密度基準器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う密度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
検査を行う密度
検査液
六百五十キログラム毎立方メートルから七百キログラム毎立方メートルまで
石油エーテル、エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液
七百キログラム毎立方メートルから七百三十キログラム毎立方メートルまで
エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液
七百三十キログラム毎立方メートルから八百キログラム毎立方メートルまで
酒精とエチルエーテルとの混合液
八百キログラム毎立方メートルから千キログラム毎立方メートルまで
水と酒精との混合液
千キログラム毎立方メートルから千八百五十キログラム毎立方メートルまで
硫酸と水との混合液
千六百キログラム毎立方メートル以上
よう化第二水銀とよう化カリウムとの混合液
第二百八十七条
密度基準器の器差の検査は、検査を行う前に特定標準器等及び密度基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に、当該特定標準器等及び当該密度基準器の表面の温度を通常の温度に戻してから行う。
２
密度基準器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし、気泡の上昇がやみ、液面が静止した後に行う。
３
密度基準器の器差の検査は、検査液の温度を室温に近い温度に保って行う。
第八章　圧力基準器
第一節　構造に係る技術上の基準
第一款　基準液柱型圧力計
（表記）
第二百八十八条
基準液柱型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
計ることができる圧力の範囲
二
目量
三
使用する液体の種類
２
基準液柱型圧力計の主な目盛線には、その表す圧力の値が表記されていなければならない。
（目盛標識）
第二百八十九条
基準液柱型圧力計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。
２
基準液柱型圧力計の目盛線は、その中心線によって圧力を表すように付されていなければならない。
３
基準液柱型圧力計の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。
４
基準液柱型圧力計の目盛線は、使用する液体が水銀であるときは、液面の最上部にある示度により、水銀以外の液体であるときは、液面の最下部にある示度により付されていなければならない。
５
基準液柱型圧力計の目盛間隔は、〇・五ミリメートル以上でなければならない。
（標準温度）
第二百九十条
基準液柱型圧力計の目盛線は、温度二十度の場合を標準として付されたものでなければならない。
ただし、二十度以外の温度を標準として付されたものであって、その標準とする温度が表記されたものについては、この限りでない。
第二百九十一条
目盛板に二種類以上の計量単位による目盛標識が付されている基準液柱型圧力計は、同一の圧力を表す目盛線の高さが同じでなければならない。
この場合において、基準器公差の三分の一に相当する高さ以内の誤差のあることを妨げない。
（機構及び作用）
第二百九十二条
基準液柱型圧力計は、液体が漏えいしないものでなければならない。
２
基準液柱型圧力計は、計ることができる最大の圧力が二百二十キロパスカル以下のものでなければならない。
第二百九十三条
基準液柱型圧力計は、水平装置を有するものでなければならない。
２
単管式基準液柱型圧力計は、基点を調整する装置を有するものでなければならない。
第二百九十四条
基準液柱型圧力計のガラス管又はプラスチック管（以下この章において「ガラス管等」という。）は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があってはならない。
２
基準液柱型圧力計のガラス管等は、目盛標識を付した部分が直線状でなければならない。
第二百九十五条
基準液柱型圧力計のガラス管等の内壁は、清浄でなければならない。
２
基準液柱型圧力計は、圧力を計るときに、使用する液体の移動が円滑であるものでなければならない。
第二百九十六条
基準液柱型圧力計に使用される液体は、不純物及びちり等の異物を含有していないものでなければならない。
第二款　基準重錘型圧力計
（表記）
第二百九十七条
基準重錘型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
最大限界圧力（基準器公差を超えない誤差の範囲内において計ることができる最大の圧力をいう。以下この章において同じ。）の値
二
最小限界圧力（基準器公差を超えない誤差の範囲内において計ることができる最小の圧力をいう。以下この章において同じ。）の値
三
圧力媒体となる流体の種類
第二百九十八条
基準重錘型圧力計に使用する重錘（重錘付ピストンを含む。以下この章において同じ。）には、その見やすい箇所に、その重錘により生ずる圧力の値及び器物番号が表記されていなければならない。
２
基準重錘型圧力計の重錘には、同一圧力を生ずる重錘が二以上ある場合には、それらの見やすい箇所に、相互に識別することができるような標識が表記されていなければならない。
