八立方メートル毎時
三十六立方メートル毎時
三十立方メートル毎時
百五十ミリメートルを超え二百ミリメートル以下
十二立方メートル毎時
六十立方メートル毎時
五十立方メートル毎時
二百ミリメートルを超え二百五十ミリメートル以下
十八立方メートル毎時
八十五立方メートル毎時
八十立方メートル毎時
二百五十ミリメートルを超え三百ミリメートル以下
二十五立方メートル毎時
百十立方メートル毎時
百立方メートル毎時
三百ミリメートルを超え三百五十ミリメートル以下
三十立方メートル毎時
百三十立方メートル毎時
百三十立方メートル毎時
三
大流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
種類
接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター
軸流羽根車式水道メーター（たて型のものを除く。）
ベンチュリー管分流式水道メーター
口径
十三ミリメートル以下
一立方メートル毎時
十三ミリメートルを超え二十ミリメートル以下
一・五立方メートル毎時
二十ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下
二立方メートル毎時
二十五ミリメートルを超え三十ミリメートル以下
三立方メートル毎時
三十ミリメートルを超え四十ミリメートル以下
五立方メートル毎時
四十ミリメートルを超え五十ミリメートル以下
十立方メートル毎時
三十立方メートル毎時
十五立方メートル毎時
五十ミリメートルを超え六十五ミリメートル以下
十三立方メートル毎時
四十三立方メートル毎時
二十五立方メートル毎時
六十五ミリメートルを超え七十五ミリメートル以下
十五立方メートル毎時
六十立方メートル毎時
三十立方メートル毎時
七十五ミリメートルを超え百ミリメートル以下
二十立方メートル毎時
九十立方メートル毎時
五十立方メートル毎時
百ミリメートルを超え百二十五ミリメートル以下
三十立方メートル毎時
百二十立方メートル毎時
七十五立方メートル毎時
百二十五ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下
四十立方メートル毎時
百八十立方メートル毎時
百五十立方メートル毎時
百五十ミリメートルを超え二百ミリメートル以下
六十立方メートル毎時
三百立方メートル毎時
二百五十立方メートル毎時
二百ミリメートルを超え二百五十ミリメートル以下
九十立方メートル毎時
四百二十五立方メートル毎時
四百立方メートル毎時
二百五十ミリメートルを超え三百ミリメートル以下
百二十五立方メートル毎時
五百五十立方メートル毎時
五百立方メートル毎時
三百ミリメートルを超え三百五十ミリメートル以下
百五十立方メートル毎時
六百五十立方メートル毎時
六百五十立方メートル毎時
四
前項に規定する流量が、その水道メーターに表記されている基準流量又は基準流量範囲の上限の流量（以下この項において「基準流量等」という。）の百分の四十五以上百分の五十五以下の範囲内にない水道メーターについては、前二項の規定にかかわらず、小流検査においては基準流量等の十分の一の流量、（その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量）大流検査においては基準流量等の二分の一の流量により行う。
五
軸流羽根車式水道メーター（たて型のものに限る。）及び複合型水道メーターについては、小流検査においては基準流量等の十分の一の流量（その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量）、大流検査においては基準流量等の十分の五から十分の六までの任意の一の流量により行う。
２
旧型式水道メーターの器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、表記された基準流量の二十分の一以上基準流量までの範囲内の任意の二の流量（平成十一年四月三十日までに検定の申請をしたものにあっては任意の一流量）により行う。
（型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの使用公差に係る特例）
第三十二条
型式外水道メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式水道メーターの使用公差については、第三百三十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一
口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター（前金装置を有するものを除く。）の使用公差は、附則第二十九条第一号の表の上欄に掲げる流量に応じ、同表の下欄に掲げる検定公差の二倍とする。
二
円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの使用公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、それぞれ次の表の下欄のとおりとする。
流量
使用公差
基準流量の二十分の一以上、基準流量の五分の一未満
八パーセント
基準流量の五分の一以上基準流量以下
五パーセント
三
前金水道メーターの使用公差は、その種類及び流量に応じ、前二号に規定する使用公差に一パーセントを加えた値とする。
四
接線流羽根車式水道メーター（口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。）、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの使用公差は、基準流量範囲内の流量に応じ、附則第二十九条第四号に規定する検定公差の二倍とする。
（型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検査の方法に係る特例）
第三十三条
第三百三十九条で準用する第三百三十三条第三項中「使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の二流量」とあるのは、平成十一年四月三十日までに経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日までに検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上（基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲）の任意の一流量又は任意の二流量」と、同日以後経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日以後検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上（基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲）の任意の二流量」とする。
第八章　燃料油メーター
（型式外燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例）
第三十四条
型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百五十七条第一項第一号、同条第二項、第三百六十三条第三項及び第三百七十二条の規定は、適用しない。
大型車載燃料油メーターにあっては第三百五十七条第一項第五号、自動車等給油メーター、小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては同項第三号及び第十号並びに第三百六十二条第一項第一号、第三号及び第五号の規定についても、同様とする。
２
前項の構造に係る技術上の基準については、小型車載燃料油メーターにあっては、第三百七十九条第五項第一号中「五十倍」とあるのは「二十倍」と読み替えるものとする。
３
型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百八十五条から第三百九十一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（型式外燃料油メーターの使用中検査における性能に係る特例）
第三十五条
型式外燃料油メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第三百九十三条で準用する第三百八十三条の規定は、適用しない。
（燃料油メーターの器差検査の方法に係る特例）
第三十六条
分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものを有する型式外燃料油メーター（旧検定又は経過型式外検定に合格したものに限る。）については、当該表示機構に係る器差検定に限り、第三百九十六条で準用する第三百九十二条第八項中「使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とあるのは、「大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とする。
第九章　液化石油ガスメーター
（型式外液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例）
第三十七条
令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの（以下「型式外液化石油ガスメーター」という。）の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百九十七条第一項第三号、第四百条第一項第一号、第三号及び第五号、第四百一条第三項及び第四百四条の規定は、適用しない。
２
型式外液化石油ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百二十三条から第四百二十九条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例）
第三十八条
型式外液化石油ガスメーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第四百三十一条で準用する第四百四条及び第四百二十一条の規定は、適用しない。
第十章　ガスメーター
（ガスメーターの使用最大流量に係る特例）
第三十九条
平成十五年十月三十一日までは、第四百四十一条第一項中の表は次の表の一とし、同条第二項中の表は次の表の二とし、第四百四十二条第二項第一号中の表は次の表の三とし、同条同項第二号中の表は次の表の四とし、第四百五十三条第一項中の表は次の表の五とし、第四百六十五条第一項第二号中「十立方メートル毎時以上」とあるのは「七立方メートル毎時以上」とする。
型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。
表の一
使用最大流量（立方メートル毎時）
使用最小流量（立方メートル毎時）
一
〇・〇五
一・六
〇・〇八
二
〇・一
二・五
〇・一二
三
〇・一五
四
〇・二
五
〇・二五
六
〇・三
七
〇・三五
十
〇・五
十三
〇・六五