第三号に規定する特定大型はかりであってデジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。
表の一
表す量
検定公差
ひょう量の二分の一以下
ひょう量の四千分の一
ひょう量の二分の一を超えるとき
表す量の二千分の一
表の二
表す量
検定公差
ひょう量の二分の一以下
目量
ひょう量の二分の一を超えるとき
目量の一・五倍
（型式外非自動はかりの構造検定の方法に係る特例）
第二十一条
附則第十九条第一項に規定する型式外非自動はかりであって、経過型式外検定の申請をしたものの構造検定の方法については、第二百一条の規定を準用する。
（届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例）
第二十一条の二
令附則第四条第三項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第百九十八条から第二百条までの規定は、省略することができる。
（非自動はかりの器差検定の方法に係る特例）
第二十二条
Ｈ級又はＭ級又はＯ級の非自動はかりであって、平成十年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは、「三級基準分銅若しくは計量器検定検査規則（昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。）第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
２
Ｈ級又はＭ級の非自動はかりであって、平成八年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは、「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
３
附則第四条第三項前段の規定は、附則第十九条に掲げる非自動はかり並びに旧型式非自動はかりに準用する。
４
附則第十九条第一項第二号に掲げる非自動はかりについては、第二百八条の規定は適用しない。
この場合において、第百二十条第一項中「八百を超え六千以下のもの」とあるのは「八百を超えるもの」とする。
（非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例）
第二十三条
次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、第二百十一条の規定にかかわらず、第四十四条で準用する第十二条、第五十一条で準用する第十二条及び第百四十四条の規定は、適用しない。
一
附則第十九条第一項第一号に掲げるもの（令附則別表第二に掲げるもの（以下「追加非自動はかり」という。）を除く。）
二
型式外非自動はかりであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの
三
旧型式非自動はかり
２
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第四十四条、第五十一条及び第六十四条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
（非自動はかりの使用公差に係る特例）
第二十四条
前条に掲げる非自動はかりに係る第二百十二条の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第二十条に規定する検定公差」とする。
（非自動はかりの器差検査の方法に係る特例）
第二十五条
平成十三年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは「三級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
２
平成八年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
（追加非自動はかりの性能に関する検査の方法に係る特例）
第二十六条
追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に関する検査の方法については、第四十六条、第五十三条及び第六十六条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める方法とする。
（一級分銅の検定の合格条件）
第二十七条
令附則第九条第四項に規定する一級分銅に係る法第七十一条の検定の合格条件については、なお従前の例による。
第七章　水道メーター
（型式外水道メーターの構造に係る技術上の基準に関する特例）
第二十八条
型式外水道メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百三条第四号から第六号まで、第三百七条、第三百十条及び第三百十三条第一号の規定は、適用しない。
２
前項の構造に係る技術上の基準については、第三百三条第二号中「標準流量（使用最大流量（第三百二十五条第二項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる最大の流量をいう。以下この章において同じ。）の二分の一の流量をいう。以下この章において同じ。）」とあるのは「実測式水道メーター及び口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーターにあっては基準流量（水道メーターの入口と出口との圧力差が五十キロパスカルである場合の流量をいう。以下この章において同じ。）、その他の水道メーターにあっては基準流量範囲（検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる流量の範囲をいう。以下この章において同じ。）であって、その上限の流量がその下限の流量の五倍以上のもの」と、第三百八条第二項中「標準流量が十立方メートル毎時未満の場合には一リットル以下、十立方メートル毎時以上百立方メートル毎時未満の場合には十リットル以下、百立方メートル毎時以上の場合には百リットル以下」とあるのは「口径が十六ミリメートル以下の場合には一リットル以下、十六ミリメートルを超え四十ミリメートル以下の場合には十リットル以下、四十ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下の場合には百リットル以下、百五十ミリメートルを超える場合には千リットル以下」とする。
（型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例）
第二十九条
型式外水道メーターの経過型式外検定における検定公差及び旧型式水道メーターの検定公差は、第三百二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一
口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター（前金装置を有するものを除く。）の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、下欄のとおりとする。
流量
検定公差
当該水道メーターに表記されている基準流量（以下単に「基準流量」という。）の二十分の一以上基準流量の五分の一未満
四パーセント
基準流量の五分の一以上基準流量以下
口径が二十五ミリメートル以下のもの
二パーセント
口径が二十五ミリメートルを超えるもの
二・五パーセント
二
円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの検定公差は、基準流量の二十分の一以上基準流量以下の流量について、二パーセントとする。
三
前金水道メーターの検定公差は、その種類及び流量に応じ、前二号に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値とする。
四
接線流羽根車式水道メーター（口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。）、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの検定公差は、その水道メーターに表記されている基準流量範囲（以下単に「基準流量範囲」という。）内の流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量
検定公差
基準流量範囲の上限の流量の五分の一未満
四パーセント
基準流量範囲の上限の流量の五分の一以上
二・五パーセント
（型式外水道メーターの構造検定の方法に係る特例）
第三十条
型式外水道メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百二十六条から第三百三十二条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例）
第三十一条
型式外水道メーターの経過型式外検定における器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一
器差検定は、その検査をすべき流量に応じ、小流検査及び大流検査の区分により行う。
二
小流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
種類
接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター
軸流羽根車式水道メーター（たて型のものを除く。）
ベンチュリー管分流式水道メーター
口径
十三ミリメートル以下
〇・二立方メートル毎時
十三ミリメートルを超え二十ミリメートル以下
〇・三立方メートル毎時
二十ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下
〇・四立方メートル毎時
二十五ミリメートルを超え三十ミリメートル以下
〇・六立方メートル毎時
三十ミリメートルを超え四十ミリメートル以下
一立方メートル毎時
四十ミリメートルを超え五十ミリメートル以下
二立方メートル毎時
六立方メートル毎時
三立方メートル毎時
五十ミリメートルを超え六十五ミリメートル以下
二・五立方メートル毎時
八・五立方メートル毎時
五立方メートル毎時
六十五ミリメートルを超え七十五ミリメートル以下
三立方メートル毎時
十二立方メートル毎時
六立方メートル毎時
七十五ミリメートルを超え百ミリメートル以下
四立方メートル毎時
十八立方メートル毎時
十立方メートル毎時
百ミリメートルを超え百二十五ミリメートル以下
六立方メートル毎時
二十四立方メートル毎時
十五立方メートル毎時
百二十五ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下