（材質）
第二百九十九条
基準重錘型圧力計のピストン及びシリンダーに使用されている材料は、容易に摩耗しないものでなければならない。
（機構及び作用）
第三百条
基準重錘型圧力計のピストン及び重錘は、さび及び傷等により、それらの質量が著しく変化するものであってはならない。
第三百一条
基準重錘型圧力計は、その最小限界圧力が最大限界圧力の五分の一以下のものでなければならない。
２
基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力が二百五十メガパスカル以下のものでなければならない。
第三百二条
基準重錘型圧力計のピストンの直径は、均一でなければならない。
第三百三条
表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが、その最大限界圧力に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
最大限界圧力
降下する速さ（一分間当たり）
五メガパスカル以下
一ミリメートル以下
五メガパスカルを超えるとき
二ミリメートル以下
第三百四条
表記された圧力媒体が気体である基準重錘型圧力計（ピストンの形状が球形であるものを除く。）のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが五ミリメートル毎分以下でなければならない。
第三百五条
表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、かつ、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに、二十秒以上円滑に回転するものでなければならない。
第三百六条
表記された圧力媒体が気体である基準重錘型圧力計（ピストンの形状が球形であるものを除く。）のピストンは、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに、一分間以上円滑に回転するものでなければならない。
第三百七条
基準重錘型圧力計の重錘（重錘付ピストンを除く。）は、重錘付ピストンに載せたときに、その重心がピストンの中心線上にあるものでなければならない。
この場合において、表記された最大限界圧力を加えたときに、重錘の重心にピストンの中心線から五ミリメートル以内のずれがあることを妨げない。
第三百八条
基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力の一・二倍の圧力を十分間加えたときに、そのバルブ、圧力計取付部若しくは加圧ポンプ等が変形し、又は圧力媒体となる流体が著しく漏えいするものであってはならない。
第三百九条
基準重錘型圧力計は、水準器を有するものでなければならない。
第三款　血圧計用基準圧力計
（表記）
第三百九条の二
血圧計用基準圧力計の表記事項は、日本産業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書による。
（機構及び作用）
第三百九条の三
血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書による。
第二節　基準器公差
（基準液柱型圧力計の基準器公差）
第三百十条
基準液柱型圧力計の基準器公差は、最小の目量が、計ることができる最大の圧力（以下この章において「最大測定圧力」という。）の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場合は、最大測定圧力の四百分の一の値とし、目量が最大測定圧力の四百分の一の値より小さい場合は、最小の目量とする。
（基準重錘型圧力計の基準器公差）
第三百十一条
基準重錘型圧力計の基準器公差は、五百分の一とする。
（血圧計用基準圧力計の基準器公差）
第三百十一条の二
血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書による。
第三節　検査方法
第一款　通則
（検査の条件）
第三百十二条
圧力基準器（血圧計用基準圧力計を除く。）の検査は、当該圧力基準器を水平に設置した後に、常温で行う。
２
血圧計用基準圧力計の検査の条件は、日本産業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書による。
第二款　基準液柱型圧力計
（機構及び作用の検査）
第三百十三条
基準液柱型圧力計が第二百九十二条の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最大の圧力で十分間加圧して行う。
２
前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
（器差の検査）
第三百十四条
基準液柱型圧力計の器差の検査は、任意の二箇所以上の目盛線について行う。
２
前項の検査は、使用する液体が水銀であるときは液面の最上部、水銀以外の液体であるときは液面の最下部の示度により行う。
３
第一項の検査において、示度を読み取るときは、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する。
第三款　基準重錘型圧力計
（機構及び作用の検査）
第三百十五条