前項の規定により流量を求めた場合において、特に精密を要する場合には、前項の規定により得た流量を再び河川の横断面積で除して流速の加速度を求め、これを用いて前項の公式により流量を求める。
第四節
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測
（
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測）
第四十条
こ
ヽ
う
ヽ
水（第十八条参照）時の流量観測は、特に敏速なる観測を必要とするため、次条から第四十五条までに規定する方法により行う。
この場合において、流量を求める方法については第二十四条の規定を準用する。
（
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測班）
第四十一条
こ
ヽ
う
ヽ
水流量を観測しようとする観測所は、あらかじめ
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測班を編成しておかなければならない。
（
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測の方法）
第四十二条
こ
ヽ
う
ヽ
水流量を観測しようとする観測所は、
こ
ヽ
う
ヽ
水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特に
こ
ヽ
う
ヽ
水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。
この場合において、一回の観測に要する時間は一時間をこえないものとし、観測した時刻は、これを明確に記録しておかなければならない。
第四十三条
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測の方法は、原則として浮子測法によるものとし、次項から第五項までの規定による外、第三十四条から第三十八条までの規定を準用する。
２
流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。
水面積
５０ｍ未満
５０ｍ～１００ｍ未満
１００ｍ～２００ｍ未満
２００ｍ～４００ｍ未満
４００ｍ～７００ｍ未満
７００ｍ以上
浮子流速測線数
３
４
５
６
７
８
３
前項の規定における浮子流速測線数は、水位の変化に応じて変化する水面幅に応じ、前項の規定に従い設定する。
この場合において、当該測線数は、当該観測所における既往の最高水位又は計画高水位を想定してその時の水面幅においてなるべく等間隔になるように設定するものとする。
４
浮子は、やむをえない場合を除き、原則として桿浮子を用いるものとする。
この場合において、桿浮子の吃水は、浮子流速測線における水深に応じ、左の表の標準による。
水深
０．７ｍ～１．３ｍ未満
１．３ｍ～２．６ｍ未満
２．６ｍ～５．２ｍ未満
５．２ｍ以上
吃水
０．５ｍ
１．０ｍ
２．０ｍ
４．０ｍ以上
５
こ
ヽ
う
ヽ
水時における平均流速算出の際の更正係数は、左の表の数値による。
水深
０．７ｍ～１．３ｍ未満
１．３ｍ～２．６ｍ未満
２．６ｍ～５．２ｍ未満
５．２ｍ以上
桿浮子の吃水
０．５ｍ
１．０ｍ
２．０ｍ
４．０ｍ
更正係数
０．８８
０．９１
０．９４
０．９６
備考　表面浮子を使用した場合の更正係数は、原則として０．８５とする。
（横断線の改測）
第四十四条
こ
ヽ
う
ヽ
水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿つて横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。
この場合における横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
（流量値）
第四十五条
こ
ヽ
う
ヽ
水時における流量の計算は、前条の規定による横断線の改測の結果、左の各号により行う。
一
横断面の区分断面が、
こ
ヽ
う
ヽ
水後においてもそれぞれ変化の少い場合にあつては、第三十八条の規定を準用する。
この場合において、第四十二条に規定する観測時期におけるそれぞれの通水断面積を算出する基礎となる水位は、その時期における観測開始時刻及び終了時刻における第十五条第一項に定めるそれぞれの水位標の水位の平均値とする。
二
こ
ヽ
う
ヽ
水の前後におけるそれぞれの横断線の相対応する断面の変化が著しい場合には、
こ
ヽ
う
ヽ
