一　学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者（当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で、質量計の検査に一年以上従事した者
二　研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三　一般計量士
四　一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
一般計量士を三名以上含む六名
恒温恒湿装置
零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度百分率から八十五湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの
静電気放電試験装置
八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの
瞬時停電検査装置
電圧降下百パーセントにあっては半サイクル数一、五十パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの
電源ノイズ特性試験装置
千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの
電磁波障害試験装置
外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの
ガラス製温度計（ガラス製体温計を除く。）
基準ガラス製温度計
計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が〇・五度以下のもの
次のいずれかに該当すること。
一　学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者（当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で、温度計の検査に一年以上従事した者
二　研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三　一般計量士
四　一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名
温度計検査槽
温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの
アルカリ溶出試験装置
還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢
熱処理用試験槽
室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの
長さ計
計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺
ガラス製体温計
基準ガラス製温度計
計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの
二名
温度計検査槽
温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの
アルカリ溶出試験装置
還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢
熱処理用試験槽
室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの
長さ計
目量一ミリメートル以下の直尺
遠心機
留点の硬さを検査できるもの
抵抗体温計
基準ガラス製温度計
計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの
二名
温度計検査槽
温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの
恒温恒湿装置
零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度百分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度百分率の精度で保持できるもの
簡易水槽
十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの
定電流・電圧装置
電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの
電圧計
一ミリボルト以内の精度のもの
電流計
一マイクロアンペアの精度のもの
電気抵抗測定器
一ミリオーム以内の精度のもの
時間計
一秒を測定できるもの
非自動はかり
ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下のもの
電気式アネロイド型血圧計（検出部が電気式のものをいう。）
基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計
次のいずれかに該当すること。
一　学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者（当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で、圧力計の検査に一年以上従事した者
二　研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三　一般計量士
四　一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名
剛性容器
圧力発生装置
Ｔ字継手及びホース
恒温恒湿槽
直流電源／交流電源
精度が読み値の〇．五％未満の電圧計
陽陰圧発生装置
耐久性試験装置
日本産業規格Ｔ一一一五に規定する試験ができるもの
電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計
基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計
二名
圧力発生装置
繰返し加圧装置
恒温恒湿槽
日本産業規格Ｔ四二〇三に規定する試験ができるもの
最大需要電力計
二級基準電力量計又は三級基準電力量計
日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令（昭和三十九年通商産業省令第百五十九号。）第一号から第三号までのいずれかに該当する者
三十名
時間計
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する需要時限及び時間（時間及びタイムスタンプ）の試験ができるもの
電力量計誤差測定装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する誤差を〇・〇五パーセント以内の精度で測定できるもの
耐光試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する耐光性の試験ができるもの
粉じん試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの
過電流発生装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの
振動試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する振動の影響の試験ができるもの
衝撃試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの
傾斜試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの
外部直流磁気発生装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの
磁界発生装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの
温度計
計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの
絶縁抵抗計
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの
耐電圧試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する商用周波耐電圧及び雷インパルス耐電圧の試験、日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する耐電圧及び巻線端子間耐電圧の試験ができるもの
交流電源装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二及びＣ一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの
温湿度試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響及び耐久性の試験ができるもの
インパルス電圧試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの
サージ試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの
標準計器用変成器
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格Ｃ一七三一―一及びＣ一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二及びＣ一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生できるもの
ひずみ波形発生装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響及び高次高調波の影響の試験ができるもの
静電気放電試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの
高速過渡試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの
減衰振動波試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの
スプリングハンマ
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの
グローワイヤ試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定するグローワイヤ（赤熱棒押付け）試験ができるもの
電磁波障害試験装置
日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの
伝導性試験装置