（機構）
第三百七十七条
照度基準器の口金は、ねじ込み形で、そのねじの外径が二十六・〇四ミリメートルから二十六・三四ミリメートルまで、そのねじの谷の径が二十四・三六ミリメートルから二十四・六六ミリメートルまで、かつ、そのねじのピッチが三・六二九ミリメートルであるもの、又はそのねじの外径が三十九・〇五ミリメートルから三十九・五〇ミリメートルまで、そのねじの谷の径が三十六・五五ミリメートルから三十七・〇〇ミリメートルまで、かつ、そのねじのピッチが六・三五〇ミリメートルであるものでなければならない。
第三百七十八条
照度基準器は、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で、十カンデラから三千カンデラまでの一定の光度を表示し、かつ、そのときの分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲内にあるものでなければならない。
２
前項の一定の電圧における光度の値とその電圧において引き続き十時間点灯した後の光度の値との差は、初めの値の〇・五パーセントを超えるものであってはならない。
第二節　基準器公差
（照度基準器の基準器公差）
第三百七十九条
照度基準器の基準器公差は、その表示する光度の千分の二十五とする。
第三節　検査方法
（器差の検査）
第三百八十条
照度基準器の器差の検査は、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で引き続き十時間点灯した後の光度及び分布温度を特定標準器等の表示する光度及び分布温度と比較して行う。
第十二章　騒音基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
（付表）
第三百八十一条
騒音基準器には、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない。
一
器物番号
二
周波数が、百二十五ヘルツ、千ヘルツ、四千ヘルツ及び八千ヘルツ（以下この章において「各周波数」と総称する。）についての音圧感度並びにその測定をした年月日
（機構及び作用）
第三百八十二条
騒音基準器は、その外径が二十三・七二ミリメートル以上二十三・八二ミリメートル以下又は十二・六五ミリメートル以上十二・七五ミリメートル以下のものでなければならない。
２
騒音基準器は、その音圧感度から自由音場感度を正確に算定できるものでなければならない。
（安定性）
第三百八十三条
騒音基準器は、音響的特性及び電気的特性が温度、湿度その他の外部条件に対して十分安定したものでなければならない。
第二節　基準器公差
（騒音基準器の基準器公差）
第三百八十四条
騒音基準器の基準器公差は、各周波数ごとに、第三百八十一条に規定する表に記載された音圧感度の値の千分の三十五とする。
第三節　検査方法
（機構及び作用の検査）
第三百八十五条
騒音基準器が第三百八十二条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準器の音圧感度及び自由音場感度を求めて行う。
（安定性の検査）
第三百八十六条
騒音基準器が第三百八十三条の規定に適合するかどうかの検査は、周波数千ヘルツにおける音圧感度を十日以内にそれぞれ二十四時間以上の間隔をおいて五回以上測定した場合に、その平均値に対する標準偏差の比及び温度変化一度当たりの音圧感度の変化率を求めて行う。
この場合において、それぞれの値は、〇・三パーセント以下でなければならない。
（検査の省略）
第三百八十七条
前二条の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（器差の検査）
第三百八十八条
騒音基準器の器差の検査は、常温常湿常圧の環境下で、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準器の各周波数ごとに求めた音圧感度と、第三百八十一条に規定する表に記載された音圧感度の値との差を求めて行う。
第十三章　振動基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
（表記）
第三百八十九条
振動基準器に付属する信号変換器には、その見やすい箇所に、器物番号が表記されていなければならない。
（付表）
第三百九十条
振動基準器には、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない。
一
器物番号
二
信号変換器の器物番号
三
定格加速度（振動方向ごとの測定可能な最大加速度）
四
周波数が、四ヘルツ、六・三ヘルツ、八ヘルツ、十六ヘルツ及び三十一・五ヘルツの各周波数（以下この章において「各周波数」と総称する。）についての感度及びその測定をした年月日（基準器検査の申請前三月以内に行ったものに限る。）
（機構及び作用）
第三百九十一条
振動基準器のピックアップは、その質量が七百グラム以下のものでなければならない。
（安定性）
第三百九十二条
振動基準器の感度の安定性は、各周波数における感度を四回以上測定したとき、その平均値に対する標準偏差の二倍の値が百分の二以下のものでなければならない。
第二節　基準器公差
（振動基準器の基準器公差）
第三百九十三条
振動基準器の基準器公差は、各周波数ごとに、第三百九十条に規定する表に記載された感度の値の百分の三とする。
第三節　検査方法