水の前後における相対応する区分断面積の平均値を比較して、その平均値が、
こ
ヽ
う
ヽ
水前より大なる場合には
こ
ヽ
う
ヽ
水後の、
こ
ヽ
う
ヽ
水前より小なる場合には
こ
ヽ
う
ヽ
水前の、平均値を計算断面として、当該断面について、第三十八条の規定を準用する。
（水面勾配の観測）
第四十六条
第十五条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための二個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と二個の水位標区分間の距離によつて、水面勾配を測定するものとする。
第五節　野帳の記載
（野帳の記載）
第四十七条
この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。
２
野帳の様式については、国土交通大臣が定める。
第四章　結果のとりまとめ
（観測所台帳及び附図）
第四十八条
第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
２
前項の台帳の様式については、別表第六に定めるところによる。
（水位月報及び水位年表）
第四十九条
水位及び流量調査を行う者は、水位観測所ごとに、第二十条及び第二十一条の規定により観測した観測値を一箇月ごとにとりまとめ、水位月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて日水位年表及び時水位年表を作成しなければならない。
２
日水位年表及び時水位年表の様式については、別表第七及び別表第八に定めるところによる。
３
水位年表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編
さ
ヽ
ん
ヽ
して常に整備しておかなければならない。
（流量測定年表）
第五十条
水位流量観測所は、第四十七条の規定による野帳に基いて、流量測定年表を作成しなければならない。
２
流量測定年表の様式については、別表第九に定めるところによる。
（水位流量曲線）
第五十一条
水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第十に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求め、水位流量曲線図を作成するものとする。
２
前項の水位流量曲線式及び水位流量曲線図の作成の要領は、国土交通大臣が定める。
（流量年表）
第五十二条
水位流量観測所は、第四十九条の規定により作成した水位年表及び前条の規定により作成した水位流量曲線図に基いて、毎日の流量を求め、流量年表を作成しなければならない。
２
流量年表の様式については、別表第十一に定めるところによる。
３
流量年表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編
さ
ヽ
ん
ヽ
して常に整備しておかなければならない。
（
こ
ヽ
う
ヽ
水流量曲線図）
第五十三条
水位流量観測所は、
こ
ヽ
う
ヽ
水時の流量値を算定したときは、これに基き当該観測を行つた
こ
ヽ
う
ヽ
水ごとに、
こ
ヽ
う
ヽ
水流量曲線図を作成しなければならない。
但し、算定した流量値が
こ
ヽ
う
ヽ
水流量曲線図を作成するに適当でない場合は、この限りでない。
（
こ
ヽ
う
ヽ
水表）
第五十四条
水位流量観測所は、第二十条第二項但書の規定又は第二十一条第一項の規定による毎正時の水位観測及び第四十二条に規定する観測時期における流量観測の結果並びに前条の規定による
こ
ヽ
う
ヽ
水流量曲線図に基いて、
こ
ヽ
う
ヽ
水表を作成しなければならない。
但し、前条但書の規定により
こ
ヽ
う
ヽ
水流量曲線図を作成しない場合は、毎正時の流量は算出しないものとする。
２
こ
ヽ
う
ヽ
水表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編
さ
ヽ
ん
ヽ
して常に整備しておかなければならない。
３
こ
ヽ
う
ヽ
水表の様式については、別表第十二に定めるところによる。
附　則
この府令は、公布の日から施行する。
附　則
この府令は、公布の日から施行する。
附　則
この府令は、公布の日から施行する。
附　則
この府令は、公布の日から施行する。
附　則
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附　則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一
