う。
第百四十六条
温度基準器の器差の検査は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度とした状態で行う。
ただし、検査槽の構造その他のやむを得ない事由があるため、目盛線まで同一の温度とすることができないときは、この限りでない。
第百四十七条
前条ただし書の規定により、温度基準器の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。
補正値＝ｎ（Ｔ－ｔ）Ｋ
ｎは、露出部（検査を行う目盛線とそれに対応する温度に保った箇所との間の部分をいう。以下この条において同じ。）の長さをその目盛面における一度に相当する長さで除した値
Ｔは、検査槽の温度
ｔは、露出部の平均の温度
Ｋは、ガラスに対する感温液の見かけの膨張係数（基準液体温度計にあっては千分の一、基準液体温度計以外の温度基準器にあっては六千百分の一）
２
補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該温度基準器を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。
第五章　面積基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
（表記）
第百四十八条
面積基準器には、その見やすい箇所に、その表す面積の値が表記されていなければならない。
（材質）
第百四十九条
面積基準器に使用されている材料は、常温常湿の状態から温度が十度変化したとき、又は湿度が十パーセント変化したときに、当該面積基準器の面積にその表す面積の〇・二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない。
（機構）
第百五十条
面積基準器は、傷、腐食、穴及び凹凸等があるため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
２
面積基準器は、表面が滑りやすいため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
３
面積基準器は、その形状が円形、正方形又は長方形でなければならない。
４
面積基準器は、その厚さが〇・五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲内にあるものでなければならない。
第二節　基準器公差
（面積基準器の基準器公差）
第百五十一条
面積基準器の基準器公差は、表す面積の百分の一とする。
第三節　検査方法
（材質の検査）
第百五十二条
面積基準器が第百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下で、その面積基準器の面積を計量した後に、温度を十度変化させ、又は湿度を十パーセント変化させて、約十時間放置した直後に、当該面積基準器の面積を計量して行う。
２
前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（器差）
第百五十三条
面積基準器の器差は、表す面積から次の各号に定めるところにより算出された面積を減じて算出するものとする。
一
円形の面積基準器については、次の式により算出された面積
ｄ
１
、ｄ
２
、ｄ
３
、ｄ
４
は、任意の四箇所についてそれぞれ三回ずつ計量した直径からそれぞれ求められた平均値
二
正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積
算出された面積＝（１／２）（Ａ
１
＋Ａ
２
＋Ａ
３
＋Ａ
４
）
Ａ
１
は、
√（Ｌ
１
（Ｌ
１
－ａ）（Ｌ
１
－ｂ）（Ｌ
１
－ｅ））
により求められた値
Ａ
２
は、
√（Ｌ
２
（Ｌ
２
－ｃ）（Ｌ
２
－ｄ）（Ｌ
２
－ｅ））
により求められた値
Ａ
３
は、
√（Ｌ
３
（Ｌ
３
－ａ）（Ｌ
３
－ｄ）（Ｌ
３
－ｆ））
により求められた値
Ａ
４
は、
√（Ｌ
４
（Ｌ
４
－ｂ）（Ｌ
４
－ｃ）（Ｌ
４
－ｆ））
により求められた値
Ｌ
１
は、
（ａ＋ｂ＋ｅ）／２
により求められた値
Ｌ
２
は、
（ｃ＋ｄ＋ｅ）／２
により求められた値
Ｌ
３
は、
（ａ＋ｆ＋ｄ）／２
により求められた値
Ｌ
４
は、
（ｂ＋ｃ＋ｄ）／２
により求められた値
ａ、ｂ、ｃ、ｄは、正方形又は長方形の四つの辺
ｅ、ｆは、正方形又は長方形の二つの対角線
（器差の検査）
第百五十四条
面積基準器の器差の検査は、基準巻尺によりその面積基準器の寸法を計量して行う。
第六章　体積基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
第一款　基準フラスコ等
（表記）
第百五十五条
基準フラスコ及び基準ビュレット（以下この章において「基準フラスコ等」という。）には、その基準器公差内で計量することができる最大の体積（以下この章において「全量」という。）が表記されていなければならない。
２
基準ビュレットには、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
用途
二
全量に相当する水を排出する時間（以下「排水時間」という。）
３
全量を表す目盛線以外の目盛線がある基準ビュレットの主な目盛線には、その目盛線が表す体積の値が表記されていなければならない。
ただし、その目盛線が表す体積の値が明らかなときは、この限りでない。
（目盛標識）
第百五十六条
基準フラスコ等の目盛線は、その目盛線が表す体積の水を用いて付されたものでなければならない。
２
基準フラスコ等は、その目盛線が表す体積を出用として付されたものでなければならない。
３
基準フラスコ等の目盛線は、水を使用して目盛線の上縁と液面の最下部とが水平に見て一致したときに、その目盛線が表す体積を示すように付されたものでなければならない。
４
基準フラスコ等の目盛線は、円筒形の部分に付されたものでなければならない。
５
基準フラスコ等の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
６
基準フラスコ等の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・四ミリメートルまでの範囲内で、かつ、目盛間隔の五分の一以内でなければならない。
７
基準フラスコ等の目盛線は、その基準フラスコ等を使用する状態に置いたときに、水平になるように付されているものでなければならない。
８
基準フラスコ等の盛足目盛は、その全量の十分の一の体積の範囲内において付されていなければならない。
９
基準ビュレットの相互に対応する公差目盛の目盛間隔は、四ミリメートル以上でなければならない。
（標準温度）
第百五十七条
基準フラスコ等の表す体積は、温度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。
ただし、温度二十度以外の温度を標準として定められたものであって、十五度から三十度までの範囲内の標準とする温度が表記されているものにあっては、この限りでない。
（材質）
第百五十八条
基準フラスコ等に使用されている材料は、透明のガラスでなければならない。
第百五十九条
基準フラスコ等に使用されているガラスは、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
傷、気泡、すじ及び凹凸があるため、液面が視定し難いもの又は破損しやすいものでないこと。
二
焼きなましされているものであること。
（機構及び作用）
第百六十条
基準フラスコは、その全量が一デシリットル、二デシリットル、五デシリットル、一リットル、二リットル、五リットル又は十リットルのものでなければならない。
第百六十一条
基準ビュレットは、排水時間で全量に相当する体積の水を排出させたときのその水の体積と、排水時間を十分の一だけ変化させた時間で全量に相当する体積の水を排出させたときのその水の体積との差が、基準器公差の二分の一を超えるものであってはならない。
２