（安定性の検査）
第三百九十四条
振動基準器が第三百九十三条の規定に適合するかどうかの検査は、常温常湿の環境下において、第三百九十条に規定する表に記載された定格加速度の九十パーセント以下の振動加速度を加えて行う。
（器差の検査）
第三百九十五条
振動基準器の器差の検査は、常温常湿の環境下で、検査を行う振動基準器を振動台に取り付けて、各周波数で振動を与えたときに、当該振動基準器が表す感度と、第三百九十条に規定する表に記載された感度の値との差を求めて行う。
第十四章　濃度基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
（表記）
第三百九十六条
濃度基準器の主な目盛線には、その表す濃度の値が表記されていなければならない。
２
濃度基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。
（目盛標識）
第三百九十七条
濃度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
２
濃度基準器の目盛線は、その中心線によって濃度を表すように付されていなければならない。
３
濃度基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。
４
濃度基準器の目盛線は、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない。
５
濃度基準器の目幅は、〇・五ミリメートルを超えるものでなければならない。
６
濃度基準器の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・五ミリメートルまでの範囲内にあって、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。
７
濃度基準器の目盛線は、当該濃度基準器を液体に浮かべたときに、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。
８
濃度基準器は、目量が〇・一体積百分率のものでなければならない。
９
濃度基準器は、濃度を表す目盛標識以外の目盛標識が付されたものであってはならない。
第三百九十八条
濃度基準器は、酒精と水との混合液の温度十五度における酒精の濃度について、零体積百分率から百体積百分率までのうち一定の範囲のものを表す目盛線が付されたものでなければならない。
（標準温度）
第三百九十九条
濃度基準器の目盛線は、温度十五度の場合を標準として付されたものでなければならない。
（材質）
第四百条
濃度基準器に使用されている材料は、透明なガラスでなければならない。
２
濃度基準器の材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は、〇・〇〇〇〇二から〇・〇〇〇〇三までになければならない。
ただし、体膨張係数の値を当該濃度基準器に表記する場合は、この限りでない。
３
濃度基準器は、その材料に使用されるガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、当該濃度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない。
（機構及び作用）
第四百一条
濃度基準器は、けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。
第四百二条
濃度基準器は、けい部の内面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
第四百三条
濃度基準器は、目盛紙が離脱しないものでなければならない。
第四百四条
濃度基準器は、胴部の下に散弾、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない。
第四百五条
濃度基準器は、液体に浮かべて静止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない。
第四百六条
濃度基準器のけい部は、その軸に垂直な切断面が円形でなければならない。
第四百六条の二
濃度基準器のけい部に生じる検査液のメニスカスの形が、濃度基準器を検査液中の平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化してはならない。
第二節　基準器公差
（濃度基準器の基準器公差）
第四百七条
濃度基準器の基準器公差は、目盛線の表す濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
目盛線の表す濃度
基準器公差
七十体積百分率以下
〇・三体積百分率
七十体積百分率を超えるとき
〇・二体積百分率
第四百八条
濃度基準器が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績表の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目盛線の表す濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
目盛線の表す濃度
基準器公差
七十体積百分率以下
〇・六体積百分率
七十体積百分率を超えるとき
〇・四体積百分率
第三節　検査方法
（機構及び作用の検査）
第四百九条