水位及び流量調査作業規程準則
国土調査法第三条第二項の規定に基き、水位及び流量調査作業規程準則を次のように定める。
目次
第一章　総則
（第一条―第五条）
第二章　観測所の設置
（第六条―第十六条）
第三章　観測
第一節　通則
（第十七条―第十九条）
第二節　定時の水位観測
（第二十条―第二十三条）
第三節
こ
ヽ
う
ヽ
水流量以外の流量観測
第一款　通則
（第二十四条・第二十五条）
第二款　流速計測法
（第二十六条―第三十三条）
第三款　浮子測法
（第三十四条―第三十八条）
第四款
堰
せき
測法
（第三十九条）
第四節
こ
ヽ
う
ヽ
水流量観測
（第四十条―第四十六条）
第五節　野帳の記載
（第四十七条）
第四章　結果のとりまとめ
（第四十八条―第五十四条）
附則
第一章　総則
（目的）
第一条
国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第二条第一項各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池（
た
ヽ
め
ヽ
池を含む。）の水位及び流量に関する調査（以下「水位及び流量調査」という。）の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
（調査単位区域）
第二条
水位及び流量調査は、水基本調査作業規程準則（昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。）第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。
（調査の内容）
第三条
水位及び流量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。
但し、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
２
前項の流量の観測は、原則として流速計測法によるものとし、流速計測法により難い場合には浮子測法又は堰測法によることができるものとする。
（精度の保持）
第四条
調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
（作業記録）
第五条
調査を行うに当つては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該水位及び流量調査の成果とともに保管しなければならない。
第二章　観測所の設置
（水位標の設置）
第六条
水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標（自記水位標を含む。以下第二十条及び第二十一条を除き同じ。）を設置する。
この場合において、第一種水位流量観測所及び一日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
２
水位標の構造は、別表第一に定めるところによる。
（水位標の零点高の測定）
第七条
前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。
この場合において、水準儀の読み取りの単位は、一ミリメートルとする。
２
既存の水位標を使用する場合には、その水位標の零点高に関する資料等を検討し、改算整備しておかなければならない。
（水準拠標）
第八条
水準拠標の標高の測定は、水準路線を選定して、その水準路線に従い、次項から第六項までに規定する水準測量により行うものとする。
２
水準路線の選定は、測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第四条の規定による基本測量の成果である水準点又は国土調査法第二条第二項の規定による基準点測量の成果である基準水準点、測標水準点若しくは補助水準点から出発して、水準拠標に到達するようにするものとする。
但し、やむをえない場合には、当分の間、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
３
水準測量は、往復観測とする。
但し、水準標尺の高さを異にする二回の観測をもつて往復観測にかえることができる。
４
前項の場合において、水準路線が閉合しており、且つ、精度の保持に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、片道観測によることができる。
５
水準測量は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。
この場合において、水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
６
水準拠標の標高は、水準測量の結果に従い決定するものとする。
この場合において水準測量の結果の数値が左の表の観測値の範囲内にある場合には、当該数値を決定値とすることができる。
往復の出合差　１ｋｍにつき１．５ｃｍ
閉合差
１．５ｃｍ√Ｓ
備考　Ｓは、水準路線の全長をキロメートル単位で示したものとする。
７
水準拠標には、別表第二の第一号に定める標石を設置するものとする。
但し、その位置に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第二の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
（水位標横断線）
第九条
河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
２
横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第三の第一号に定める標石を設置してするものとする。
この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第三の第二号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
（水位標横断線の横断測量）
第十条
前条第一項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿つて、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。
この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向つて描くものとする。
一
測量は、横断線拠標を起点とし、往復観測を行うものとし、地上測量においては水準儀を用い、水深測量においては測
桿
かん
又は測錘を用いること。
二
水準儀の読み取りの単位は、一センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深一メートル未満のときは一センチメートル、一メートルから二メートルまでのときは二センチメートル、二メートルをこえるときは五センチメートルとすること。
三
測量の間隔は、原則として等間隔とし、河床の状況又は水面の幅を考慮して、地上測量においては二〇メートル、水深測量においては五メートルをこえない範囲において、その間隔を決定するものとし、往復の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。
この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。
四
水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離により算定し、水位標横断面図に記入しておくこと。
五
水深測量の前後には、水位標を観測し、水位が変動しているときは、これによつて水深測量の結果を補正すること。
（水位標横断線の改測）
第十一条
前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によつて補正するものとする。
但し、
こ
ヽ
う
ヽ
水等の原因によつて河床に変化をきたしたと認める場合には、その都度、すみやかに横断測量を行い補正するものとする。
２
前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。
（流量観測所横断線）
第十二条
流量観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第二項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
２
前項の横断線設定の箇所数及びその間隔は、当該観測の方法に応じて、左の表に掲げるところによる。
測定方法
横断線箇所数
横断線の間隔
流速計測法
浮子測法
堰測法
一箇所
二箇所以上
一箇所
おおむね五十メートル以上
３
横断線拠標の設置の方法については、第九条第二項の規定を準用する。
（流量観測所横断線の横断測量）
第十三条
流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿つて行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。
この場合において、横断測量の方法については、第十条各号の規定を準用する。
（流量観測を行うための附帯施設の設置）
第十四条
流速計測法による観測所においては、第二十九条の規定による測定方法により流量観測を行うに必要な水位標、舟、橋
り
ヽ
よ
ヽ
う
ヽ
、索綱及びつり箱等を設置するものとする。
第十五条
浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。
２
浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置するものとする。
３
浮子投下施設は、浮子が一定の
吃
きつ
水を保つために必要な時間等を考慮して、上流に位置する横断線の上流三十メートル以上の位置に、左の条件に適合するように設置するものとする。
一
浮子の落下速度が大に失しないこと。
二
すべての浮子をすみやかに所定の位置に投下することができること。
４
浮子投下施設は、橋
り
ヽ
よ
ヽ
う
ヽ
その他既存の工作物をもつてかえることができる。
５
水面
勾
こう
配を測定する場合において第一項の水位標によつては水面勾配を測定するに適当でないときは、第一項の水位標の外に、水面勾配の測定ができる位置に水位標を設置するものとする。
第十六条
堰測法による観測所においては、矩形堰を設置するものとする。
堰については、別表第四に定めるところによる。
第三章　観測
第一節　通則
（器材の管理）
第十七条
水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
（
こ