この場合において、瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること。
（材質）
第百八十六条
基準水道メーターの外箱は、黄銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏水を生じないものでなければならない。
（機構及び作用）
第百八十七条
基準水道メーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。
第百八十八条
基準水道メーターは、入口側の圧力と出口側の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。
この場合において、ストレーナーを装置した基準水道メーターにあっては、水がストレーナーを通過した後の入口側の圧力を測定できるものでなければならない。
第百八十九条
基準水道メーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない。
第百九十条
基準水道メーターは、使用するときの圧力が表記されているときは、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない。
第百九十一条
基準水道メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。
０．６７５√（Ｓ／（ｎ－１））
Ｓは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和
ｎは、検査を行った回数
第四款　基準燃料油メーター
（表記）
第百九十二条
基準燃料油メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
口径
二
二以上五以下の使用流量
三
二以下の被計量物の種類
２
前項第三号の被計量物の種類は、揮発油、灯油、軽油及び重油とし、重油にあっては、粘度範囲が併記されていなければならない。
３
二種類の被計量物が表記されている基準燃料油メーターにあっては、使用流量の表記は、それぞれの被計量物に共通のものでなければならない。
４
基準燃料油メーターには、燃料油の入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない。
５
基準燃料油メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
６
取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準燃料油メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が付されていなければならない。
（アナログ指示機構）
第百九十三条
基準燃料油メーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。
二
相互に対応する目盛線については、その大きさその他の性質が均一であること。
三
指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
四
指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
五
指針の先端部の太さが目盛線の太さの一・五倍以内であること。
六
上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対して、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
（デジタル表示機構）
第百九十四条
基準燃料油メーターのデジタル表示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
数字車式のものにあっては、その数字が下から上方向へ回転移動すること。
二
各けた（最下位のけたを除く。）の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること。
この場合において、瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること。
（材質）
第百九十五条
基準燃料油メーターの外箱は、黄銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏えいを生じないものでなければならない。
第百九十六条
基準燃料油メーターの燃料油の流路部分は、使用する燃料油によって腐食し難いものでなければならない。
（機構及び作用）
第百九十七条
基準燃料油メーターは、口径が八十ミリメートル以下のものでなければならない。
２
基準燃料油メーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。
第百九十八条
基準燃料油メーターは、入口側の圧力と出口側の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。
この場合において、ストレーナーを装置した基準燃料油メーターにあっては、燃料油がストレーナーを通過した後の入口側の圧力を測定できるものでなければならない。
第百九十九条
基準燃料油メーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない。
第二百条
基準燃料油メーターは、使用するときの圧力が表記されているときは、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない。
第二百一条
二の種類の被計量物が表記されている燃料油メーターにあっては、それぞれの被計量物を計量したときに、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準器公差に相当する値を超えるものであってはならない。
第二百二条
基準燃料油メーターは、次の式により算出した値が〇・〇五を超えないものでなければならない。
０．６７５√（Ｓ／（ｎ－１））
Ｓは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和
ｎは、検査を行った回数
第五款　基準タンク
（表記）
第二百三条
基準タンクには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
タンクの種類
二
全量
三
被計量物の種類
四
最少測定量
２
前項第四号の規定にかかわらず、分量目盛がない基準タンクにあっては、その表記を省略することができる。
３
基準タンクの主な目盛線には、それらの表す体積の値が表記されていなければならない。
ただし、ゲージグラスを使用する基準タンクにあっては、ゲージグラスに近接して取り付けられた側板の主な目盛線に対応する箇所に表記されていることを妨げない。
（目盛標識）
第二百四条
基準タンクの目盛線は、二重線、枝線、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
２
基準タンクの目盛線は、基準タンクを鉛直に据え付けたときに水平になるものでなければならない。
ただし、基準タンクを鉛直に据え付ける必要がないものにあっては、この限りでない。
３
基準タンクの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない。
４
ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は、ゲージグラスに直接付されていなければならない。
５
ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。
６
ゲージグラスを使用する基準タンクであって、ゲージグラスが二以上あるものの同一の量を表す目盛線は、同一の量により付されたものでなければならない。
この場合において、同一の表す量に応ずる基準器公差の三分の一以内の誤差があることを妨げない。
７
基準タンクの目盛線の付されている部分は、液面の水平視定ができるものでなければならない。
８
基準タンクの全量及び零に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の体積の範囲内において付されていなければならない。
（材質）
第二百五条
基準タンクに使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。
２
ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、常温の状態から温度が五十度変化したときに、変形又は破損するものであってはならない。
第二百六条
基準タンクは、液体を入れたときに、容易に変形し、又は漏えいするものであってはならない。
（機構及び作用）
第二百七条
基準タンクは、最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル（水道メーター、温水メーター及び積算熱量計の検査に使用するものにあっては、一ミリメートル）以上のものでなければならない。
２
基準タンクの表す体積は、温度二十度（被計量物が油の場合には、十五度）の場合を標準として定められたものでなければならない。
（最少測定量ごとの器差の均一性）
第二百八条
基準タンクは、最少測定量ごとの相隣る表す量に応ずる器差の差が、これらの表す量の差に相当する基準器公差に相当する値以下でなければならない。
（水平装置）
第二百九条
基準タンクは水平装置を有するものでなければならない。
ただし、定置して使用するものにあっては、この限りでない。
第二百十条
ゲージグラスを使用する基準タンクは、そのゲージグラスとタンクとの接続管の内径がゲージグラスの内径以上のものでなければならない。
第二百十一条
ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、傷、気泡、すじ及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。
第二百十二条
ゲージグラスを使用する基準タンクは、そのゲージグラスが表す量とこれに相当するタンクの体積との関係を表す位置が明らかなものでなければならない。
第二百十三条