濃度基準器の目盛紙が第四百二条及び第四百三条の規定に適合するかどうかの検査は、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。
（器差の検査）
第四百十条
濃度基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の濃度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。
ただし、計ることができる最大又は最小の濃度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
第四百十一条
濃度基準器の器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上測定し、その平均値を求めて行う。
第四百十二条
濃度基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該濃度基準器を、検査を行う目盛線の表す濃度と同一の濃度の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。
第四百十三条
濃度基準器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
検査を行う濃度
検査液
零体積百分率から九十五体積百分率まで
酒精と水との混合液
九十五体積百分率から百体積百分率まで
酒精とエーテルとの混合液
第四百十四条
濃度基準器の器差の検査は、検査を行う前に特定標準器等及び濃度基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に、当該特定標準器等及び当該濃度基準器の表面の温度を通常の温度に戻してから行う。
２
濃度基準器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし、気泡の上昇がやみ、液面が静止した後に行う。
３
濃度基準器の器差の検査は、検査液の温度を室温に近い温度に保って行う。
第十五章　比重基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
第一款　通則
（表記）
第四百十五条
比重基準器の主な目盛線には、その表す比重又は重ボーメ度（以下この章において「比重等」という。）の値が表記されていなければならない。
２
比重基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。
（目盛標識）
第四百十六条
比重基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
２
比重基準器の目盛線は、その中心線によって比重等を表すように付されていなければならない。
３
比重基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。
４
比重基準器の目盛線は、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない。
５
比重基準器の目幅は、〇・五ミリメートルを超えなければならない。
６
比重基準器の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・五ミリメートルまでの範囲内にあって、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。
７
比重基準器の目盛線は、当該比重基準器を液体に浮かべたときに、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。
８
比重基準器は、比重等を表す目盛標識以外の目盛標識が付されているものであってはならない。
（標準温度）
第四百十七条
比重基準器の目盛線は、温度十五度の場合を標準として付されたものであって、かつ、温度四度の水を標準として定められた比重等を表さなければならない。
（材質）
第四百十八条
比重基準器に使用されている材料は、透明なガラスでなければならない。
２
比重基準器の材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は、〇・〇〇〇〇二から〇・〇〇〇〇三までのものでなければならない。
ただし、体膨張係数の値を当該比重基準器に表記する場合は、この限りでない。
３
比重基準器は、その材料に使用されているガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、当該比重基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない。
（機構及び作用）
第四百十九条
比重基準器は、けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。
第四百二十条
比重基準器は、けい部の内面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
第四百二十一条
比重基準器は、目盛紙が離脱しないものでなければならない。
第四百二十二条
比重基準器は、胴部の下に散弾、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない。
第四百二十三条
比重基準器は、液体に浮かべて静止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない。
第四百二十四条
比重基準器のけい部は、その軸に垂直な切断面が円形でなければならない。
第四百二十四条の二
比重基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、比重基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。
第二款　基準比重浮ひょう
（目盛標識）
第四百二十五条
基準比重浮ひょうは、〇・六から二までの範囲のうち、一定の比重を表す目盛線が付されたものでなければならない。
２
基準比重浮ひょうは、目量が〇・〇〇〇二、〇・〇〇〇五又は〇・〇〇一のものでなければならない。
第三款　基準重ボーメ度浮ひょう
（目盛標識）
第四百二十六条
基準重ボーメ度浮ひょうは、零重ボーメ度から七十二重ボーメ度までのうち、一定の範囲の重ボーメ度を表す目盛線が付されたものでなければならない。
２
基準重ボーメ度浮ひょうは、目量が〇・〇五重ボーメ度又は〇・一重ボーメ度のものでなければならない。
第二節　基準器公差
（比重基準器の基準器公差）
第四百二十七条
基準比重浮ひょうの基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
目量
基準器公差
〇・〇〇〇二
〇・〇〇〇五
〇・〇〇〇五
〇・〇〇一
〇・〇〇一
〇・〇〇一
２
基準重ボーメ度浮ひょうの基準器公差は、〇・一重ボーメ度とする。
第四百二十八条
基準比重浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、次の表のとおりとする。
目量
基準器公差
〇・〇〇〇二
〇・〇〇一
〇・〇〇〇五
〇・〇〇二
〇・〇〇一
〇・〇〇二
２
基準重ボーメ度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、〇・二重ボーメ度とする。
第三節　検査方法
（機構及び作用の検査）
第四百二十九条
比重基準器の目盛紙が第四百二十条及び第四百二十一条の規定に適合するかどうかの検査は、比重基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。
（器差の検査）
第四百三十条
比重基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の比重等を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。
ただし、計ることができる最大又は最小の比重等を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
第四百三十一条
比重基準器の器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上測定し、その平均値を求めて行う。
第四百三十二条
比重基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該比重基準器を、検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。
２
比重基準器の器差の検査において、当該比重基準器の検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液を使用することができないときは、次の各号に定める式により器差を算出する。
一
検査液の比重以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場合
Ｓは、検査を行う目盛線の表す比重
W
１
は、検査を行う比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラム）
Ｐは、検査を行う比重基準器に巻き付けたおもりを針金で特定標準器等につり、検査液中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラム）
Ｄは、比重基準器の検査をする目盛線がある箇所におけるけい部の直径（メートル）
Ｔは、検査液の表面張力（ニュートン毎メートル）
Ｔ’は、液体の表面張力（ニュートン毎メートル）
ｔは、検査液の温度
δは、温度ｔのときの検査液の密度（キログラム毎立方メートル）
ρは、検査を行うときの空気の密度（キログラム毎立方メートル）
σは、特定標準器等の密度（キログラム毎立方メートル）
二
検査液の比重を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場合
W
０
は、密度ρの空気中で、質量ωの針金でつった比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラム）
Wは、質量ωの針金で比重基準器を検査液中につり、ちょうどその示度がＳを示すようにしたときに釣り合う特定標準器等の質量（キログラム）
三
重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場合
Ｂｈ
は、検査を行う目盛線の表す重ボーメ度
第四百三十三条
基準比重浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は、検査を行う比重に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
検査を行う比重
検査液
〇・六五から〇・七まで
石油エーテル、エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液
〇・七から〇・七三まで
エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液
〇・七三から〇・八まで
酒精とエチルエーテルとの混合液
〇・八から一まで
水と酒精との混合液
一から一・八五まで
硫酸と水との混合液
一・六以上
よう化第二水銀とよう化カリウムとの混合液
２
基準重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は、検査を行う重ボーメ度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
検査を行う重ボーメ度
検査液