水位標の構造
一　水位標の構造
水位標は、親柱をたて、これに目盛板を固定させるものとする。但し、やむをえない場合には、橋脚、橋台、護岸等堅固な築造物又は岩石等をもつて、親柱にかえ、目盛板をこれに固定させるか又はこれ等に直接目盛をすることができる。
仕様
摘要
親柱
１　材料
末口十五センチメートル以上の丸太又は十五センチメートル角以上の角材。但し、石材又は鉄材等を使用する場合は、これと同程度の強度を有するものとし、左右及び背面は、赤色ペンキ塗りとする。
親柱には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を表示しておくこと。
２　固定の方法
一　橋脚、橋台、護岸、岩石等に取りつける場合には、ボルト・ナツトを用いて固定する。
二　地盤が岩石等である場合には、コンクリート基礎を作成し、これにボルト・ナツトを用いて固定する。
必要ある場合は、漂流物その他の障害物を防除する設備を施すこと。
目盛板
１　目盛の単位は、一センチメートルとし、明確に刻する。
２　目盛板の零点高の位置は、なるべく渇水位以下とし、目盛板の下端は、低水路の河床に接触させる。
３　水位標を二本以上設置する場合は、これらの目盛板の目盛の重複は、約五十センチメートルとする。
目盛板は、流失を防ぐため針金で河岸に結びつけておくこと。
二　自記水位標の構造
自記水位標は、自記水位計、観測井、水位計小屋及び附帯設備よりなるものとし、護岸、
閘
こう
門等堅固な構造物又は岩石等が適当な位置にある場合には、これらに固定するものとする。
仕様
摘要
観測井
１　観測井は、堅固な基礎の上に金属、コンクリート等の永久的材料を使用して作成する。
２　観測井は、なるべく内部に人が出入できる大きさとし、井の頂部は、既往の最高水位以上の高さとし、底部は、既往の最大渇水位以下であつて十分余裕のある深さとする。
３　観測井には、導水孔又は導水管若しくは導水
渠
きよ
を設置し、その位置は既往の最大渇水位以下とする。但し、土砂流失の大きい河川にあつては、観測井の適宜の位置に、補助導水孔を設置する。
４　導水孔又は導水管の大きさは、観測井内の水面を平穏に保ち、且つ、土砂等による埋没の危険を防除できるように考慮して、決定するものとする。
水位計小屋
水位計小屋は、防腐剤で処理した木材、コンクリート又は金属等を使用し、はげしい寒暑又は湿気等に対して自記器械を保護し得るように堅固に建設し、且つ、出入口には、かぎをつけた戸を装置する。
水位計小屋には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を記した標識を附すこと。
附属設備
１　自記水位標には、なるべく二個の水位標を併置し、うち一個は、観測井内部に取りつけて、内部水位の検定ができるようにするものとする。
２　土砂流失の多い河川にあつては、導水孔、導水管及び観測井内部に
堆
たい
積する土砂を排除し得る装置を附する。
３　寒冷地方にあつて、必要ある場合には、観測井内部の水の凍結を防止し得る設備を附する。
必要ある場合には、漂流物防除装置を附すこと。
別表第二
水準拠標の標石又は水準記号
一　水準拠標の標石
材料は、石材又はコンクリートとする。
二　水準記号
別表第三
水位標横断線拠標及び横断線記号
一　横断線拠標の標石
材料は、石材又はコンクリートとする。
二　横断記号
別表第四
堰
１　三辺鋭角の縁を有すること。
２　堰の上流部における流速が平穏であること。
３　水頭は、十センチメートルから一メートルまでであること。
４　水頭は、堰の位置において水深の四分の一以下であること。
５　堰の開口の幅は、水頭の三倍であること。
６　堰の幅は、水頭の九倍以上であること。
７　堰の上流部における流路の横断面積は、堰の開口面積の七倍以上であること。
８　水流に対して直角、且つ、水平であること。
９　漏水しないこと。
１０　下流側の水位は、堰頂より低いこと。
１１　堰の上流おおむね二メートル以上の位置に、水頭を測定するための水位標を設置すること。
別表第五
流速計の種類及び使用範囲の標準
種類
使用範囲
流速
流速を測定する水深の上限
プライス式
約
０．３０～２．５ｍ／ｓｅｃ
水面から　１０ｃｍ以上
広井式
約
０．３０～２．００ｍ／ｓｅｃ
水面から　１０ｃｍ以上
森式
約
０．３０～２．００ｍ／ｓｅｃ
水面から　５ｃｍ以上
備考
ｍ／ｓｅｃ
は、メートル毎秒を表示する。
別表第六
別表第七
別表第八
別表第九
別表第十
別表第十一
別表第十二