基準ビュレットに表記されている排水時間は、その実排水時間との差が表記された排水時間の二十分の一（二秒未満のときは、二秒）を超えるものであってはならない。
（コック）
第百六十二条
基準ビュレットに付されたコックは、容易に漏水するものであってはならない。
この場合において、その全量に相当する体積の水を満たして五分間放置したときに、基準器公差に相当する体積以内の漏水のあることを妨げない。
２
基準ビュレットに付されたコックは、その栓が円滑にしゅう動するものでなければならない。
第二款　基準ガスメーター
（表記）
第百六十三条
基準ガスメーターであって湿式のもの（以下「基準湿式ガスメーター」という。）には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
計量室における一周期の計量操作により計ることができるガスの体積（以下この章において「計量室の体積」という。）
二
ゲージグラスの目盛線又は指針により液面を調整するものは、その旨
三
二以上五以下の使用流量
２
基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
口径
二
二以上五以下の使用流量
三
基準ガスメーターであって回転子式のもの（以下「基準回転子式ガスメーター」という。）以外のものにあっては、計量するガスの種類
３
基準ガスメーターには、ガスの入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない。
４
基準ガスメーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
（アナログ指示機構）
第百六十四条
基準ガスメーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。
二
相互に対応する目盛線について、その大きさその他の性質が均一であること。
三
指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
四
指針の先端部の太さが目盛線のうち最も細いものの太さの一・五倍以内であること。
五
指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
六
上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対し、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
（デジタル表示機構）
第百六十五条
基準ガスメーターのデジタル表示機構（次項に規定するものを除く。）は、各けた（最下位のけたを除く。）の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない。
２
基準ガスメーターのデジタル表示機構であって、瞬間的に数字の転換が行われるものは、各けた（最下位のけたを除く。）の数字の転換が、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われるものでなければならない。
（目量）
第百六十六条
基準湿式ガスメーターの目量は、計量室の体積に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
計量室の体積
目量
二リットル
十ミリリットル以下
二十リットル以下
一デシリットル以下
百リットル以下
一リットル以下
百リットルを超えるとき
十リットル以下
２
基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの目量は、使用流量のうち最大のもの（以下この章において「最大流量」という。）に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。
最大流量（一時間当たり）
目量
二立方メートル以下
一デシリットル以下
十立方メートル以下
一リットル以下
百立方メートル以下
十リットル以下
百立方メートルを超えるとき
百リットル以下
（材質）
第百六十七条
基準ガスメーターの外箱は、金属又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、使用中にくぼみを生じ又はガスが漏えいしないものでなければならない。
２
基準湿式ガスメーターの外箱は、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。
第百六十八条
基準湿式ガスメーターの計量室は、すず合金、すずをメッキした銅若しくは黄銅又はこれと同等以上のものであって、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。
２
基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターの計量室は、鋳鉄又はこれと同等以上のものであって、使用ガスによって腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。
（機構及び作用）
第百六十九条
基準ガスメーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。
第百七十条
基準湿式ガスメーターの計量室の体積は、二リットル以上でなければならない。
第百七十一条
基準ガスメーターの外箱は、その外部から容易に内部の機構又は作用を変更することができるものであってはならない。
第百七十二条
基準湿式ガスメーターは、液面調整装置及び水平装置（外箱の三以上の箇所に水準線を付したものに限る。以下この章において同じ。）を有するものでなければならない。
第百七十三条
基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、取付姿勢が明らかであるものでなければならない。
第百七十四条
基準ガスメーターは、基準湿式ガスメーターにあっては圧力約一・五キロパスカル、その他の基準ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準ガスメーター内に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに、圧力の降下が、基準湿式ガスメーターにあっては百パスカル以内、その他の基準ガスメーターにあっては二百パスカル以内になるものでなければならない。
第百七十五条
基準湿式ガスメーターは、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに、入口の圧力の変化の範囲が六十パスカル未満になるものでなければならない。
第百七十六条
基準湿式ガスメーターは、次の表の上欄に掲げる計量室の体積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる流量で空気を計量室の体積に相当する体積だけ通したときに、当該基準湿式ガスメーターの器差が十パーセントを超えるものであってはならない。
計量室の体積
流量（一時間当たり）
五リットル以下
十リットル
二十リットル以下
二十リットル
五十リットル以下
五十リットル
百リットル以下
百リットル
五百リットル以下
二百五十リットル
五百リットルを超えるとき
五百リットル
第百七十七条
基準湿式ガスメーターは、温差補正計又は温度計（以下この章において「温差補正計等」という。）及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。
２
前項の温差補正計等の取付孔は、基準湿式ガスメーターの液温（計量室の体積が百リットルを超えるものにあっては、液温及びガスの出口側の温度）を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は、基準湿式ガスメーターのガスの入口側になければならない。
第百七十八条
基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、ガスの入口側及び出口側の圧力を測定することができる測定孔を有するものでなければならない。
第百七十九条
計量室の体積が五十リットル以上の基準湿式ガスメーターは、計量室内の封入液を除去する装置を有するものでなければならない。
第百八十条
基準回転子式ガスメーターは、その計量室に水その他の液体が滞留しないものでなければならない。
第百八十一条
基準ガスメーターは、次の式により算出した値が〇・一五を超えないものでなければならない。
０．６７５√（Ｓ／（ｎ－１））
Ｓは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た数値を二乗した値の総和
ｎは、検査を行った回数
第百八十二条
基準湿式ガスメーターは、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇・五パーセントを超えるものであってはならない。
２
基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の使用流量における器差との差が、一パーセントを超えるものであってはならない。
第三款　基準水道メーター
（表記）
第百八十三条
基準水道メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
口径
二
二以上五以下の使用流量
２
基準水道メーターには、水の入口又は出口を表す標識が付されていなければならない。
３
基準水道メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。
４
取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準水道メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が表記されていなければならない。
（アナログ指示機構）
第百八十四条
基準水道メーターのアナログ指示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
目盛線の太さが〇・一ミリメートル以上であること。
二
相互に対応する目盛線について、その大きさその他の性質が均一であること。
三
指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。
四
指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること。
五
指針の先端部の太さが目盛線の太さの一・五倍以内であること。
六
上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置に対して、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。
（デジタル表示機構）
第百八十五条
基準水道メーターのデジタル表示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。
一
数字車式のものにあっては、その数字が下から上方向へ回転移動すること。
二
各けた（最下位のけたを除く。）の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること。