十四
〇・七
十五
〇・七五
十六
〇・八
二十五
一・二
三十
一・五
四十
二
四十五
二・二
五十
二・五
六十五
三・二
九十
四・五
百
五
百二十
六
百六十
八
表の二
使用最大流量（立方メートル毎時）
使用最小流量（立方メートル毎時）
二十五
二・五、一・二、〇・八又は〇・五
四十
四、二、一・三又は〇・八
五十
五、二・五、一・六又は一
六十五
六・五、三・二、二・一又は一・三
百
十、五、三・三又は二
百二十五
十二・五、六・二、四・一又は二・五
百五十
十五、七・五、五又は三
百六十
十六、八、五又は三
二百
二十、十、六又は四
二百五十
二十五、十二、八又は五
三百
三十、十五、十又は六
三百五十
三十五、十七、十一又は七
四百
四十、二十、十三又は八
五百
五十、二十五、十六又は十
六百五十
六十五、三十二、二十一又は十三
七百
七十、三十五、二十三又は十四
八百五十
八十五、四十二、二十八又は十七
千
百、五十、三十三又は二十
千五百
百五十、七十五、五十又は三十
千六百
百六十、八十、五十三又は三十二
千七百
百七十、八十五、五十六又は三十四
二千五百
二百五十、百二十五、八十三又は五十
表の三
使用最大流量（立方メートル毎時）
目量の最大値（リットル）
一、一・六、二、二・五、三、四、五又は六
〇・二
七、十、十三、十四、十五、十六、二十五又は三十
二
四十、四十五、五十、六十五、九十、百、百二十又は百六十
二十
表の四
使用最大流量（立方メートル毎時）
目量の最大値（リットル）
二十五、四十、五十又は六十五
二
百、百二十五、百五十、百六十、二百、二百五十、三百、三百五十、四百、五百、六百五十、七百又は八百五十
二十
千、千五百、千六百、千七百又は二千五百
二百
表の五
使用最大流量（立方メートル毎時）
流量（リットル毎時）
一
十
一・六、二又は二・五
十五
三又は四
二十五
五又は六
三十五
七又は十
六十
十三、十四、十五又は十六
百
二十五
百五十
二十五を超えるとき
使用最大流量の〇・六パーセントの流量
（型式外ガスメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例）
第四十条
型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び専ら石油ガスの計量に用いる膜式ガスメーターであって、不縮性を有する合成ゴム製の膜を使用するものにあっては、不縮膜である旨の表記」と、同条一号中「使用最大流量」とあるのは、「使用最大流量又は使用最大流量を表す表記」とする。
２
前項の構造に係る技術上の基準については、第四百三十五条第三号から第六号まで、第八号及び第九号、第四百三十九条、第四百四十五条第二号並びに第四百四十六条第二号の規定は、適用しない。
（型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例）
第四十一条
型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第四百五十八条から第四百六十七条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例）
第四十二条
型式外ガスメーターの経過型式外検定における検定公差又は旧型式ガスメーターの検定公差は、第四百五十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一
前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の二十分の一以上使用最大流量までの流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量
検定公差
使用最大流量の五分の一未満又は使用最大流量の五分の四以上
二・五パーセント
使用最大流量の五分の一以上五分の四未満
一・五パーセント
二
前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、その流量に応じ、それぞれ前号に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値
三
回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量
検定公差
使用最大流量の五分の一未満又は使用最大流量の五分の四以上
二・五パーセント
使用最大流量の五分の一以上五分の四未満
一・五パーセント
（型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検定の方法に係る特例）
第四十三条
型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成十年四月三十日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第四百六十八条第四項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。
使用最大流量
流量
〇・五立方メートル毎時以下
〇・一立方メートル毎時
〇・五立方メートル毎時を超え一立方メートル毎時以下
〇・二立方メートル毎時
一立方メートル毎時を超え一・五立方メートル毎時以下
〇・三立方メートル毎時
一・五立方メートル毎時を超え二立方メートル毎時以下
〇・六立方メートル毎時
二立方メートル毎時を超え三立方メートル毎時以下
一立方メートル毎時
三立方メートル毎時を超え五立方メートル毎時以下
一・二立方メートル毎時
五立方メートル毎時を超え七立方メートル毎時以下
二立方メートル毎時
七立方メートル毎時を超え十立方メートル毎時以下
三立方メートル毎時
十立方メートル毎時を超え十五立方メートル毎時以下
六立方メートル毎時
十五立方メートル毎時を超え三十立方メートル毎時以下
十立方メートル毎時
三十立方メートル毎時を超え五十立方メートル毎時以下
十五立方メートル毎時
五十立方メートル毎時を超え九十立方メートル毎時以下
二十五立方メートル毎時
九十立方メートル毎時を超え百二十立方メートル毎時以下
四十立方メートル毎時
百二十立方メートル毎時を超え百五十立方メートル毎時以下
五十立方メートル毎時
百五十立方メートル毎時を超え二百立方メートル毎時以下
八十立方メートル毎時
二百立方メートル毎時を超えるとき
百立方メートル毎時
２
旧型式ガスメーターの器差検定についての第四百六十九条第三項の適用については、同項中「前条第四項」とあるのは、「附則第四十三条第一項」とする。
（型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの使用公差に係る特例）
第四十四条
型式外ガスメーターであって旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式ガスメーターの使用公差は、第四百七十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一
前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の二十分の一以上使用最大流量までの流量について、四パーセント
二
前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、前号に規定する使用公差に一パーセントを加えた値
三
回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量から使用最小流量までの間の流量について、四パーセント
（型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法に係る特例）
第四十五条
平成十年四月三十日までに検定の申請をしてこれに合格した型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法については、第四百七十六条の規定にかかわらず、任意の一流量又は任意の二流量により行うものとする。
第十一章　アネロイド型圧力計
（型式外アネロイド型圧力計の構造に係る技術上の基準等に係る特例）
第四十六条
令附則第九条第二項第五号に掲げるアネロイド型圧力計であって型式承認表示の付されていないもの（以下「型式外アネロイド型圧力計」という。）の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第五百二十六条、第五百二十七条、第五百二十九条、第五百三十条及び第五百三十四条の規定は、適用しない。
２
型式外アネロイド型圧力計の経過型式外検定における構造検定の方法については、第五百三十八条から第五百四十三条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第十二章　騒音計、振動レベル計及びジルコニア式酸素濃度計等
（旧型式騒音計の検定公差及び使用公差に係る特例）
第四十七条
旧型式に属するものとして型式承認表示の付された騒音計についての第八百三十三条及び第八百四十七条の規定の適用については、第八百三十三条中「〇・七デシベル」とあるのは「一・〇デシベル」、「一・五デシベル」とあるのは「二・〇デシベル」とする。
（旧型式ジルコニア式酸素濃度計等の検定公差及び使用公差に係る特例）
第四十八条
旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたジルコニア式酸素濃度計等についての、第八百九十六条及び第九百九条の適用については、第八百九十六条中「四パーセント」とあるのは、「五パーセント」とする。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
（非自動はかりの器差検定の方法に係る特例）
第二条
特定計量器検定検査規則（平成五年通商産業省令第七十号）附則第二十二条第一項及び第二項並びに第二十五条を削る。
第三条
非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は計量器検定検査規則（昭和四十二年通商産業省令第八十一号）第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
附　則
この省令は、公布の日から施行する。
附　則
（施行期日）
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
（型式の承認をすべき期限の特例）
第二条