オーバーフローの口縁が全量を表す基準タンクは、その口縁が滑らかなものでなければならない。
（目量）
第二百十四条
液体メーター用基準タンクの最小の目量は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
全量
最小の目量
五百リットル以下
一リットル以下
五百リットルを超えるとき
全量の五百分の一に相当する体積以下
（ゲージグラスの内径）
第二百十五条
ゲージグラスを使用する液体メーター用基準タンクのゲージグラスの内径は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
全量
ゲージグラスの内径
千リットル以下
十三ミリメートル以上
千リットルを超えるとき
二十ミリメートル以上
２
ゲージグラスを使用する液体タンク用基準タンクのゲージグラスの内径は、十三ミリメートル以上でなければならない。
第六款　基準体積管
（表記）
第二百十六条
基準体積管には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
全量
二
被計量物の種類
三
最少測定量
四
基準ピストンプルーバーであって、パルス内挿機能を有するものは、その旨
２
被計量物の種類は、基準パイププルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油及び水、基準ピストンプルーバーにあっては揮発油、灯油、軽油、重油、水、液化石油ガス、空気及びガス、基準ベルプルーバーにあっては空気及びガスとする。
３
基準ピストンプルーバー又は基準パイププルーバーであって、検出端が二箇所以内のものについては、最少測定量を表記することを要しない。
４
基準ベルプルーバーの主な目盛線には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
第二百十七条
運動子を有する基準体積管は、その運動子の検出端を示す標識がなければならない。
（目盛標識）
第二百十八条
基準ベルプルーバーの目盛線は、二重線、枝線、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
２
基準ベルプルーバーの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない。
３
基準ベルプルーバーの目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。
４
基準ベルプルーバーの目盛線は、基準ベルプルーバーを鉛直に据え付けたときに、水平になるものでなければならない。
５
基準ベルプルーバーの目盛線が付されている部分は、目盛面の水平視定ができるものでなければならない。
６
基準ベルプルーバーの全量に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の体積の範囲内において付されていなければならない。
（材質）
第二百十九条
基準体積管に使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。
２
前項の規定にかかわらず、基準ベルプルーバーの浮鐘に使用する材料は、黄銅又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれのないものでなければならない。
第二百二十条
基準体積管（基準ベルプルーバーを除く。）は、液体を入れたときに、容易に変形し、又は漏えいするものであってはならない。
２
ガスメーター用基準体積管は、空気又はガスを密封したときに漏えいするものであってはならない。
３
液体メーター用基準体積管は、使用圧力の表記のあるものはその使用圧力、使用圧力の表記のないものは百キロパスカルの圧力に耐えるものでなければならない。
（機構及び作用）
第二百二十一条
基準体積管（基準ベルプルーバーを除く。）は、運動子が円滑に移動し、かつ、運動子の接触部分に漏えいを生じないものでなければならない。
第二百二十二条
基準体積管であって計量室を構成する部分が分離するものは、その分離する部分をノックピンを用いる方法その他の方法により接合し、偏心又は漏えいを生じないものでなければならない。
第二百二十三条
基準体積管は、温度計及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。
２
前項の温度計の取付孔は、基準体積管の入口側で温度を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は、基準体積管の被計量物の入口側及び出口側になければならない。
（安定性）
第二百二十四条
基準体積管は、二回以上器差の検査を行った場合におけるそれぞれの器差の差が基準器公差の五分の一以下となるものでなければならない。
（水平装置）
第二百二十五条
基準体積管は、水平装置を有するものでなければならない。
ただし、定置して使用するものにあっては、この限りでない。
（目量）
第二百二十六条
基準ベルプルーバーの目量は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
全量
目量
五百リットル以下
一リットル以下
五百リットルを超えるとき
全量の五百分の一に相当する体積以下
第二節　基準器公差
第二百二十七条
体積基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
一
基準フラスコの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
全量
基準器公差
一デシリットル
〇・二ミリリットル
二デシリットル
〇・四ミリリットル
五デシリットル
〇・五ミリリットル
一リットル
一ミリリットル
二リットル
二ミリリットル
五リットル
三ミリリットル
十リットル
五ミリリットル
二
基準ビュレットの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
全量
基準器公差
一デシリットル以下
〇・二ミリリットル
二デシリットル以下
〇・四ミリリットル
五デシリットル以下
〇・五ミリリットル
一リットル以下
一ミリリットル
二リットル以下
二ミリリットル
三
基準ガスメーターの基準器公差は、千分の十五とする。
四
基準水道メーター及び基準燃料油メーターの基準器公差は、二百分の一とする。
五
基準タンク及び基準体積管の基準器公差は、最少測定量を超える量に応ずるものは、真実の体積の二百分の一、最少測定量以下の量に応ずるものは、最少測定量の二百分の一とする。
第三節　検査方法
第一款　基準フラスコ等
（目盛線の検査）
第二百二十八条
基準フラスコ等の目盛線が第百五十六条第七項の規定に適合するかどうかの検査は、その目盛線の最も高い位置及び最も低い位置における体積を計って行い、それらの体積とその目盛線が表す体積との差がその体積に応ずる基準器公差に相当する体積の範囲内にあるときは、その基準フラスコ等は、同項の規定に適合するものとする。
（機構及び作用の検査）
第二百二十九条
基準フラスコ等が第百六十一条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等を用いて行う。
第二百三十条
基準ビュレットに付されたコックが第百六十二条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、コックをあらかじめ布でぬぐって行う。
（器差の検査）
第二百三十一条
基準フラスコ等の器差の検査は、定置する形状のものにあっては、水平な定盤の上に置いて、取り付けて使用するものにあっては、その状態において、蒸留水を用いて行う。
２
基準フラスコ等の器差の検査は、温度の表記がないときは温度二十度において、温度の表記があるときは表記された温度において行う。
ただし、やむを得ない事由があるときは、常温において行うことを妨げない。
３
基準フラスコ等の器差の検査は、目盛線の上縁と液面の最下部について視定して行う。
４
前項の場合において、目盛線を視定するときは、水平視定により行う。
５
基準フラスコ等の器差の検査は、全量を表す目盛線及び任意の二箇所以上の目盛線について二回以上検査を行って、それぞれの平均値を算出して行う。
第二百三十二条
基準フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う。
２
衡量法は、基準フラスコ等に入れた水の質量及び温度を特定標準器等により計って行う。
この場合において、基準フラスコにあっては、これに満たした水を徐々に排出し、二十秒間口縁を下にして放置した後に行う。
（器差の算出）
第二百三十三条
基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。
Ｑ＝（W／ｄ）｛１＋ρ（（１／ｄ）－（１／δ））＋ａ（Ｔ－ｔ）｝
Ｑは、真実の体積（ミリリットル）
Wは、検査に使用する水と釣り合う特定標準器等の表す質量（グラム）
ρは、測定時の気温における空気の密度（グラム毎立方センチメートル）
ｄは、測定時の水の密度（グラム毎立方センチメートル）
δは、標準分銅の密度（八グラム毎立方センチメートル）
ａは、検査を行う基準フラスコ等の体膨張係数（〇・〇〇〇〇二五とする）
Ｔは、検査を行う基準フラスコ等に表記された温度（温度の表記がないときは、二十度）
ｔは、測定時の水の温度（〇・一度まで読むものとする。）
第二款　基準ガスメーター
（機構及び作用の検査）
第二百三十四条
基準ガスメーターが第百七十四条の規定に適合するかどうかの検査は、漏えい検査装置を使用して行う。
２
基準ガスメーターが第百八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。
（温度等の補正）
第二百三十五条
基準湿式ガスメーターが第百七十六条の規定に適合するかどうかの検査は、基準湿式ガスメーターに同条に規定する流量でその計量室の体積に相当する体積の空気を通したときに、基準湿式ガスメーターの指示部が表す体積から特定標準器等又は基準器の示度が示す通過した空気の体積を減じ、その値に特定標準器等又は基準器の器差の補正、温度差の補正、湿度差の補正及び圧力差の補正を行って器差を算出して行う。
２
前項の規定は、第二百三十六条及び第二百四十条の検査に準用する。